長さの校正ブロックゲージノギスハイトゲージ外側マイクロメータダイヤルゲージ類デプスゲージデプスマイクロメータシックネスゲージお問い合わせ先ブロックゲージ校正ブロックゲージJCSS校正のご案内(PDF)長さを測定する器具の校正を行う際、基準となる値を供給する硬度の高い直方体のブロックです。8個から112個のセットが用いられます。100mm以下、校正証明書を含む。税別)ノギス校正ノギスJCSS校正のご案内(PDF)画像提供:(株)ミツトヨ一般的な長さ測定器です。外径、内径、深さ、段差幅の4種類の長さを測定できます。ノギスの校正は、外側測定と内側測定について、標準器をノギスで測定し、器差を算出します。mm以下、校正証明書を含む。mm以下、校正証明書を含む。mm以下、校正証明書を含む。税別)※当所が選定した校正点について、校正を行います。ハイトゲージ校正ハイトゲージJCSS校正のご案内(PDF)画像提供:(株)ミツトヨ高さを測定する長さ測定器です。ハイトゲージの校正は、標準器をハイトゲージで測定し、器差を算出します。・キャリパチェッカ校正手数料の例セット校正※2,800円(校正証明書を含む。税別)※当所が選定した校正点について、校正を行います。外側マイクロメータJCSS校正のご案内(PDF)画像提供:(株)ミツトヨノギスより精密な測定器で、1マイクロメートルの単位まで長さを測定できる長さ測定器です。外側マイクロメータの校正は、標準器を外側マイクロメータで測定し、器差を算出します。mm以下、校正証明書を含む。mm以下、校正証明書を含む。税別)※当所が選定した校正点について、校正を行います。ダイヤルゲージ類校正ダイヤルゲージ類JCSS校正のご案内(PDF)画像提供:(株)ミツトヨ短い長さを測定できる測定器であり、基準との差を測定する比較器です。測定にはスタンド等の治具が必要です。ダイヤルゲージの校正は、JIS規格に定められた測定点の行き方向と戻り方向について指示誤差を測定します。測定した指示誤差から、「特定の測定長さにおける指示誤差」及び「戻り誤差」を算出します。mm以下、校正証明書を含む。mm以下、校正証明書を含む。税別)※当所が選定した校正点について、校正を行います。デプスゲージ校正デプスゲージ校正のご案内(PDF)画像提供:(株)ミツトヨ深さを測定する長さ測定器です。デプスゲージの校正は、標準器をデプスゲージで測定し、器差を算出します。・デプスマイクロチェッカ・ブロックゲージ校正手数料の例セット校正※2,000円(校正証明書を含む。税別)※当所が選定した校正点について、校正を行います。デプスマイクロメータ校正デプスマイクロメータ校正のご案内(PDF)画像提供:(株)ミツトヨマイクロメートルの単位まで深さを測定する長さ測定器です。デプスマイクロメータの校正は、標準器をデプスマイクロメータで測定し、器差を算出します。・デプスマイクロチェッカ・ブロックゲージ校正手数料の例セット校正※3,600円(校正証明書を含む。税別)※当所が選定した校正点について、校正を行います。シックネスゲージ(厚み測定器)校正シックネスゲージ校正のご案内(PDF)厚みを測定するダイヤルゲージ応用測定器です。シックネスゲージの校正は、標準器をシックネスゲージで測定し、器差を算出します。・ブロックゲージ校正手数料の例セット校正※2,400円(校正証明書を含む。税別)※当所が選定した校正点について、校正を行います。FAX:03-3451-6910E-mail:kousei-info@jemic.go.jpページトップへTOPページ|会社概要|お問い合わせ|個人情報の取扱いについて|サイトマップ本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。Readerが必要です。Readerはこちらからダウンロードできます。