LED光源でGCaMPを励起して、1か所につきそれぞれの蛍光を1つのフォトディテクターで測定します。Studio)を使用して、ロックインまたはインターリーヴ方式でデータ取得し、解析することができます。2か所間の距離は固定または可変のいずれでも構成可能です。下記構成は2か所間の距離が調整できるものです。蛍光ミニキューブをiFMCタイプまたはFMCタイプにすることでLED光源を外部接続にすることにより価格を下げることも可能です。このシステムの主要構成機器は次のとおりです。nm蛍光ミニキューブのタイプについて上記の構成図はilFMCタイプでの構成ですが、下記に記載の別タイプでの構成も可能です。計測するシグナルは同じですが、LED光源の接続方法、フォトディテクターの設置箇所、ロータリージョイントの設置箇所などが異なるため、それぞれにメリット・デメリットがあります。お客様のご用途に合わせた構成をご提案させていただきますので、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。光ファイバーパッチコードおよび電気ケーブル類が最小限で済むため、シンプルで損失の少ない構成が可能。LED光源単体での使用不可。LED光源はパッチコード接続のため接続損失あり。1つのLED光源を分岐して2つの蛍光ミニキューブに接続することが可能なため、価格を下げることができる。LED光源単体での使用可能なため、光刺激の構成などにも流用可能。LED光源単体での使用可能なため、光刺激の構成などにも流用可能。LED光源はパッチコード接続のため接続損失あり。1つのLED光源を分岐して2つの蛍光ミニキューブに接続することが可能なため、価格を下げることができる。このモデルはこの構成には用意されておりません。