EYELA総合カタログ|131-132(132-133)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。(チラー)131132お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。(チラー)クールエース・エコ131http://www.eyela.co.jp●表示の価格には消費税は含まれておりません。表示能力の±10%です。※液温を10°C以下に設定する場合は低温用熱媒体(P.123)を使用してください。※液温0°C以下での冷却能力値は、循環液がエチレングリコール60%の場合です。※熱負荷が冷却能力の20%以下の場合には、冷凍機ON-OFF制御(設定+0.0°CでON、設定-2.5°Cで冷凍機OFF)になります。※流量調節バルブは付属していません。別途オプションをご購入ください。※設定温度が10°C以下で、循環量が少ない(約3L/min以下)場合は、バイパスライン(オプション)をご使用ください。)内の寸法は突起物を含みます。※純水は使用できません。別途お見積りいたします。■冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。(年間約3Lの使用量)水分吸湿や蒸発の少ないクローズド循環方式は空気と接触しないので、熱媒体は組織変化がほとんどありません。設定温度まで迅速に冷却するので未使用時は電源をOFFにすることで節電が可能です。■RoHS指令に対応した製品です。インバータによるエコタイプ。47%の省エネ効果■インバーターシステムによる冷却水循環装置クールエース・エコシリーズです。従来製品(CA-1115型)より約47%の省エネ効果で、消費電力、CO2削減に貢献します。■CAE-1020S型は産業分野での使用を考慮して緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。■搭載ポンプでは能力が不足する場合に、高圧ポンプタイプを別途製作いたします。(特注対応)■操作部■インバーターによる省エネ運転周波数制御によって、変動する熱負荷に対し、常に最適な運転容量で稼働させ、消費電力を大幅に低減します。最適な運転容量で稼働することで設定温度に対する冷凍機のON-OFF制御をなくし、起動時の電力ロスを追放し、振動や騒音も低減します。(チラー)クールエース・エコ132製品に関するお問合せはアイラ・カスタマーセンター製品のご使用の前には「取扱説明書」を必ずお読みください。●表示の価格には消費税は含まれておりません。関連情報はこちらをご参照ください。みに対応POINT流量調節バルブ装置の循環流量を調節することが可能です。格¥13,60051流量ストップバルブ高い位置にある循環先に接続する場合や装置停止時に水の逆流を防止します。格¥57,30051最低流量を1L/minまで絞ることができます。配管抵抗が高く循環液が少ない場合や流量を絞って循環したい場合に使用できます。格¥57,70051バイパスライン結露せずに安定したブラインを供給水分吸湿や蒸発のないクローズド循環方式です。熱交換部と蓋が独立しているので蓋は結露しません。循環ノズル位置循環ノズルは装置背面(上部)に装備しています。設定温度まで迅速に冷却従来機種CA-1115A型では設定温度までの到達時間が約50分、CAE-1020A型では約13分で設定温度に到達します。迅速に冷却が行なえるので、常時電源を入れておく必要がありません。節電、コスト削減に貢献します。データ※1日24時間、年間365日の連続終夜運転の条件です。公表について」(平成24年1月17日環境省)中の東京電力(株)の排出係数0.000374(t-CO2/kWh)を使用しています。※電気料金は15円/kWh(契約電力AC100V使用量500kW以上2000kW未満)での計算です。性能を維持、および添加された防錆剤、防腐剤の効力を維持するためのブライン交換頻度は、冷却水槽タイプの冷却水循環装置CA-1115型は3ヶ月に1度、CAE-1020型は、わずか年1回です。負荷700W■消費電力量の比較(CAE-1020A型と従来機種CA-1115A型)データオプション緊急停止ボタン配管中の液漏れや循環先の異常時などに装置を緊急停止させます。アラーム出力端子チラーが異常状態になった際に、循環先の装置にアラームを接点出力します。マイバインダーマイバインダーは空です。