取扱説明書をなくしてしまいました。再度頂くことは可能ですか?お気軽に営業技術部まで、ご連絡ください。ご対応させていただきます。メンテナンス、故障には対応していただけますか?万が一のトラブルの際にも国産メーカーの充実のサービスとサポートで安心してお使いいただけます。装置の校正はどのような事をするのですか?直径3mm(精度±3μm)の校正球を標準器として接触角計のカメラで校正球を撮影。撮影した校正球が縦横方向で直径がそれぞれ何pixelに相当するかを確認しております。接触角計の校正の頻度はどうすればいいのでしょうか?校正周期は御客様の使用頻度によって変わってきます。基本的には御客様の使用内容に応じて、決めていただいております。ISOやJISでも校正の周期は、特に定められてはいません。校正球を使用するのですか?角度ブロック等、角度にほぼ狂いのない標準器などでは行わないのはなぜですか?現在、角度を校正する方法は定められておりません。真球を画像で取り込み、真円の画像から最長部分を求め、縦横それぞれの距離を反映させます。縦横の距離が正確に反映されれば、角度は三角関数を用いて算出することができます。校正証明書の対応は?角度を証明する校正という概念は存在しておりませんが、角度の根拠となる距離は、校正された球をもちいて正しさを証明しています。お気軽にご相談ください。海外での使用は可能ですか?戦略物質該当品ではないので、海外での導入は可能です。非該当証明書が必要な場合は、当社営業技術部までお気軽にお問い合わせください。