1.一般試料アクアミクロン®AX/CXUアクアミクロン®AS/CXU■ポイント通常はAX、CXUを使用。AXでは溶解しにくい試料を特に溶解させたい場合にはASを使用。AXに2割程度のクロロホルムを添加して使用。■試薬の交換時期の目安AX(AS)100mLが、試料の添加により150mL程度まで増加した場合。CXUが濃い褐色に着色、またはバックグラウンドの下がりが悪い場合。AX(AS)100mLあたり、水の測定の積算が800mgを超えた場合。CXU5mLあたり、水の測定の積算が150mgを超えた場合。測定時間が長くなった場合。BACK電量滴定法2.アミン類アクアミクロン®AX+サリチル酸/CXU■ポイントpKa8~9以上の強塩基性アミン類の測定には、陽極液のpH調整のためサリチル酸を添加。サリチル酸10gを電解セルに入れ、AXを100mL加えて溶解。サリチル酸10gは約70mmol→アミン70mmol相当まで連続して測定可能。BACK電量滴定法3.ケトン類・低級カルボン酸アクアミクロン®AKX/CXU■ポイントバックグランドの下がりが悪い、測定時間が長いなどの不具合時には、検出電極の汚染の可能性有り。(→紙ワイパー等で軽く拭く)固体のケトンは妨害反応(ケタール反応)が起きにくいため、一般用のAXで測定可能。試料の添加により測定時間が長くなったり、バックグランドの下がりが悪くなったりした場合。CXUが濃い褐色に着色した場合。AKX100mLあたり、水の測定の積算が300mgを超えた場合。CXU5mLあたり、水の測定の積算が100mgを超えた場合。BACK電量滴定法4.固体・紛体(水分気化法)アクアミクロン®AX/CXU■ポイント水分気化法には通常、AXを150~180mL、CXUを10mL使用。測定時間が長くなったり、バックグランドの下がりが悪くなったりした場合。試薬の水分測定可能量は1.一般試料を参照。BACK容量滴定法5.一般試料SS-Z/GEXSS/MS■ポイント脱水溶剤GEX(MS)は通常、約50mL使用。((株)三菱ケミカルアナリテック水分測定装置の場合)滴定剤SS-Z(SS)の力価を求める必要がある。→アクアミクロン®水標準液10mgを使用するなど。脱水溶剤50mLが、滴定剤SS-Z(SS)及び試料の添加により150mL程度まで増加した場合。■ポイントpKa8~9以上の強塩基性アミン類の測定には、滴定溶剤のpH調整のためサリチル酸を添加。サリチル酸10gを滴定フラスコに入れ、脱水溶剤を50mL加えて溶解。サリチル酸10gは約70mmol。→アミン70mmol相当まで連続して測定可能。BACK容量滴定法7.石油製品・油類SS-Z/OLXSS/CM■ポイント試料によって完全には溶解しない場合もあるが、分散の状態でメタノールに抽出されるので測定可能。油脂類には従来品のOLII(クロロホルムを含む)をご使用ください。■廃液時の注意CM、OLIIはクロロホルムを含みます。BACK容量滴定法8.糖類・調味料SS-Z/SUSS/FM■ポイント溶解しにくい試料の場合、SU(FM)を40°Cに加温する方法もあり。マントルヒーター、専用滴定フラスコなどが必要)チョコレートなど油分を多く含む場合は、SU(FM)に1割程度のクロロホルムの添加も有効。SU(FM)の場合、はじめのうち回収率が低いことがある。SS-Z(SS)の力価は一般用で求めても可。水5~10μLの測定を行い、回収率を確認してから試料の測定に。BACK容量滴定法9.ケトン類SS-Z/KTXSS/CP■ポイントケトン用の脱水溶剤は、ピリジンフリー・クロルフリータイプとピリジンタイプとの互換性が無い。→必ず同じタイプ(SS-ZとKTX、またはSSとCP)の組み合せで。注意KTXはクロロホルムを含みません。BACK容量滴定法10.アルデヒドSS/PP■ポイントアルデヒドは妨害反応を起こしやすい。妨害反応を抑えるため、試料量はなるべく少なめに。SS(ピリジンタイプ)シリーズのみの品揃え。BACK容量滴定法11.固体・粉体(水分気化法)SS-Z/GEX+PGSS/MS+PG■ポイント水分気化法には溶剤を約100~120mL使用。吹き込み管の詰まり防止および揮発を抑えるため、GEX(MS)に市販のプロピレングリコール(PG)を3:1の割合で加える。脱水溶剤が、滴定剤SS-Z(SS)及び試料の添加により150mL程度まで増加した場合。BACK12.その他その他、KF法より他の方法が適している場合や、前ページのフローチャートに当てはまらない場合もある。ご不明な点などございましたら、個別にお問い合わせをお願いいたします。