電解セルの陽極室に入れる陽極液(発生液)と、陰極室に入れる陰極液(対極液)があります。ケトン類用がありますが、陰極液は共用することができます。保守が容易な一液型電解液も取り揃えております。500mLアクアミクロン®AXまたはFLSで水分気化装置使用の場合、液の揮発分はメタノールで補充してください。●四塩化炭素、クロロホルムを含みません。●石油製品類にもそのまま使えます。●水分気化法にも他の溶媒を加えることなく、そのままで使えます。CXU5mLの水分測定可能量は約150mgです。そのままお使いいただけます。●油類、石油製品に適しています。そのままお使いいただけます。●クロロホルム、メチルセロソルブを含みません。●ケトン類、低級カルボン酸類の他、一部アルデヒド類にも適用できます。●ご好評を頂いているアクアミクロン®シリーズの品質・性能を維持し、保存性も良好です。そのままお使いいただけます。FLSは一液型電解セルと組み合わせて使用する試薬です。電解セルにセラミック隔膜がないため、従来に比べ保守が簡便になります。※アクアミクロン®FLSのご使用にあたって・直接法における妨害反応について電量滴定法においては一般に陽極で酸化生成物,陰極で還元生成物が生成されますが、隔膜がなければこれら電極反応生成物は容易に酸化還元反応を行い、目的の水分測定が妨害を受ける可能性があります。一液型電解セルは、限定された条件においては陰極で目的の電極反応のみ生じるように設計されていますが、いろいろな試料が電解セルに添加されるとその他の妨害反応が生じる可能性があります。そのため、直接法への一液型電量滴定法の適用にあたっては注意が必要となります。・公定法についてカールフィッシャー滴定法における一液型電量滴定法は、JIS等の公定法には現在のところ採用されておりませんので、便宜的な測定方法との位置づけで適用してください。