理化CATA(リカカタ)|研究実験用総合カタログ2018号|1036-1037(1038-1039)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。ディスペンサー・マイクロピペット10361037お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。長■マイクロチップの製作等に最適な超高精度の微量注入用ポンプです。■高性能のステッピングモータをマイクロプロセッサーによりコントロールすることで、高いフローレートの安定性や再現性を実現。■シリンジの選択、注入量、フローレート等の設定はキーパッドから入力するだけの簡単操作。シリンジ内径の入力も可能なので、特殊サイズのシリンジにも対応。■運転中は総注入量をリアルタイム表示します。運転を中断せずにフローレートを変更することもできます。商品コード区分型式運転モード使用可能シリンジ価格(円)71-37156SLS1200注入のみ10c〜10ml×2本、20ml〜60ml×1本280,000最小フローレート0.001c/分(10cシリンジ使用時)最大フローレート0.351ml/分(10mlシリンジ使用時)/1175c/分(60mlシリンジ使用時)作動距離0.088μm/ステップ駆動力(水平方向)18kgサイズW230×D150×H120mm重量2kg入力電源AC100~120V50/60Hz精度/再現性±1%/0.1%※シリンジは付属しておりません。長■1nL/時未満からmL/分にて小容量から大容量までの送液に対応できます。■4.3インチカラー画面(LCD)を搭載し、送液設定や送液状況が一目瞭然です。感圧式タッチパネルの為、研究用手袋をしても操作が可能です。テンキーと併せて確実な操作をサポートします。■操作部はポリプロピレンコーディングの為、耐薬品性に優れています。■主要シリンジの情報が登録されている為、簡単に呼び出すことができます。未登録シリンジはシリンジの内径を入力すれば自動計算されて使用可能です。■スタンダードモード:送液量とフローレート値を入力するだけで簡単に一定速度での送液が行えます。運転開始の遅延設定もでき、下記フローパターン送液での運転が可能です。設定した送液条件を最大20通りセーブすることができます。商品コード区分型式品名運転モード使用可能シリンジ価格(円)71-33176CX07100ヒュージョンタッチ100注入0.5c~60ml×2本260,00071-33186CX07200ヒュージョンタッチ200注入/吸引0.5c~60ml×2本310,00071-33196CX07400ヒュージョンタッチ400注入(微量)0.5c~10ml×4本328,000型式CX07100CX07200CX07400最少フロートレート※10.0002c/時0.0001c/時0.0001c/時最大フロートレート※1116ml/分62.9ml/分2.14ml/分作動距離/ステップ0.098μm0.046μm0.016μm駆動力(水平方向)9.1kg22.5kg環境条件+4~40°C(湿度20~80%)サイズ(mm)W245×D170×H115W245×D170×H150重量(kg)2.83.02.9入力電源AC100~240V50/60Hz電源コード長1.7m精度/再現性±0.35%/±0.05%※1.シリンジや接続チューブラインにより誤差があります。※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。■プログラムモード:スタンダードモードのフローパターン送液に加え、フローレート値の初速と終速が異なる下記フローパターン送液も行えます。各々の送液量とフローレート値を個別設定で最大99通り組合わせることができます。3種類のループ設定を併用すれば送液条件の組合わせ幅がさらに広がります。長■大型のカラータッチディスプレイにより各種の設定が可能。■高性能のステッピングモータをマイクロプロセッサーによりコントロール。■金属製で剛性の高いボディが運転時の振動を最小限に抑え、ねじ込み式のシリンジクランプでしっかりとシリンジを固定することにより、流量安定性や再現性が従来品に比べ格段に向上。■100シリーズの駆動力(水平方向)は13.6kg、200シリーズは34kgと余裕を持ったパワーレンジ。微量用シリンジのプランジャーを保護する為に、駆動力を小さく設定して運転することも可能。■USBポートを標準装備しており、パソコン制御による運転も簡単。商品コード区分品名運転モード使用可能シリンジ価格(円)71-37116レガート100注入0.5c~60ml×1本360,00071-37126レガート110注入/吸引0.5c~60ml×1本460,00071-37136レガート111注入/吸引0.5c~10ml×2本470,00071-37216レガート200注入0.5c~140ml×2本580,00071-37226レガート210注入/吸引0.5c~140ml×2本710,000レガート100レガート210品名レガート100レガート110レガート111レガート200レガート210最小フローレート1.28pl/分(0.5cシリンジ使用時)3.06pl/分(0.5cシリンジ使用時)最大フローレート88.29ml/分(60mlシリンジ使用時)25.99ml/分(10mlシリンジ使用時)191ml/分(100mlシリンジ使用時)作動距離0.069μm/ステップ0.1656μm/ステップ駆動力(水平方向)13.6kg34kgサイズW226×D191×H150mmW254×D279×H89mm重量2.66kg4.9kg電源DC12~32VAC100~240V(50/60Hz)精度/再現性<±0.5%/<±0.05%<±0.35%/<±0.05%※シリンジは付属しておりません。型式CXN1060CXN1070最少フロートレート※10.0001c/時(0.5cシリンジ使用時)最大フロートレート※1151ml/分(140mlシリンジ使用時)423ml/分(200mlシリンジ使用時)作動距離/ステップ0.012μm0.046μm駆動力(水平方向)29kg200kg環境条件+4~40°C(湿度20~80%)サイズ(mm)W270×D200×H165W270×D200×H180重量(kg)4.25.8入力電源AC100~240V50/60Hz電源コード長1.7m精度/再現性±0.35%/±0.05%※1.シリンジや接続チューブラインにより誤差があります。※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。■1nL/時未満からmL/分にて小容量から大容量までの送液に対応できます。■4.3インチカラー画面(LCD)を搭載し、送液設定や送液状況が一目瞭然です。■操作部はポリプロピレンコーディングの為、耐薬品性に優れています。■主要シリンジの情報が登録されている為、簡単に呼び出すことができます。未登録シリンジはシリンジの内径を入力すれば自動計算されて使用可能です。■プログラムモード(標準搭載:ネクサス仕様)ステップループ設定:ステップ毎に送液量とループ回数を設定できます。オールループ設定:設定した全ステップまたは、ステップ1番目〜指定したステップまでを指定回数分ループ動作します。商品コード区分型式品名運転モード使用可能シリンジ価格(円)71-33056CXN1060ネクサス3000注入/吸引0.5c~140ml×2本650,00071-33066CXN1070ネクサス6000注入/吸引0.5c~225ml×1本798,000ネクサス3000※シリンジは付属しておりません。ネクサス6000※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。体積計・分注器ディスペンサー・マイクロピペット1Dispenser,MicroPipette7ディスペンサー・マイクロピペットマイクロシリンジ・注射器ピペット1037ティスへンサー・マイクロピペットメスフラスコ・メスシリンター・ビューレットマイバインダーマイバインダーは空です。