噴霧計測にもいろいろあります。Orderご利用料金Priceよくある質問FAQ噴霧計測にもいろいろあります。2013-12-26こんにちは。アイ・アール・エスのせんむです。今日は晴天で、気持ちの良い青空が広がっています。(*^ワ^*)車の窓から、雲ひとつ無く広がる気持ちの良い青空を見ていて、ふと先日のお問い合わせを思い出しました。空が青く見え、夕空が赤く見えるという現象を解明した、レイリー卿の偉業が大きく関わっているからです。計測方法も多く存在します。)のご紹介をいたしました。大きな噴霧の粒度分布(どの程度の大きさの粒が、どの程度含まれているかの分布)を計測するのに適した計測器で、取り扱いも容易なため、ガソリンインジェクタでの噴霧計測に適した計測器のひとつです。この測定原理は、レーザーの回折を利用したもので、おおよそ以下の順序で説明するのが理解しやすいと思います。方向を変えるように散乱されます。本来の進行方向とは別の方向にレーザーを散乱させ、減衰されたものが目に入ってくるため、微粒子が存在する場所にレーザーの光が見えることを利用したものです。そもそも、目に直接レーザーが入ると非常に危険ですからね。Σ(゚Д゚|||)このとき、回折により進行方向が曲げられる角度は、粒子の径とほぼ比例し、小さい粒子になるほど大きな角度となります。上の画像は、この現象を概念的にあらわしたものです。次に、進行方向を曲げられた光を、フーリエ変換レンズで受光します。これによりレーザーは、レンズへの入射角ごとに、レンズの後方ではある一定の場所に集光されます。同じ粒径の粒子で進行方向を曲げられたレーザーは、同じ角度でレンズに入射するため、レンズを通り同じ場所(同円周上)に集められることになります。よって、レンズ後方にセンサーを複数配置すると、センサーの位置ごとに、そのセンサーを照射するレーザーは、同じ径の粒子で回折したものということになります。したがって、各センサで検出された光の強さは、そのセンサーの位置に応じた径の粒子の頻度をあらわすと考えることができ、各センサーでの計測を集合させることにより、粒径分布を計測することとなります。ここで気がつく方もいらっしゃるかも知れませんが、一度散乱した光が、さらに別の粒子にぶつかる(多重散乱する)と、上記の原理は成立しません。よって、ロジン・ラムラー式のような粒度分布モデルを予めもっておき、それにより計測値を補正するなどの方法が採られます。この補正は完全ではないため、そもそも多重散乱を起こさないよう噴霧の空間的な濃度を低くしておいた方がベターということになります。ひとことに噴霧の粒径計測といっても、その測定原理をある程度把握しておかないと、間違った計測をしてしまう可能性がある点に注意を払わないといけません。噴霧粒径の計測は他にもいろいろな方法があるため、用途に応じた方法を選択することが肝要で、さらに、計測のみではなく、代表粒径(メジアン径、ザウタ平均粒径など)の算出など、データの処理にも同じことが言えます。そこまで書くとちょっとした論文なみに長くなってしまうので、それはまた別の機会にします。いずれにせよ、もとは同じ燃料なのに、微粒化の方法によっては生成する噴霧は異なるものとなり、それによりエンジンの性能にも大きく影響するということはとても興味深く、それを解明していくには、上記の計測原理などもしっかり把握することが大切だと思います。(*^-^*)←「100万に1つの組み合わせ。(設備メンテナンス)サービス内容動画ReSpec.とはIRSだけの、特殊溶剤を用いたインジェクタ洗浄サービスです。過酷な環境下で利用されるディーゼルインジェクターの洗浄技術です。ガソリンインジェクター洗浄ディーゼルインジェクターのノウハウを改良した洗浄技術です。第431190025847。