corer)コアでは,以下に紹介するような問題が起こり得る。コアの採取時あるいは採取後測定までの間に様々な二次的磁化が獲得されることがあるので,コアを研究に用いるためには注意が必要である。1)の堆積物が物理的に乱されている(写真1)。コアの注意深い観察が必要である。コアビットの破片等の異物が混入している場合もある(図1)。強く帯磁した異物が混入している場合,他の層準に比べて極めて強い磁化強度が測定されるため,検出は割合簡単である。†フローインとは,コアキャッチャー直下の堆積物がピストンによる陰圧で吸い込まれたもので(写真2),サンプルとしての価値はない。Suck-inと記載される場合もある。IODPのAPCコアに限らず、ピストン・コアラーでは普遍的に起こり得る。通常のピストンコアではフローインの下に正常な堆積物が採取されることはないが、ODP/IODPのAPCでは9.5m単位のコアの途中で起きているケースもある(写真3)。写真2Flow-in(水平な層より下(右側)の部分。参照)通常は,鉛直方向の筋状の模様として肉眼で容易に認識できるが,均質な堆積物では認識しづらいこともあるので注意が必要である。大きく分けて、交流消磁で除去可能なIRMと、交流消磁で除去できない二次磁化がある。IODPのAPCのカッティング・シューやコア・バレルは,一般にかなり強く帯磁している。これが原因で,コアリング時にサンプルがIRM(等温残留磁化)を獲得してしまうことが起きる。このIRMは鉛直に近い下向き方向の(上向きの場合もある)かなり強いもので、APCで採取される堆積物コアに限らず、ロータリーで掘削される火山岩でも普遍的に認められる。IRMであれば、30mT程度までの交流消磁で除去可能な場合が多い(図2)。図2掘削時に獲得された強いIRMの例。†ODP,IODPのAPCコアを用いた古地磁気研究で最も深刻な問題は、交流消磁では除去できない二次磁化を獲得している場合があることである。二次磁化が交流消磁で除去できないということは、初生磁化成分(pDRM:堆積後残留磁化)と二次磁化成分の保磁力分布がほとんど同じであり、pDRMを担っていた磁性鉱物が再帯磁されていることを意味している。このような二次磁化に対しては,熱消磁も有効でない。ほとんどの場合は内向きだが,外向きの報告例もある。halfでは180°方向に残留磁化方位が集中することになる。half)で磁化方位が一致しない。このような二次磁化を被っていない場合は,残留磁化方位の集中はみられないはずである。APCコアの半割り面は地球座標系では9.5m単位でランダムな方向を向いているはずだからである。IODPコアの座標系ピストン・コアでは、コアライナーに沿った引きずりにより,端の方では堆積物が大なり小なり変形しているのが普通である(写真4)。(2002)は,堆積物の変形をシアーによる回転でモデル化することにより(図6),掘削時二次磁化を説明できる場合があることを示した。これが成り立つ場合には,全体に対して変形した部分の体積が占める割合の大きい半割コアのパススルー測定では影響が大きいが,ほとんど変形の認められないコアの中心部からu-channelまたはキューブ試料を採取することにより,二次磁化の影響から逃れることができるはずである。154),すべての場合をこのモデルで説明することはできない。