ホーム製品情報GC用バルブマルチポジションバルブについてバルコバルブマルチポジションバルブについて総合カタログNo.31P.634マルチポジションは連続した周期で作動させます。ディテクター、カラムへ導きます。一つの流路を多くの出口に導くこともできます。outlet)型SDタイプに似ていますが、選択されていない流路も常に共通の出口へ導通しています。一つの流路を選択して出口へ導くことはSCやSDと同様ですが、選択されていない流路はそれぞれの出口へ常に導通しています。ST(trapping)型マルチカラム、マルチサンプル、マルチトラップに使用されます。4~16のループまたはポジションが利用できます。STF(trapping/flow-through)型ST型のフロースルー・タイプで、選択されていない流路は閉じられているわけではなく、個別の出口または供給源へ戻されます。MWタイプMWタイプは1/16"、1/8"、1/4"接続になります。1/16"と1/8"接続は4、6、8、10、12、16ポジションがあり、SDからSTFタイプの5種類があります。この章には記載されていませんが、MWバルブは高温用もあります。駆動方式により構成が異なりますが、代表的な仕様は最高圧力1.37MPa、最高温度300oCです。UWタイプUWタイプはSD型とST型になります。SD型の1/16"接続は4、6、8、10、12ポジションがあり、1/8"接続は4、6、8、10ポジションがあります。ST型は1/16"接続のみで4、6ポジションです。