液体の劣化具合と表面張力こんにちわ。接触角計コラム担当のT.Sです。接触角計コラムをご覧いただきましてありがとうございます。測定作業をしていると試料数が多かったり、あるいは作業が思うように進まなくて翌日も続けて作業に・・・なんてことはないでしょうか?そんな時に水や試薬がシリンジ内、もしくは保管容器から移した入れ物内に残っている・・・。「これ、明日も使って平気なんだろうか???」さぁ、どうなんでしょう?ということでやってみました。)とジヨードメタンについて表面張力測定を行い、測定値の変化の有無を見てみました。劣化、もしくは何かしらの変化があれば測定値にも影響が出ると思いますが、果たして結果は???測定は2日かけて行いました。ここで「なぜ表面張力なのか?」と思われる方もいらっしゃると思いますので理由を。接触角測定ですと測定値に固体試料の状態も関与するので純粋に液の状態の確認ができないのではと。表面張力測定で新品のシリンジと針を使用すれば、液の状態の変化の有無がはっきりわかるのではと考えました。測定結果を見る限り、今回の測定環境と条件に限定はされますが翌日の使用であれば、使ったとしても・・・的外れな測定値にはならなそうです。新しい液が準備できるのであれば、それにするに越したことはありませんが。今回のコラムが皆様の測定の参考になれば幸いです。今回も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。