常福寺コンテンツへスキップこのwebサイトの先進的な機能は、ブラウザーのJavaScriptを有効にする必要があります。親鸞聖人のお念仏のみ教えをお伝えする真宗大谷派のお寺です。1件のコメント現在、全国各地で食品の放射能を測定するための機器を購入しようという動きが活発に出始めていることと思います。私がお世話をさせていただいています「こどものたべもの基金」では、9月下旬に福島県二本松市にて設立される市民による放射能測定室のサポートをしている関係で、さまざまなメーカーの測定器の情報収集を行ってきました。食品の測定器は非常に高価なものですので、目的にあった機種選定をするための手助けになればと思い、収集した情報を共有させていただきます。価格については、直接メーカーに問い合わせて見積もりをとってご確認ください。全てNaIシンチレーターによる測定器の情報です。私は僧侶でありまして、全くの専門外の者ですので、以下参考程度にお読みください。自社製の3インチシンチレーターを使用。2インチシンチレーター使用。2インチシンチレーター使用。メーカー保証検出限界値:カタログには1Bq/kgとあるが、メーカーに問い合わせたところ、メーカー保証無し。購入された方のブログhttp://wwtawwtar.blogspot.com/に「検出限界1Bq/kgの精度を出すには約1時間ほど計測する必要があります。10分だと50Bq/kg程度の精度になるようです。3インチシンチレーター使用。15分間測定における実用的な測定下限(定量下限)は20Bq/kg、10分間測定における実用的な測定下限(定量下限)は25Bq/kgです。http://www.emf-japan.com/emf/emf1/emf211.htmlに検出限界を1.0Bq/kg(試料として350cc専用ポリ容器に純水を入れた場合)とありますが、「空調が完備した部屋に設置して10~24時間バックグラウンド測定を行い、そのバックグラウンドデータを減算用データとして用いて10回連続して測定した結果の平均値です。」と注意書きがあり、実用的な下限値ではありません。実用的な下限値は、上記の15分で20Bq/kg程度ということですね。ベルトールドジャパンに問い合わせた時に、カタログにある「1Bq/kg」をメーカー保証値としてくれなかったのも同様の理由なのでしょうか。詳細おわかりの方おられましたら、教えてください。・もう一つ、最近話題になった測定器を紹介しておきます。価格:4300000円~ベルトコンベアで流れ作業で12秒で測定できるというシステムですが、検出限界が高すぎます。政府の暫定規制値以上の食品をはじく程度の性能では不十分です。間違っても市民測定所では購入しないでください。こどもたちのために安全な食品を提供しようと測定器購入を検討されている農家の方も、もっと検出限界の低い機器の購入をお願いします。検出限界はBGおよび測定物(箱等)の形状により変動します。※2:肉類の精密測定時間は、150秒となります。カタログに載っている数値を鵜呑みにするのでなく、メーカーに丁寧に問い合わせて、メーカー保証できる実用的な下限値なのかどうか確かめましょう。メーカー保証の限界値以下は、検出時間を長くすれば精度が高まるので測定可能は可能です。そのためには、もともとの性能がすぐれたものである必要があるでしょう。シンチレーターの性能など。たんぽぽ舎や静岡の市民放射能測定所では、研究機関の協力のもと精度を確認した結果、3Bq/kgくらいまで測定できるとしています。私たちの二本松の測定室でも目指す精度です。・シンチレーターのサイズシンチレータのサイズが3インチだと2インチの約3倍の感度になる(http://www.emf-japan.com/emf/emf1/emf211.htmlより)。精度を出していくためには大きい方がよい。多いほうが、精度が出る。(市民測定所二箇所からの情報)・メンテナンスメンテナンス態勢がどうなっているかどうか。一年に一度は調整してもらったほうがいいので、その際の費用を確認。海外に送らないとできないのか、国内でできるのかなど。日本のメーカーのほうが安心だと思います。・サポート態勢メーカーにちゃんとした技術者がいるかどうか確認する。電話や出張してもらって測定指導を受けることができるだけの態勢があるのかどうかが大事。核種が弁別できる機種かどうかの確認。ヨウ素131、セシウム134、セシウム137などの原発に起因する放射性核種の弁別する性能について確認する。自然界に存在する放射性核種カリウム40も含めた総ベクレル量しか測定できない機種は避けましょう。暫定基準値以上の汚染ならはじけるかもしれませんが、今、私たちが食品の放射能測定する理由はこどもたちを放射能から守ることです。導入することに決定しました。順番になるかと思います。シンチレーターのサイズによって精度が左右されるようですね。25mmシンチレーター使用。検出限界値:カタログには20Bq/Lとありますがスペック的にどんな条件下においての数値なのか分かりません。大学のゲルマニウム半導体検出器で同じサンプルを測定して同じ数値が出たことはあるとのこと。核種弁別できない機種です。測定器の種類とその違いについてはこちらをお読みください。AMmixiでも色々教えて頂きましたが、この記事もとても参考になりました。本当にありがとうございます!地域の住民・生産者のための測定に加え、現行の国・県の検査で漏れているような食材・食品も調べていけるといいですよね。これからもどうぞよろしくお願い致します。PMわらわら♪HSP様コメントありがとうございます。広く情報を共有していきます。測定所の輪が全国に広がっていきますように。PM大変参考になりました。ありがとうございます。目黒区長に保育園などの給食食材を計測してほしいという要望を出すにあたり、機器の選定の参考資料を提出したかったのです。