理化CATA(リカカタ)|研究実験用総合カタログ2019号|644-645(646-647)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。644645お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。長■50パターン、100セグメントまで入力でき、多彩なプログラムの運転が可能になり、あらゆる熱処理に対応できます。■カラー液晶パネル搭載により、複雑なプログラムも一目で確認できます。■緻密な炉内設計により最速の昇温時間を実現しました。より無人状態でも使用できます。長■ドアスイッチを標準装備。ドアを開けるとヒータがoffになります。■FUWシリーズはヒータが炉体と別になっているため、ヒータの交換が簡単に行えます。■FUWシリーズは独立過熱防止装置を標準装備。最大100ステップ(1パターンの場合のみ99ステップ)のプログラム運転が行えます。通信用にRS-232Cポートを別売品でご用意。(mm)※1ヒータ容量(kW)価格(円)46-09419FUL210FBTC-EVIシステムW100×D180×H1000.9250,00046-09429FUL220FBW150×D250×H1001.1280,00046-09439FUL230FBW200×D300×H1502.0330,00046-09449FUL240FBW250×D350×H2002.9480,00046-09459FUL252FBW300×D400×H2504.0580,00046-09469FUW210PBTC-SVIシステムW100×D180×H1000.9340,00046-09479FUW220PBW150×D250×H1001.1410,00046-09489FUW230PBW200×D300×H1502.0500,000※1.有効炉内寸法は天井から炉床板までの寸法です(突起部含まず)。型式FUL210FBFUL220FBFUL230FBFUL240FBFUL252FBFUW210PBFUW220PBFUW230PB温度範囲※2200~1150°C(常用最高温度850°C)100~1150°C(常用最高温度1100°C)温度精度※2±2°C(at850°C)±1.5°C(at1150°C)温度分布※2±3°C(at850°C)±3°C(at1000°C)温度上昇時間※2約45分室温→850°C約50分室温→850°C約45分室温→850°C約55分室温→850°C約70分室温→1150°C約80分室温→1150°C約70分室温→1150°C外寸法(W×D×Hmm)430×495×600480×565×600540×615×650590×665×705640×715×755430×495×600480×565×600540×615×650重量(kg)約32約40約49約60約70約32約40約50ヒータパイロマックス®DSカンタル®A1パイロマックス®DSカンタル®A1電源(50/60Hz)※3AC100V9AAC100V11AAC100V20AAC100V29A単相AC200V20AAC100V9AAC100V11AAC100V20A※2.性能は、室温20°C、無試料の場合です。※3.FUL230FB、FUL240FB、FUL252FB、FUW230PBに電源プラグは付属しておりません。長■独立したヒータ入の熱板を使用しており、ヒータ交換が容易です。耐熱煉瓦熱材なので、蓄熱性も良く、冷えた試料を投入した際の温度変化も少なくなっています。■内槽には保温性が高く熱損失の少ないセラミックファイバーを使用。温度分布が良く、省エネ設計になっています。■多彩なプログラム運転ができるVTコントローラを装備。