SFE超撥水表面の表面自由エネルギーいつもお世話になっております。接触角計コラム担当のT.Sです。energy:SFE)」です。今回用意した超撥水表面は「ヨーグルトのフタ」です。以前のコラムの「身近な物の接触角:第1弾」でも登場しているやつですね。超撥水なのは以前のコラムでわかりましたが、表面自由エネルギー値であればどれくらいの値になるのでしょうか?あれだけの撥水性能なので少なくとも表面自由エネルギー値とその中の水素結合力はかなり低いのではないかという予想は立ちますが実際はどうなんでしょうか・・・・。それでは今回もよろしくお願いします。測定条件それではさっそく測定してみます。条件は下記のとおりです。ラボ紹介コラムありますので、よろしくお願いします。針サイズ:純水、ジヨードメタン共に30G静的接触角測定時の懸滴量:純水1.5μL、ジヨードメタン1μL※純水も1μLで測定したかったのですが、超撥水表面には1μLでの着液ができませんでした・・・・。表面自由エネルギー値:4.49(mJ/m2)表面自由エネルギー計算値がヒトケタ台・・・しかも水素結合成分が0.27・・・私、初めて見ました。撥水性材料のテフロンでももう少し計算値が高いのに、これはなかなか見られない数値かもしれないですね。テフロンの表面自由エネルギー計算に興味ある方はこちらの記事、読んでみていただければと思います。テフロンの表面自由エネルギー計算はこちらいつも楽しみながらやってはいるのですが、今回はいつも以上に楽しくやれました。見る数値もありましたし。今回も最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。してから当社にマイクロスコープ(こちらもレンタル可能です)があるのを思い出し、裏蓋の表面の状態を撮影してみることにしました。デジタルマイクロスコープのレンタルを開始しましたランダムではありますが、表面が凸凹した状態が見て取れます。本当はもっと拡大できればいいのですが、身近にある装置ではこれが限界でした。