UC260FW』)を3月2日から国内で発売する。(以下、『EU-ME1』)やアロカ株式会社の超音波診断装置との接続が可能(*1)で、高画質化と高機能化を図っている。(従来機種)に接続可能。2009年4月から接続可能になる予定(法規制対応後)。専用のディスポーザブル吸引生検針との組み合わせにより、超音波画像下でリンパ節の位置を確認しながら検体採取が可能。従来機種より0.2mm広い内径2.2mmの鉗子挿通用管路を確保することにより、吸引生検針の挿入性や吸引性能の向上を図っている。(*2)電子コンベックス走査方式:内視鏡先端に複数個の短冊状振動子を凸面状(扇形)に配列し、ドプラ機能(*3)による観察が可能な方式。スコープ挿入方向と同一方向に超音波が走査するため、スコープ先端の鉗子挿通用管路から出た吸引生検針が画像で観察できる。発行元:南江堂(*3)ドプラ機能:ドプラ現象(観測者が音源に近づくと、音の周波数は高く聞こえ、逆に遠ざかると、周波数が低く聞こえるという現象)を利用して超音波断層像中の動き(主に血流)を検出し、その血流の有無や血流の方向を色分けして表示する方法。以外にも複数の装置との接続が可能。α10』には、2009年4月から接続可能になる予定。アロカ社製の超音波診断装置との組み合わせにより、表示範囲が従来機種より10度広い60度の高画質な超音波Bモード(*4)画像に加え、血管とリンパ節の識別をサポートする高感度なドプラ機能にも、血流の有無のほか血流の方向を色分けして表示するカラーフローモードを採用。超音波周波数は5/6/7.5/10/12MHzから選択が可能。