)プンスカプン!!いるかちゃん〜子どもを守れ!マスコミ監視@irukachan2009福島市の放射線量表示が下がるらしい・・その結果、数値は毎時0.2マイクロシーベルト程度減少した。測定している環境放射線量の数値が毎時0.8マイクロシーベルト前後に上昇していた問題で、県は31日までに、サーベイメータ内の機器を交換し、温度変化を抑えるためヒーターを設置した。その結果、数値は毎時0.2マイクロシーベルト程度減少した。毎時0.2マイクロシーベルト程度減少サーベイメータのアナログ信号をデジタル信号に変換する機器を交換した。同型のサーベイメータは気温が下がると測定値が上昇する特性があることから、測定器周辺にヒーターを設置した。県は変動要因を引き続き検討するとともに、他の地点に設置した同型の機器でも異常がないか調査している。