ODPコアの1セクション(最長1.5m)から連続試料を採取するために設計されたものである。通常は船上でU-チャネル試料を採取することは不可能で,航海終了後に開催されるサンプリング・パーティでまとめて採取することが多い。ODPやIODPの多くのサイトでは,複数の掘削孔(Hole)からコア試料が採取される。これには,9.5mのコアを順次掘り進めていくときにコア間のギャップが生じ,連続的な堆積物が回収できないこと,様々な分析を行なうために多量の試料を確保する必要があるなどの理由がある。depth)を決定する。この結果,2つ(あるいはそれ以上)の掘削孔を行き来する形で連続的なセクションが設定される。section)と呼ぶ。1010で設定されたスプライス・セクションの例を示す。Device)である。超伝導状態のピックアップ・コイルに帯磁した試料が近づくと,内部に磁力線が入るのを妨げるためコイルに電流が生じる。磁場が大きくなると,磁束量子の単位でコイル内に磁束が侵入する。このときの電流の変化を電圧に変換し,高精度の磁化測定を可能にするのがジョセフソン素子である(図5)。(1985)などに示されている。3.2.5参照)1970-80年代の超伝導磁力計の多くは縦置き型で,液体ヘリウムと真空層を含む容器の中央にあけられた室温ボアに上部から試料を挿入する形式であった(図6)。現在では,パススルー測定を可能にするため,両側から試料を出し入れできる横置き型の装置が広く用いられている。この超伝導磁力計本体に,交流消磁(3軸)と非履歴残留磁化(ARM)付加用のコイル,等温残留磁化(IRM)付加用のパルス磁化器を組み合わせ,ステッピング・モータを用いて半割コア試料やU-チャネルを駆動可能な「パススルー型超伝導磁力計システム」が実用化されており,膨大な測定を迅速に行なうことができる(図7)。3.3.8参照)ピックアップ・コイルの形状によって、センサーの応答曲線(レスポンス・カーブ)も変わってくる。755)の室温ボアの直径は4.2cmで,狭い幅のピークを持つレスポンス・カーブが採用されている。760)が用いられることが多い。主にキューブや1インチ・コアなど個別試料を測定する場合は,中央部が平坦なレスポンス・カーブを持つピックアップ・コイルが望ましい。