581)の出力は整数部と小数部(5桁)が個別に表示され,これを合わせた磁束量子単位の値に各センサーの較正係数を掛けて磁化強度に換算する。Am2)程度に相当する。Am2)以下とされており,条件のよい実験室ではこれに近い再現性を実現することができる。ここまで弱い磁化強度の堆積物を測定できるわけではない。超伝導磁力計の感度はU-チャネルを駆動するためのトレイやストリングなどの磁化よりも小さいものであり,これらの影響を除去/補正する必要がある。ARM,IRMなどを測定した後に磁化の弱い試料を測定するときには注意を払わなければならない。SQUID磁力計の特性として,磁場の変化が急速に起こった場合,ピックアップ・コイル内への磁束の侵入が正しく計数されないことがある。このような現象を「フラックス・ジャンプ」と呼ぶ。堆積物に印加したARMやIRM,あるいは火山岩の自然残留磁化のような強い磁化を測定するとき,試料がセンサーを通過した後も磁力計の出力が元に戻らないことが起きる。試料の駆動速度を小さくすることによって改善されることもあるが,根本的な解決は難しい。フラックス・ジャンプは、センサー固有の値である上記の較正係数φ0の整数倍の、見掛け上の磁化の段差としてデータに現れるため、ノイズによる場合のような単発的に起きた場合はあとで除くことができる(図8)。いうソフトを利用すると、かなり容易に補正することができる。参照)実験室によっては,周辺の電磁気的ノイズの影響でフラックス・ジャンプが起こることもある。電磁ノイズのシールドを行うことも,良好な測定のためには必要不可欠である。Resolutionに搭載されているパススルー磁力計は,本体が船体から浮かせてあり(図9),また,接続されているケーブルのほとんどはμメタルのフォイルで巻かれて電磁シールドがされている(図10)。Resolution船上には磁気シールド室が設置されていないため,船の移動などにより外部磁場が変化し,陸上のシールド室内での測定環境に比べて概してノイズ・レベルは高い。「ちきゅう」船上には磁気シールド室が設置されている。†パススルー型超伝導磁力計のピックアップ・コイルの形態は図11のようになっており,コイルの中心だけでなく,ある幅にわたって感度を持つ。磁気テープの小片など)を用いて測定することができる。