PRO6種類のコンフィグレーション。PROはご希望のアプリケーションに即対応可能な使いやすいプレートリーダーです。お求めになりやすい価格でありながら、高性能なプレートリーダーで、これまでに世界中で1,800件以上の論文に引用されています。お客様からの様々なご要望に基づいて、この度、6つのコンフィグレーションにフォーカスして再構成しました。お客様はアプリケーションの変更に応じてアップグレード可能なオプションにより、実際のニーズと予算に対して最適なソリューションを選択できます。PROプレートリーダーは、自動光路長補正などの新しいオプションを含む、用途に合わせて6種類のコンフィグレーションをご用意しています。お客様のニーズと予算申請に最適な価格帯で取り揃えています。詳細はこちら研究ニーズに応じてアップブレード研究の進展により、将来的な測定機能の追加が必要となるケースにも対応可能です。PROのコンフィグレーションは、モノクロメーターおよびフィルターベースのシングルモードからマルチモードにアップグレードできるようになっています。日々のアッセイにおいて、最高水準のパフォーマンスを実現します。results?吸光測定ELISAから微量サンプルの測定まで、波長を自由に選択可能で、優れた性能を発揮します。詳細はこちら蛍光測定フィルター式の高感度とモノクロメーター式の高柔軟性のいずれかを選択できます。詳細はこちら発光測定384ウェルプレートによるグロー、フラッシュ、マルチカラー測定に最適です。PROでは、モノクロメーターベースまたはフィルターベースの光学系のどちらかを選択できます。モノクロメーター方式は、自由に波長を選択でき、吸光モードと蛍光モードのどちらでもスペクトルスキャンが可能です。フィルター方式は高感度で、TR-FRETや蛍光偏光などの高性能検出テクノロジーを利用できます。お求めになりやすい価格帯でありながら、高品質の結果を確実に得ることができます。PROはそれを際立たせる機能が満載です。280測定などの重要なアプリケーションに優れた性能を発揮します。発光測定モジュールは、蛍光および吸光度光学系からも完全に分離されており、グロー、フラッシュおよびデュアルカラー発光用に優れた性能を発揮します。PROのほんの1例にです。吸光測定ELISAから微量の核酸やタンパク質の定量化まで、波長を自由に選択可能で、優れた性能を発揮します。nmのスペクトル範囲にわたり、正確で再現性の高い吸光度測定が行えます。吸光度モジュールは、データのクオリティを損なうことなく、高容量または低容量のサンプルを扱う柔軟性があります。フィルターベースあるいはモノクロメーターベースの光学系のどちらを選択しても、あらゆる吸光アッセイを簡単に処理できます。BCA)など、スタンダードな吸光度アプリケーションに適した経済的な選択肢です。アプリケーションに特化した吸光度フィルターの選択が可能であり、本装置のフィルタースライドでは、一度に4枚のフィルターをセットできます。A260/280測定)を行うためには、波長の正確度と精度が重要になります。<0.2%)は業界最高レベルです。ng/μL以上で測定可能です。感度良くA260/280の値を求めることが可能です。Plateは、マルチモードリーダーにおける吸光度ベースの微量核酸定量に特化して開発された業界初のツールです。さまざまなアプリケーションに対応します。Plateは、同時に最大16サンプル、最小2μLまで測定可能です。石英製マイクロスポットは、ひとつひとつがレンズとして機能するように成形され、各サンプルにおいて最良の光透過率を保証しています。mmの光路長が形成されます。サンプルは、シングルまたは8チャンネルのピペッターを使用して簡単に充填でき、各マイクロスポットは、クロスコンタミネーションのリスクを最小限に抑えるため、迅速かつ容易に洗浄できます。Plateは、業界で唯一の100%較正不要な微量測定用プレートです。最小限の時間で信頼性が高いパフォーマンスを維持できます。この革新的なツールにより、高感度で信頼性が高く、簡便にDNA/RNA定量化を実現します。本装置のi-controlソフトウェアは、核酸定量用に事前設定された計算式をワンクリックで取り込めます。迅速かつ簡単に信頼できる結果が得られます。光路長補正:マイクロプレートでの吸光測定では各ウェル間で異なる光路長が大きな問題となります。PROに搭載されたキュベットポートにより、極めて正確で精密な吸光度測定が可能になります。スタンドアローンのキュベット分光光度計を使用する必要はありません。ELISAを提供します。Optimiser技術の独自のマイクロ流体デザインを用いることで速度、感度、少量サンプルでのアッセイが可能です。PROを使用して様々なタンパク質定量化のアッセイを吸光度測定で簡単にできます。吸光度測定を行う、黄色ブドウ球菌増殖の検出方法について述べる。アッセイ用パラメータおよび器具の設定がデータの質に及ぼす影響について検討する。PlateTM使用NanoQuantプレートを使用することで核酸濃度や純度を最大16サンプル同時に測定できます。蛍光色素でラベリングした核酸も簡単に判定できます。institute成人幹細胞の出現率は稀で非常に少量の細胞を解析することとなります。ここでは、マウスのLgr5+ケラチノサイト幹細胞集団におけるRNAの調製と評価を説明します。PROによる定量化を行いました。重要なアッセイパラメーターについて、タンパク質測定に対するNanoQuantPlateの導入について説明しています。Lambert-Beerの法則によれば、吸収される光の量はサンプルの濃度と通過するときに光が通過した光路長に比例します。お客様による選択が可能マイクロプレートでの蛍光測定は、ライフサイエンス研究の中心的手法です。下方蛍光強度測定が可能です。nmの範囲で波長を自由に選択でき、色素の蛍光スペクトルを表示することができます。どちらを選択しても、お客様は実績のある装置で優れたパフォーマンスを得ることができ、研究の推進に役立ちますす。黒色マイクロプレートが対応します。PROのフィルター方式では、基礎研究や、蛍光偏光、HTRF、TR-FRETなどの高度なスクリーニングアプリケーションの両方に適した、お求めになりやすい価格のソリューションです。各スライドにはフィルターの定義を直接保存できるIDチップがあるため、システムは自動的にフィルターを認識できます。した光ファイバーにより、パフォーマンスが向上し、セルベースのアッセイに機能性が追加されます。上方蛍光測定フィルター光学系には、510nmダイクロイックミラーが内蔵されています。nm以上で発光する蛍光色素の測定性能が大幅に向上します。検出限界が保証され、高度なスクリーニングアッセイの実施が可能になります。HTRF認定を受けており、白色で少量の384ウェルプレートで特に高いパフォーマンスを発揮します。このセットアップにより、高性能HTRFリーダーと比較して極めて良い値を得ることが可能であり、わずかなコストで384ウェルプレートのスループットが得られます。Monochromatorsにより、ほぼすべての蛍光測定アッセイにおいていつでも任意の波長を自由に選択でき、蛍光スペクトル測定も可能です。フィルター光学系、モノクロメーター光学系ともに、光ファイバーにより下方蛍光測定が可能で、セルベースアッセイに柔軟に対応します。Mシリーズプレートリーダーの上方蛍光測定モジュールにはz軸方向の自動調整機能が標準で搭載されており、サンプル量が少ない場合でも測定位置を自動調整することにより高感度な測定が可能です。シグナル/バックグラウンド比が最高となる位置に自動調整できますので、特に自家蛍光の強い培地を使用したセルベースアッセイに最適な機能です。Monochromatorsテクノロジーにより、蛍光スペクトルの高感度な測定が可能です。Plateを用いて測定しました。PROとORACアッセイキットとの組み合わせ実験しました。PROに使用した実験結果を概要しています。よる蛍光強度アッセイを実施した成功例について記載しています。TR-FRETレッドアッセイは、あらゆるキナーゼやATPアーゼによるADPの生成を検出することを目的としており、特にハイスループットスクリーニング用途向けに開発されています。アッセイはモノクローナル抗体とテルビウムの複合体に対するADPの競合的結合に基づいており、均一なTR-FRET検出メカニズムを使用しています。TR-FRETアッセイシステムの導入事例について説明します。F200はInvitrogen製LanthaScreen認定プログラム基準に従って動作し、Invitrogen社によって「LanthaScreen®認定」であることが検証されました。PROの使用を説明します。PROで最適な蛍光励起と発光スペクトルを取得するための関連機器パラメーターについて説明します。Quad4モノクロメーターベースのマルチモードリーダーとの互換性は実証済みです。プレートリーダーは、グロー、フラッシュ、およびデュアル発光測定で優れた感度と広範囲のダイナミックレンジを示します。発光ファイバーは両インジェクターチャンネルでの384ウェルプレートおよび384ウェルインジェクション機能に最適化されています。高密度プレートフォーマットに移行したときのパフォーマンスの低下は一切ありません。これによりアッセイあたりのサンプル数を増やしながらも高価な試薬を節約することができ、発光ベースアプリケーションにおけるスループットを向上させます。PROは、Tecanマイクロプレートポートフォリオの白色マイクロプレートに対応しています。詳細を表示Zoomグロー発光Tecanリーダーにおける発光測定モジュールの光学系は、独自のコンセプトに基づいています。モジュールのフィルターホイール内にあるODフィルターは、必要に応じて強力なシグナルを1/100まで減衰させることが可能です。組み合わせて、感度とダイナミックレンジを両立させます。amol/ウェルATP)、業界最高である108のダイナミックレンジを誇ります。おいては、アッセイの小規模化が有益です。したがって、高密度のプレートフォーマットを使うと、時間とコストを節約できます。PROでは、384ウェルプレートに最適化された光学系が使用されています。高密度プレートフォーマットで作業する際に重要なファクターとなる、ウェル間で生じるクロストークを抑えることができます。PRO用のオプションモジュールで、試薬の分注を行います。2台のインジェクターモジュールによる384チャネル注入機能を提供します。ATPアッセイなど、高感度のATP定量化アッセイが可能となります。カラーフィルターおよび減衰フィルターに取り付けられた発光モジュールの光学的設計では、フィルターホイールを透過するよう光が導かれます。この光は、専用のPMTにより検出されます。減衰フィルターは、微弱なシグナルと強力なシグナルの両方に対して最適なパフォーマンスを提供します。PROは、Promega社DLReadyTMアッセイにおいて公式に忍耐されている数少ないリーダーのひとつです。このテクノロジーでは、384ウェルプレートの同じウェルに2種類の溶液を注入する必要があります。ほとんどのリーダーでは、この要件がサポートされていません。PROの発光測定モジュールは、NanoBRETTM、BRET2TM、ChromaGloTMなどのデュアル発光測定を高感度で行うために異なる4つのカラーフィルターを備えています。PROは、Promegaで検証された、専用のNanoBRETフィルターも取り付けられています。エネルギー受容体としてNanoBRET蛍光トレーサーで標識化されたHaloTag®タンパク質を用いて特定のタンパク質間相互作用を測定します。これにより、生細胞でのタンパク質間相互作用のモニタリングとスクリーニングのための高再現性をもつアッセイ系を可能にします。Quad4モノクロメーターベースのマイクロプレートリーダーを用いて最適化されたアッセイのセットアップ、機器の設定、パラメーターについて紹介します。PROの高感度発光モジュールを使用して試験されました。Assayについて紹介します。AssayTM技術の導入タンパク質間相互作用は、細胞の様々な機能に関わる重要な現象です。これは新薬治療の研究開発に重要な標的となっています。生細胞におけるタンパク質間相互作用の検出に対してよく使用されています。このアプリケーションは限られたダイナミックレンジと検出感度のために問題がありました。PROプレートリーダーには、使いやすいi-controlソフトウェアインターフェースが搭載されており、各アプリケーションに応じたワークフローを迅速に定義できます。software.複雑なワークフローが簡単にi-controlでは、アッセイプロトコルを生成するため、「ドラッグ&ドロップ」処理ステップを用いて、各アプリケーションに応じたワークフローを作成できます。アッセイプロトコルは、保存して次回の測定に使用できます。データ解析機能を搭載した専用アプリケーションこのソフトウェアには、スピーディーで簡単なDNA/RNA定量化と標識効率測定を行うためのアプリケーションが含まれており、ユーザー入力の手間を減らします。ハイライトリアルタイムのデータエクスポートExcelへの直接エクスポートによる利便性の高いデータ解析すべてのデータがExcelなどのWindows®対応フォーマットで自動的にエクスポートされ、データの解析は簡単かつ便利になりました。本装置は、ウェル固有のすべてのデータ、リーダーの設定、そしてタイムスタンプや温度などの追加情報を自動的に記録し、全体像を確実に把握することが可能になります。測定の実行時にゲイン設定を自動調整し、感度について妥協することなく、低信号を検出することが出来ます。つのデータセット内に表示されます。モードの感度を高めることにより、結果のクオリティを大幅に改善しました。z軸方向の自動調整機能では、プレートタイプ、ウェルの形状、またはサンプル量に関わらず、各マイクロプレートウェルで最敵なSB比となる位置に自動調整できます。この独自の機能により、さまざまなアッセイパラメーターで最適なパフォーマンスを得ることを目的としたリーダーの設定が簡単になります。詳細を表示MagellanTMルーチンのデータ解析リーダー制御とデータ解析ソフトウェアMagellanで、マイクロプレートリーダーの性能を引き出しましょう。Magellanは、Tecanマイクロプレートリーダーの全ラインアップをサポートします。ユーザーも、エキスパートもスピーディーかつ簡単にサンプルを測定できます。汎用性の高いユーザーインターフェースと強力なデータ解析機能により、複雑な実験作業を最適化し、ルーチンタスクを容易にします。PRO用追加デバイスとQCツールTe-InjectTM試薬インジェクターオプションの試薬インジェクターは、あらゆるアッセイに対応する実用的な分注機能を提供します。お客様のラボで、新しいアプリケーションやワークフローの可能性を開きます。おいて極めて重要です。測定を開始した直後の注入機能は、正確なデータ収集に役立ちます。mLシリンジが付属しており、1個または2個のチャンネルを搭載できます。Plateは、校正フリーの微量測定用プレートです。対応し、DNA/RNA検出限界を向上させます。セルイメージングに対応します。フォーマットと互換性を持つように設計されています。蛍光および発光測定アッセイ用に設計された黒色および白色のプレートを用意しています。Tecan社製白色プレートはプレートからのリン光を抑制し、測定前の培養時間を短縮します。Lifting装置の使用に対応しています。TC処理および滅菌済み、フタ付き細胞培養プレートは細胞コンフルエント測定や細胞ベースアプリケーション用下方蛍光測定に最適です。最小限のバックグラウンドで測定可能です。詳細を表示ConnectTMマイクロプレートスタッカーConnectは、最大50枚までのマイクロプレートの自動連続処理が可能なマイクロプレートスタッカーです。詳細はこちらMultiCheckTMQCパッケージ簡単かつ正確でコストパフォーマンスの高いソリューションにより、実験装置の信頼性が大幅に向上します。ソフトウェアとQCプレートがパッケージ化されたMultiCheckは、Tecanマルチモードリーダー用に迅速な性能チェックができるように設計されています。蛍光強度やTRF、蛍光偏光、吸光および発光を含むすべての測定モードをサポートしています。PROの統合されたキュベットポートにより、サンプルの極めて正確で精密な吸光度測定が可能になります。スタンドアローンのキュベット分光光度計を使用する必要はありません。PROは、お求めになりやすい価格でありながら、高性能なプレートリーダーで、これまでに世界中で1,800件以上の論文に引用されています。ReviewTrustmarks本ウェブページには、一部の市場では入手できないアプリケーションや製品が掲載されていることがあります。お近くの販売担当者にご確認ください。