EYELA総合カタログ|315-316(316-317)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。315-316(316-317)概要9.凍結・噴霧乾燥機315316お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。(チラー)315Coolingtemperature−80°C.Adesktoptypecompactfreezeoven−80°C、小型卓上タイプ小型凍結乾燥機FreezeDryerFDS-2000型■除湿量750mL、トラップ冷却温度-80°Cの卓上タイプの小型凍結乾燥機です。実験台上へ設置しても場所をとりません。ゼロの環境に優しいヘリウムガスを使用した、小型・軽量の冷却システムを採用しています。フロン排出抑制法の適用を受けないので、3ヵ月に1度の簡易点検の報告義務がありません。■操作部に真空度、トラップ温度、時間を表示するので稼働状況が一目で確認できます。■大気導入口に装備した0.2μmのフィルターが、リーク時のコンタミネーションを防ぎます。■オートモード運転ではトラップ冷却温度・真空度を判断して試料容器の取付け可能状態をお知らせします。■停電から復帰するまでの時間に応じて、継続運転・終了の時間設定が行なえます。■サービスコンセントにより停電復帰時に真空ポンプは自動復帰しないので、試料の突沸による飛散を防ぎます。■オプションの多岐管は、本体部とコック部の分解が容易です。コンパクトサイズなので本体・コック部ともにオートクレーブ滅菌が行なえます。格3¥850,000※性能は室温20°C、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。※電源入力はサービスコンセントの容量を含まない値です。※除湿容量は周囲温度20°C付近での性能です。使用周囲温度の条件により異なります。)内の寸法は突起物を含みます。50L/min条件NEW試料(水)を試料フラスコ(ナス型)に入れ、予備凍結後にトラップに取付け、時間経過後のフラスコの残量から昇華量を逆算しています。一度に仕掛けられる量は、500mLの試料フラスコ(ナス型)に試料を入れて予備凍結したものが、周囲温度30°C時は3個、周囲温度35°C時は2個です。−80°C■操作部●表示の価格には消費税は含まれておりません。(チラー)316製品のご使用の前には「取扱説明書」を必ずお読みください。●表示の価格には消費税は含まれておりません。製品に関するお問合せはアイラ・カスタマーセンター関連情報はこちらをご参照ください。ドライチャンバー使用容器真空ポンプ1.5mL容器の詳細はパーツ(P.331・332)をご参照ください。7A、700VA・AC100V価格4¥677,000※接ガス部はフッ素仕様です。価格¥10,70051飛散防止用を施したガラス容器もご用意しています。PMS-4LA型容器DRS-1DRS-2バイアル瓶5mL26本43本10mL22本35本20mL15本24本30mL11本20本50mL7本12本シャーレφ64(呼び径60)2個3個シャーレφ91(呼び径90A)1個2個棚有効寸法直径157mm棚有効寸法直径157mm(上段)直径126mm(下段)間口122mm(下段)ドライチャンバー積載数量※キャップ付(一体型)マイクロチューブの使用可能本数は12→6本、24→12本になります。蓋寸法直径150mmマイバインダーマイバインダーは空です。