自作中のニュートン鏡筒は、低空の木星撮影の時は少しの光軸修正が必要なこともあるが、ほぼ問題なく使えるようになった。接眼部の電動化が終わればほぼ完成といっていい。ここまでくるとなんだか自作の意欲が衰えてくる。これは梅雨に入って(梅雨入り宣言はまだだが)撮影ができなくなっていることも大きい。接眼部を取り替えても調整ができない。いうわけで、連休でもあるのでちょっと変わった改造に挑戦してみた。副鏡を凸面鏡に取り替えてみるのだ。このままではカセグレンになるが、主鏡に穴が開いていないのでこれでは見ることが出来ない。そこでもう一枚斜鏡を加えて鏡筒下部から横に引き出し、そこから望遠鏡を覗く。以前30cmドブソニアンでも実験したナスミス鏡筒風である。本来なら極軸から覗けるクーデにしたいところだが、赤道儀がそれに対応していない。今回はあくまで雰囲気だけである。これができれば接眼部が低い位置に来て覗きやすくなる。効果は30cmドブソニアンで実証済みである。焦点距離が飛躍的に長くなるので(約4倍)低倍率は出なくなるのが難点。副鏡はやはり以前作った30cmドブソニアンと同じもの。シュミカセの副鏡?ということでジャンクで出ていたが、だとすると口径25cmクラスのものか。手持ちのミード25cmと比較すると明らかに違う。したらビクセンのVCあたりのものか。ありあわせの材料なのでニュートンほどの像はもちろん期待できないが、どう見えるかにも興味がある。これは100円ショップにあったドーナツの型を使った。光軸調整装置はニュートン用の斜鏡についていたものをそのまま使う。4点調整なのでとても使いやすい。材料は以前から考えてあったのだが、実際の作業は3時間もかかった。副鏡押さえはステップアップリング77mm→82mmを使い、ガムテープで仮止めする。スパイダーはニュートンのものをそのまま使う。第2副鏡は笠井トレーディングで買った短径50mmのものに40cm用スパイダーを組み合わせた。スパイダーはこのために発売直後に入手してあった。この作業は30分程度。鏡筒が組みあがったところでおおまかな光軸調整。それぞれの副鏡が中心にくるようにする。てきとうに調整したら急いでドームのスリットを空ける。夕方から急に雲が切れて、南の空には大きな月が出ているのだ。ファーストライトだ!接眼部はまだ付いていないけど。月の導入は主鏡の反射光が副鏡に当たるようにしておこなう。開放鏡筒だからそのあたりは簡単。合っていないファインダーよりは確実だ。低倍率用の2インチアイピースを手持ちで第2副鏡を覗いてみる。・・・真っ白なだけで何も見えない。焦点像を白い紙に写そうとすると、ぼんやりした白い光が映るだけでピントを結ばない。うす曇の雲のせいではないようだ。同架した8cmでは月の模様は見えている。副鏡の位置関係が悪いということに気がついた。副鏡を移動させてあれこれ試してみる。焦点像が月の形になっていく。そのうち霧雨のようなものが落ちてくる。結局時間切れで調整はあきらめた。そもそも光学的な裏づけなしで現物あわせでこんな面倒なものを作ろうとする方に無理がある。わかっていてやっているのだが、次はもう少し天気の安定した時期にやってみたい。今は晴れれば土星と木星を撮影するので、またニュートン斜鏡に戻して今回の実験を終わった。Comments(0)斜鏡とスパイダーニュートン式反射望遠鏡の斜鏡は楕円形をしていて、その大きさは短径(短い方の長さ)であらわす。現在使用している斜鏡は短径79ミリ。惑星専用の口径38cm用としてはそこそこ小さい。おかげでシュミカセなどよりもはるかにコントラストの高い惑星像を見ることができる。一般に惑星用反射望遠鏡では斜鏡(カセグレン式では副鏡)は小さいほどよいとされている。ニュートン式では短径が主鏡の直径の25パーセントを超えると高倍率性能が落ちると言われ、できれば20パーセント程度がいいとされている。20パーセントより小さいものもあるし、それはそれでよく見えるようだが、F値によっては筒外焦点距離の関係で今度は使用するカメラに制限が出たりする。一眼レフカメラでピントが合わない、など。この望遠鏡は斜鏡短径が21パーセント、たぶん一眼レフでピントが合うぎりぎりの大きさだと思うけど高倍率性能もいいし、ちょうどバランスが取れた大きさだと考えている。主鏡にも精度があるように、斜鏡にも製品によって精度が違うらしい。高精度をうたうメーカーのものは一般に高価だ。製造したメーカーによってランク付けがあるような気がするが、このディスカバリー社はそこそこいい方らしい。展示処分品を買ったので安くて精度もよさそうで(確認はしてないが)満足している。斜鏡セルは確か展示品だったような気がするがよく覚えていない。調整ねじ4本タイプで使いやすい。スパイダーはアメリカ製でオーダーメイドのもの。薄い鉄板でできていて、惑星像への影響を極力減らすようにできている。このスパイダー、注文してなんと10ヶ月もかかった。忘れた頃に着いてびっくりした。オーダーメイドなので、もう少し長いものにしておけばよかったと思っている。アルミ角パイプで鏡筒を作った場合、角パイプの太さの分鏡筒が大きくなるので、スパイダーの長さがやや不足している。ねじで延長しているけど。適当に集めた部品だけど、うまくいって満足している。長い間の懸案事項であった接眼部の電動化に、ついに取り掛かることになった。接眼部は前から使っている軽い方のクレイフォード接眼部。モーターは国際光器から定価で買ったもの。長い間悩んでいた割には実際に要したのは約30分。ゴムの輪っかをモーター軸につけるのに手間取らなければ20分もかからない。作業して思ったことは、取り付け金具はホワイティドブ専用なので、当たり前だがこの接眼部にぴったりとは合わない。ドロチューブのまさつ調整用ねじでモーター取り付け金具を固定できるが、ドロチューブ固定ねじのねじ穴が金具に隠れてしまい、ドロチューブを固定できなくなる、モーターフォーカサーでドロチューブを動かすので、固定する必要はないような気がするし、実際NGT-18もシュミカセ用も固定ねじはついていない。ドロチューブを手で押してみると、簡単に動いてしまう。これではビデオカメラをつけた時に使い物にならないかもしれない。カメラの重さで勝手にピントがずれそうだ。結局もうひとつの接眼部にも付けてみて、重さで動きにくい方を選ぶことにしたが、ホワイティドブ用接眼部を付けるとなると鏡筒に取り付け穴を開けなおさなくてはならない。何が面倒かというと、そのためには推定50キロもある鏡筒を赤道儀から降ろさなくてはいけないからだ。いうことで、これも次のまとまった休みの日にやることにする。シュミカセの位置変更もまだなので、それと合わせて一気に作業してしまおう。あっ、主鏡セルの3度目の手直しも一緒に。なるとできるのはゴールデンウィークしかないか?しかし沖縄はその時期に梅雨に突入することはよくあるし・・・。完成しても使えないのではちょっと・・・。Comments(0)クレイフォード接眼部この鏡筒用に数年前クレイフォード接眼部を購入してありました。いや、処分品で出ていたのでつい買ってしまったというのが正直なところ。接眼筒が短いこと以外は不満もなかったのですが、この鏡筒で使ってみると撮影時にピントを合わせようとすると鏡筒のぶれがひどく、解決には電動化しかないかと考えていました。NGT-18の接眼部モーターが付かないかと考えましたが、なかなかうまくいきません。しているうちに、国際光器で展示処分のクレイフォード接眼部が安く出ました。ホワイティドブ用モーターフォーカサーがそのまま付くということで、モーターフォーカサーも一緒に(こちらは定価)で購入しました。二つの接眼部を並べてみると、似ている部分が多いのですが、材質に差があります。現在使っているもの(写真右)の方がアルミを多用していて軽い。接眼筒は後のもの(写真左)が長い。時間ができたら、現在使っているものにモーターが付きそうなので(少しの加工は必要かも)それに挑戦しようと思っています。最近買ったものは30cmドブソニアンにでも使います。こちらもいまだに未完成。Comments(0)サブ望遠鏡はアリ型アリ溝で着脱可能25cmシュミカセの隣に乗せてあるサブ望遠鏡は、ビクセンのアリ型アリ溝で簡単に着脱可能です。今は10cmF5アクロマート屈折(大型ファインダー兼用)が乗っていますが、撮影するときにはボーグ10cmEDに載せ替えます。鏡筒テストのためにこういう風に作りました。25cmシュミカセに近すぎて10cm屈折より太い筒は載せられないので、今後改良が必要です。できればもう少し大きい口径の望遠鏡までテストしたいですから。それには微動雲台の強度も上げなくてはなりません。Comments(0)1星を見ることや自作望遠鏡などについてのブログです。21:53ムナーホッタ―です。23:27はじめまして。13:18こんばんは。イベント・祭りファン記事ランキングラプトル60を買った。ついて免責事項ヘルプ星を見ることや自作望遠鏡などについてのブログです。メッセージを入力してください。