9772シンプルなメニューで直観的な操作が可能。ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に適しています。問合せ製品に関するお問い合わせ詳細テクニカルデータアクセサリダウンロード製品の詳細この温湿度プローブは、対応するマルチ環境計測器(別途ご注文ください)に接続し、相対湿度と大気温度を測定します。長期安定性に優れたテストーの温湿度センサを採用しており、0~90%RHの環境において±(0.6%RH+測定値の0.7%)の高精度で湿度を測定します。これは、ILAC、PTB、NISTなどの国際湿度基準に準拠しています。この温湿度プローブを測定器に接続するには、ハンドル用固定ケーブルを使用してください(別途ご注文ください)。温湿度プローブのボタンを押すことにより、測定器に直接データを保存できます。長期測定用に使いやすくシンプルなメニュー設計で、直観的な操作が可能です。測定時間と測定サイクルの簡単な入力により、データのトレンドも正確に記録されます。これらのトレンド値から、データの変化を評価することができます。取替式プローブヘッドで、より多くのアプリケーションに対応ユニバーサルハンドルはすべてのプローブヘッドに接続可能です。プローブヘッドを取り替えることで、コストをかけずに多種多様な用途に対応可能です。別売の無線ハンドル(Bluetooth®)を使うと、これまでの有線ケーブルによる距離的、物理的(接続の手間、線のからまり等)な煩わしさを解消することができます。最大約20メートルの距離から測定器にデータを転送できます。湿度センサを交換する必要が起きた場合は、プローブヘッドを交換することができます。校正データ内蔵のインテリジェントプローブこの温湿度プローブはデジタルプローブです。デジタルプローブは、プローブ内で測定データをデジタル処理するため、測定器本体精度や測定の不確かさを考慮する必要がなく、より高精度な測定が可能です(測定結果はセンサ精度のみに依存します)。校正のためにはプローブヘッドを送るだけで済み、測定器本体は継続して使用いただけます。正確な測定を求められる重要な場面での測定に最適です。クリーンルーム内のプロセス環境の保証や、工業プロセスの品質保証、また、実験施設での試験用キャビネットをDAkkS指令5-7に基づいて校正する場合などです。接続した測定器本体側で自動的に演算表示されます。70°Cの広い測定範囲により、保管室と冷蔵室の相対湿度と大気温度を高精度に測定することができます。過度な乾燥や高湿度は快適さに影響します。湿球温度のモニタリングが可能です。長期間の測定では、測定データのトレンドを測定器本体に記録することができます。加熱および冷却の出力は、冷凍空調システムとヒートポンプを調整する重要なパラメータです。結露の可能性がある場所、高湿度状態が継続する環境での長時間のご使用はお控え下さい。12時間以上の測定)詳しくはお問合わせ下さい。heads温度センサ付φ16mmベーン式風速プローブヘッド。ユニバーサルハンドル付きのプローブ用テレスコープ取付け用。¥79,200詳細ユニバーサルBluetooth®無線ハンドルまたはケーブルハンドル取付け用の温湿度プローブヘッド。¥15,400詳細ユニバーサルBluetooth®無線ハンドルまたはケーブルハンドル取付け用の高精度温湿度プローブヘッド。¥60,500詳細IAQプローブヘッド(温湿度センサ付CO2プローブヘッド)。ユニバーサルBluetooth®無線ハンドルまたはケーブルハンドルに取り付けて使用。¥66,000詳細COプローブヘッドを有線or無線ハンドルと接続し、CO測定が行なえます。測定範囲0~500ppm。¥48,180詳細プローブヘッド各種と無線ハンドルを接続して測定値を本体に転送できるようにします。¥16,500詳細プローブヘッド各種と有線ハンドルを接続して測定値を本体に転送できるようにします。プライバシーポリシーTOP。