排除指針ホームコラム使い方のヒントキャリブレーションキャリブレーションいつもコラムをお読み頂きありがとうございます。今回のテーマは「キャリブレーション方法について」です。懸滴量や針のゲージが測定画面に自動で表示されるのは、正しいのか?と疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。懸滴量や針のゲージの数値は、トレーサビリティな校正球を用いて画面上のピクセルデータを数値換算しています。ピクセル数と距離をキャリブレーションするのに使用するのが、この校正用ターゲットです。接触角計でとらえた画像がこちら。接触角計でとらえると意外と大きいですね。校正用ターゲットの直径に対して、縦と横の直径が何ピクセルあるのかをキャリブレーションしていきます。この作業をする事で、1ピクセルあたり何μmなのかが分かるようになります。キャリブレーション作業流れキャリブレーションの仕方は非常に簡単です。慣れれば2~3分で終わると思います。1、校正用ターゲットの直径を入力ソフトを立ち上げて「設定」の「イメージピクセルキャリブレーション」を開きます。写真3イメージピクセルキャリブレーション内の直径(μm)(写真.4赤枠内)に、校正用ターゲットに記載されている直径の数値を入力します。写真42、校正用ターゲットを置く接触角計本体のステージ上に校正用ターゲットを置きます。写真5校正用ターゲットが測定画面の中心に来るようにステージの位置調整を行います。写真63、フォーカスの調整ライトの明るさとカメラの距離を接触角計本体側で調整してフォーカスを合わせます。※フォーカスアシストレベルは、97~99が目安です。写真74、測定ライブビューモニタをダブルクリックすると、イメージピクセルキャリブレーションの赤枠内に測定値が反映されます。黄枠内に保存、反映されます。写真9以上の手順で完了です。以外と簡単に出来ちゃいます。液量や表面張力の値に影響がありますので、フォーカスはきっちりあわせて頂く事をおすすめします。