ついては、後方散乱強度から背景光を除去して距離二乗補正を行い、さらに視野重なり補正後に晴天時プロファイルのインバージョン結果(Fernald法、S1=50sr、大気分子プロファイルはCIRA86)のうち低空のものを統計的に用いて装置定数を決定することにより導出している。1064nmの感度補正は低空の水雲からの後方散乱による。偏光解消度の定義は直交成分/平行成分。処理済みデータの時間・鉛直分解能は15分と30m。大気分子とエアロゾルとを未分離、また往復の光路上での消散を補正していないので利用には注意が必要。2012-09-28観測データを登録しました。Technology。