回路がやられてなくて,抵抗だけなら直すのは簡単ですが,この抵抗の値が分からない。師匠がくれたデータをたよりにこのデータシートよりhttp://www.ic-fortune.com/eng/new_product3_3_1.asp?pno=FS9952_LP2R16と読めるので,単純に信じれば,100kΩ。緑が見えるんですよね・・・5**Ωか,1**Ωか。緑で現す精度って見たことない。回路図との一致を調べると,R15は1kで合ってるけど,R14は10kのところ実際には200Ω。この回路はP10の回路そのものではないようです。見ると同じような抵抗がもう一本ありました。茶黒黒緑緑で,10MΩ。回路図では,0.01Ω。COMにつながっている抵抗で10MΩって電流流れないので,考えられない。ことで,P10の焦げた抵抗は、結局分からない。100*0.1の2.5%誤差??緑で誤差表示ってあるんですね。ダメもとで,1/4Wの10Ωをくっつけてみました。実験用電源から3Vを入れて,手持ちの150kを計ると。正確そう!!kono150kΩに10Vを流して電流を計って見る。10V/150k=0.0666mAついでに分かりやすく10kを計ると,計算上は1mAですが,実際の抵抗値が9.73kでしたので,10/9730=1.0277mA。正確さは戻ったってことにしましょう。今入れてあるのは,1/4Wの金被抵抗。実際には1W程度を入れないとマージンが取れない。手持ちの10Ωは3Wなんでちょっとでかすぎる。抵抗1本を通販で買うってのも,なんなんで,ほしいパーツがもう少しためってから再度修理でしょうかね。これなら私にも直せます。electro_craftちょうど2年前の5月,門灯をLED化したのですが,http://moon.ap.teacup.com/who_taro/1229.html1週間くらい前から嫌に暗くなったと感じていたのですが,寿命のようです。以前のは点かなくなったので,壊れたLEDを探したのですが,今回は外しているときに基板がとれてしまいました。いいやとばらして,それで下LEDを一つ一つ点けてみました。LEDに×点があるのが,導通はあるのですが,暗くしか光らないもの。これで全体を暗くしているようです。E26のソケットやコンデンサ類は健在のようですので,部品取り。ダイソーの40W(300円だったかな)と交換。やってまたゴミを貯めてしまいます。以前修理したときの記録。http://moon.ap.teacup.com/who_taro/1343.htmlこっちのLEDはまだちゃんと点いてますが(時間は短い)。“AutoPage”AutoPage最新お知らせ。