臨床工学技士の「ともにゃん」の個人ブログ。医療機器の管理を中心に日常の戯言を日記にしています。日本最速!?電波法:1996年に購入したモニターが老朽化したので、病棟の生体情報モニターを更新しました。今回セントラルモニターは1台だけでしたが、日本光電の最新型CNS-9601を導入しました。製造番号からみても最速の導入のような気がします。CNS-9701と比べ周辺機器がなくなっており、非常にコンパクトで使いやすい機種のような気がします。合わせて、SPO2付き送信機とチャンネルライターも導入し、送信機のチャンネル書き換えて各病棟へ貸出しようと考えています。編集]当院の場合、昨年度の一般病棟で人工呼吸器の使用率は0.5台/日でした。呼吸器装着者は、基本的にICUで管理する体制が整ってきています。成人の場合、SpO2は基本的にベッドサイドモニターBSM-2301を使用しています。小児の場合は、SpO2単体ネルコアN-600Xで監視しています。編集]再度質問させて下さい。SpO2の使い分けには、根拠ありますか?プローブは、何を使用していますか?当院も日本光電のベッドサイドモニターBSM-2301を入れています。ベッドサイドモニターの警報は、見逃す(無視する)事が多々あります。単体器はネルコアのN-560がメイン(N-550も数台)で使用しています。警報をナースステーションで、見る様な仕様になっていません。病棟での呼吸器管理に不安を感じているので、アドバイス頂けたらなと。編集]小児科では、心電図モニタの必要がそんなにないのと精度が悪いため、単体のSpO2を使用、プローブは、ディスポ製のN-25かD-25何を使用しています。成人の場合、看護師的に心電図が必須ですのでBSM-2301を使用しています。プローブは、最近リユースのTL-631T3(ディスポとリユースの中間くらいの製品)を使用しています。当院でもベッドサイドモニターの警報は、基本的に見逃す(無視する)しています。アラームは、OFFにできないものだけにしています。アラーム音も最小にしていますが、それでも甲高いので夜間困るといわれています。CNS-9601は、IEC規格の低音アラームに変更できますので、有用かと思い試しています。病棟の評価はよいです。編集]毎回ありがとうございます。N-600Xの警報は、ナースステーション(院内PHS)まで電波等で知らせる仕様にしていますか?していない場合アラーム最小で、病棟スタッフが警報に気づくのに遅くなる事ありませんか?一般病棟での呼吸器の使用が危険だという事を、しつこく関係医師に伝えていますがなかなか反応ありません。編集]N-600Xの警報は、sat-messegeでナースステーションまで無線LANにて飛ばして、監視しています。病棟スタッフは警報にすぐ気づいてくれます。院内PHSへの連動は、アラームが鳴りすぎるためしていません。(1616)プロフィール管理人のともにゃんです。