会員登録すると専用コンテンツ・機能をご利用いただけます。Dahnが考案したリチウムイオン電池の寿命評価のための測定技術です。当システムでは、10ppm以下の安定度、50ppm以下の計測確度で精密充放電試験を行い、リチウムイオン電池の初期段階でわずかなクーロン量の差異による電池の副反応・寿命予測を評価することができます。教授により初めて提案された評価手法で、電池のクーロン効率(CE)を正確に測定し、そこから副反応の定量評価や劣化要因の解析を行います。短時間で行うことができます。利点、データ解析を深く理解しており、HPC測定システムの製品化に成功しました。精密充放電評価システムでは、セルおよび計測器部を一定温度に保つシステムを構築し、温度変化による電圧ドリフトを最小限に抑えることで典型値10ppm以下の高安定度、50ppm以下の高確度での充放電測定を行うことができ、クーロン効率を高精度に算出することができます。精密充放電評価システムではNOVONIX社が自社開発した恒温槽を標準搭載しており、3種類※の温度範囲から選択して頂くことができます。0.075°Cの安定度を誇ります。恒温槽内は温度ムラが発生しない工夫が施されており、1台の恒温槽につき最大16チャンネルの電池を収めることが可能です。理想の電池では「充電による反応」=「放電による反応」、つまりクーロン効率が100%となります。実際には放電に寄与しない「副反応(劣化反応)」が起きてしまい、クーロン効率は100%になりません。できると考えられています。反応量が微少のためクーロン効率に与える影響が小さく、従来の充放電器では「副反応」を正確に測定することができませんでした。そのため、より高精度に測定可能な精密充放電評価システムが開発されました。一般的な充放電器との違い一般的な充放電器では、様々な誤差要因により精密にクーロン効率を測定することができません。セルの温度ムラ(充放電によるサンプルの発熱も含む)、計測器部の温度ムラによる測定誤差が挙げられ、クーロン効率を精密に測定するためには100ppm以下(ノイズレベルは10ppm以下)の確度が必要となります。精密充放電評価システムでは、セルおよび計測器部を一定温度に保つシステムを構築し、温度変化による電圧ドリフトを最小限に抑えています。Dahn教授が開発したプロトタイプのシステムではセル用と計測器用に恒温槽を2台用意する必要があり、コストが大きい、広いスペースが必要、配線が煩雑というデメリットもありました。シャント抵抗を一定温度で保つシステムを1パッケージにまとめ、セル用の恒温槽にはサンプルホルダを設置するだけの簡単なものになっており、プロトタイプのデメリットを全て解決しています。システム、高精度クーロン効率測定法については、より詳細な技術資料がございます。ご希望の方は、弊社(biologic@toyo.co.jp)まで、お問い合わせください。本ウェブサイトではサイト利用の利便性向上のために「クッキー」と呼ばれる技術を使用しています。サイトの閲覧を続行されるには、クッキーの使用に同意いただきますようお願いいたします。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。