温度計測センサによって生成された出力信号を、従来の計器で読み取れる形式に変換するための調整が必要です。励振シグナルコンディショナは測定精度に重要な要素ですが、精度は温度センサの構成や信号伝送などの要因にも大きく依存します。温度センサの金属中の不純物は温度勾配に不具合を生じさせ、伝送する距離が信号の品質に影響を及ぼす可能性があります。測定センサの種類・属性や信号の送信方法は、信号の特性に基づいて選択されます。ほとんどの温度センサはある程度の非線形性を示します。それぞれに異なる動作方法と固有の信号調整のための要件があります。熱電対はゼーベック効果で作用します。ゼーベック効果は、異なる2つの金属が両端で結合し、2つの接点間に温度差を与えると起電力(電圧)が発生します。発生する起電力は熱電対の組成に依存します。出力は温度測定に対して線形であり、各タイプの熱電対はそれ自身の特徴的な線形性を示します。RTD(測温抵抗体)は、白金などの金属で構成され、温度上昇に伴って抵抗が増加します。それらは巻線または薄膜のいずれか形状になります。ワイヤー巻線RTDは、円筒状のセラミックまたはガラスの絶縁体の周りに巻かれたワイヤーで構成されています。薄膜センサは、抵抗が推奨される値になるまでトリミングされたセラミック絶縁体の表面に金属層を重ねたフィルムです。RTDの抵抗と温度曲線は線形です。0〜1000°Cの範囲では、RTDの精度は±0.5〜1°Cです。サーミスタは金属酸化物などで作られており、負または正の温度係数を持っています。NTC(負温度係数)サーミスタは温度が上昇すると非線形で抵抗が減少し、PTC(正温度係数)サーミスタは温度が上昇するにつれて抵抗が直線的に増加します。サーミスタは、熱電対やRTDよりもはるかに高い感度と温度変化に対する信号応答を示しますが動作温度範囲は非常に狭く限定的です。赤外線温度センサは、物体から放射された赤外線の量をセンサに集束させ、電気信号に変換することによって温度を測定します。物体から放射される赤外線エネルギーの量は、その温度に正比例します。センサは測定されるプロセスと接触していないので、他のタイプのセンサが使用できない非常に高温の用途や、ベルトコンベヤ上の食品調理などの移動プロセスに有用なセンサです。(USB出力)アナログ伝送は、情報を伝達するために振幅とともに変化する連続的な電気信号を使用します。4〜20mA、0〜10V、0〜1Vなどの標準的な信号は最もよく使用されます。4〜20mAの範囲は、最も一般的に使用されており、減衰することなく最長距離を移動することができ、外部ノイズ信号に対して比較的耐性があります。温度センサ出力のプロセス変数としても頻繁に使用されます。トランスミッタがセンサからの出力を受信すると、トランスミッタは、特定タイプのセンサの較正曲線に基づいて信号を線形化します。その後、線形化された電圧を4〜20mAの電流信号に変換します。4~20mAの信号は、はるかに頑強であり、ノイズからの干渉の影響を抑えて長距離伝送が可能です。最小値に4mA変数を使用することで、送信器の故障か正しい信号なのかを区別しやすくなります。Gbpsの伝送をサポートする高速な伝送形式です。これは、通常、専用コントローラを必要とし、工業用、商用および家庭用アプリケーションに広く使用され、今日のインターネット通信の基礎となっています。実際の測定情報をデバイス間で伝送する場合とインターネットのネットワークを使用してグローバルに情報を送信する場合には、異なる符号化方式が使用されます。IPは、イーサネットシステム内で広く使用されている1つのプロトコルで、2つのデバイス間の確実なデータ転送を提供し、イーサネット接続は、データセキュリティを保証するための暗号化メカニズムに幅広く対応しています。出力が非線形の温度センサでは、線形化と誤差補償のために信号を調整する必要があります。熱電対とRTDの低ミリボルト出力は増幅によって補償する必要があります。信号の精度は伝送にも依存します。センサ出力を4〜20mAに変換することにより、干渉の少ない長距離伝送が可能になります。79ページを移動する前にお読み下さい。極細熱電対とは小型熱電対による温度測定に注目します。ナノスケールの利用を必要とするエンジニアはごく少数ですが、その成果は、多くの分野に適用できます。食品製造プロセスにおけるオートメーションを使用した品質向上と時間の節約こちらをクリックMIケーブル(シース熱電対)とはMIケーブル(シース熱電対)は、高温の操作時でも可燃性が低いため、高温または過酷な環境条件で使用される特殊なタイプのケーブルです。耐食性があり、正確な計測が可能です。