振とう機や撹拌機には、それ自身の震動と、慣性による振とう台の上下左右への軌道のズレが相乗し、予期しない動き(ブレ)が生じます。このブレは、時に振とう撹拌の効果を減衰してしまいます。drive®』は、ブレのない振とうを実現する新機構です。これにより、例えばディープウェルを用いた培養における各ウェル間のバラツキが格段に改善される等の効果が得られています。drive®』機構により、マイクロチューブや96穴ディープウェルプレートを均一かつ強力に撹拌。一般的に培養には不向きと言われていたディープウェルプレートにおいても素晴らしい培養効率を発揮します。ウェル内・ウェル間での誤差もごく少なく、多検体で効率よく培養が可能です。【容器やウェルの位置によるバラツキを低減】DWMaxシリーズ機のM·BR-034Pを用いて96穴ディープウェル4個で酵母を培養し、濁度(OD600)でバラツキを確認しました。ディープウェル間におけるバラツキは棒グラフの高低比較で、同一ディープウェル内のウェル間におけるバラツキはエラーバーが示しています。いずれも大きなバラツキは見られませんでした。【当社従来品よりも培養効率が格段にアップ】DWMaxシリーズ機のM·BR-034P、および当社従来品を用いて96穴ディープウェルで大腸菌を培養し、培養開始から4時間後の濁度(OD600)を測定して比較しました。M·BR-034Pでは、従来製品より遅い振とう速度でも半分の時間でOD600=1.0に到達しました。詳しい実験データはページ上部のダウンロードファイルをご覧ください。ウェルプレートなら2個、1.5mlマイクロチューブなら48本、5mlチューブなら24本。従来品とのオプションラック互換M・BR-032Pはウェルプレート系なら2個が標準で使用できます。別売のラックを使用することで0.5mlや1.5/2.0ml、5mlのマイクロチューブも使用可能です。DWMaxシリーズは当社従来品(M・BR-022UPなどのマキシマイザーシリーズなど)とのオプション互換性がありますので、従来品のラックをお持ちの方はそのままご活用いただけます。5mlチューブ用のラックEM-1515【5mlチューブを用いた酵母の培養】5mlチューブを用いて酵母の培養を行った結果を左に示します(培地量0.5ml、1.5ml)。酵母は酸素が不足すると嫌気呼吸を行い二酸化炭素を排出します。その圧力でチューブキャップが開くことがありますので、培養の際にはご注意ください。フロンフリーの低温コントロール平成27年4月よりフロン排出抑制法が施行され、エアコンやフロンガスを冷媒とする業務用の冷凍・冷蔵機器を所有する事業者においては、その管理義務が課せられました。本製品はペルチェ素子による電子冷却を採用。冷媒ガスそのものを使用していませんので、管理者の方々の負担を軽減します。バリデーション(IQ/OQ)にもお応えします創薬の現場では、GLP/GMPの要求事項の一つとして、使用する機器類にバリデーションが求められます。DWMaxシリーズは、そのニーズ(IQ/OQ)にお応えするべく設計されています。Plate※ディープウェルプレートのシーリングについてディープウェルプレートでの培養には、通気性があり蒸発を低減できる培養用の粘着シールを蓋として使用します。シールは日本ジェネティクスやサーモサイエンティフィックから販売されています。Permeable、培養用、等の語句でプレート用のシールを検索ください。¥350,000(*1)冷却時は室温-7°C、加温時は室温+33°C付近が使用温度範囲の限界です。(*2)使用環境温度が+25°C付近の場合の値です。(*3)ウェルプレートが固定できる架台を標準で備えています。マイクロチューブラックは別売です。●本製品は96穴のウェルプレートに適する振とう機構に設計されているため、24穴や384穴等では撹拌の効率が変わります。drive」はタイテック株式会社の登録商標です。M・BR-02496ウェルやマイクロチューブの恒温振とうに。M・BR-420FL96ウェルに最適な振とう培養機の大容量タイプ。