ご紹介をしていきます。バーテックス(超音波距離計)、バーテックスレーザー(超音波距離計+レーザー距離計)のバーテックスレーザーが機能アップしてバーテックスレーザージオとして発売になりました。機能アップといってもとても多機能になり、今までにない電子コンパス、GPSなどが搭載されあらゆる測定に対応もできる携帯型万能測定機と生まれ変わりました。※仕様7上記機能はバーテックスレーザーにあった機能です。現場の状況に応じて選択ができます。上記機能搭載により色々な測定が可能になりました。樹冠測定や離れた場所から目標物の大きさ、位置関係などを測定が可能。取得したデータの多彩な利用が可能。測高モードは測定対象物までの距離と測定高さ位置の仰角から対象物の高さや高度位置を求めるモードです。これにより樹高、電柱や鉄塔、ビルや建物など構造物高さなどが求められます。・3点測高はレーザー測定で距離を測り測りたい位置にレーザーポインターを向けることで高さを測る事ができ大変便利です。・1点測高は1回の測定で距離(レーザー測定)と傾斜角を測り高さを算出します。(目標物に対して水平方から測ります。)・DME(超音波距離測定)は目標物にトランスポンダーを設置しトランスポンダーの位置と高さ方向の位置を測定します。(レーザー距離測定が使用しにくい場所に使用すると便利です。)・DME(距離設定)は距離を入力し高さ方向を測定し高さを求める方法です。(何らかの理由で距離を測れない場合や、距離を正確に測り高さを精度よく求めたい時にも便利です。)※:上記測定モードは状況に応じて選択すると便利です。〇3Dベクトルモード3Dベクトルモードでは向こうの2点間の位置関係を測定できます。手順としてはヘッドアップディスプレイを覗いて1点を測定し、次に2点目を測定します。1点目を測定すると1点目の斜距離(SD)、水平距離(HD)、高さ(H)、斜角(DEG)、方位角(AZ)、がLCDディスプレイに表示されます。2点目を測定すると2点目の斜距離(SD)、水平距離(HD)、高さ(H)、斜角(DEG)、方位角(AZ)、がLCDディスプレイに表示されます。向こう2点間どうしの斜距離(SD)、水平距離(HD)、高さ(H)、斜角(DEG)、方位角(AZ)、がLCDディスプレイに表示されます。これにより向こうの2点間の位置関係を求めたり、傾斜したスロープを状態や、傾斜した樹木の長さや傾斜角や傾斜している方向を、知る事ができます。キャノピー(樹冠)の測定、コンパス測量に別の場所から辺長、方位角の測定が可能になります。〇コンパスモードコンパスモードでは電子コンパスがLCDディスプレイに表示されます。ヘッドアップディスプレイを覗いて目標物を測定すると、目標物までの斜距離(SD)、水平距離(HD)、高さ(H)、斜角(DEG)、方位角(AZ)、がLCDディスプレイに表示されます。これにより測点の位置測定(コンパス測量でポケットコンパスを用いて測る斜距離、斜角(目標への傾斜角)、測点までの距離が測れます。ポケットコンパスを用いたコンパス測量ができ大変便利で効率アップになります。〇角度モード角度モードでは目標位置に対しての角度(傾斜)が計測できます。目標を覗いてボタンを押します。目標方向の角度(DEG,GRAD,%)が表示されます。トランスポンダーを使用して同時に距離(水平距離)の測定もできます。電子クリノメータメータ—として利用が可能です。〇ラインクリヤーモードラインクリヤーモードでは、樹木を伐採したとき倒れた樹木が電線や建物などにかからないか等を調べる機能です。倒した木が上の電線に架からないか?倒した木が道路や、建物にかからないか?など確認ができます。安全な作業の確認等に利用できます。〇デルタハイトモードデルタハイト機能は、例えば送電線のたるみの量の測定などに利用できます。送電線の両側の位置と一番垂れている電線の位置を測定し、送電線間の水平距離や垂れの量が測定可能です。GNSS(GPS)機能、電子コンパス機能を利用して、連続して測量していくモードです。森林測量ならコンパス測量、一般的な測量ならトラバース測量に相当し、路線(線形)などの測量に便利です。GNSS機能を使ってその場所の位置(緯度、経度)を求め、その位置からレーザーまたは超音波距離計と電子コンパスを利用して次点の位置を求めていきます。次点の位置が見通しがつかないなどで計測できない場合は、GNSS機能を使用して計測し測定を継続していくことが可能です。計測した値は記録が可能なので後でパソコン等で確認ができます。確認できるデーターはCSV形式とKML形式になっています。CSV形式のファイルはエクセルで開くと表になって見ることができます。KML形式のファイルはグーグルアースで開くことができます。測量した場所に観測した図を見る事ができます。従来のトラバース計算ソフトにデータを入力すれば、精度などの計算や、座標値を利用して面積計算などが可能になります。このマップトレイルの特徴は従来の森林測量システムで行っていたことが、システムに頼らずできてしまうことです。価格の面からいってもかなりお安くできると思います。マップトレイルでの測量ではポールにターゲットなどをつけて使用する事によって計測する位置を測定時に明確にすることが可能です。ポールターゲットの併用もお勧めです。フィールド機器活用のページへ〇マップターゲットモードレーザー測定を使って3D及び2Dマッピング測定ビルなど異なる大きさのターゲットを3Dマッピング作業するのに便利です。同じ機能を使用し視界の良い場所やビルの中など2Dエリヤを計算することができます。TARGET)モードはGNSS(GPS)機能を使って面積を測定します。測定が終了したらLCDディスプレイで結果を見る事ができます。周長も同時に表示されます。内蔵のBluetooth機能を使用して別のGNSS(GPS)機器で測定した位置データを使用する事もできます。測定データは、CSV、KML形式で記録され、後でそのデータの使用も可能です。エリアのIDを入力し初点の位置を測定します。その後測定したい場所を歩いて回ります。初点まで戻って終了します。測定は5m間隔で行われ座標位置が記録されていきます。最初と最後の操作だけなので簡単です。簡単に面積を確認したい時などに便利です。ft7角度(仰角)-90°〜90°。T3、アルカリ電池9mW)アダプターと一脚のスタッフ、4つの部分(33-140cm)重さ270gアルミ運搬/収納ケースユーザーマニュアル日本語ユーザーマニュアル(弊社作成分)この仕様は2019年5月21日現在のものです。取扱説明書フィールド機器活用のページへ販売価格ご購入に関してご購入はやまぐちしょうてんネットショップでも購入可能です。掲載:2019/01/28。