5.0から追加された機能に「バリデーション機能」がある。作成したプロファイルとカラーパッチを比較して検証する機能だ。うまく使いこなしてほしい。測定が終了すると測定結果画面が現れる。目標値とそれに対する調整結果が示される。左側、ガモット図下にあるボタンが「バリデーション機能」のボタンだ。ここをクリックするともう一度センサーを初期化してから、プロファイルの検証が始まる。すると、ガモット図下のボタンが「検証開始」から「検証結果」に変わっているはずだ。「検証結果」ボタンをクリックすると検証結果が表示される。プルダウンメニューから、基準にすべき色差式を選ぶことができる。人間の視覚特性が加味されている「CIE2000」を選択するのが妥当だ。検証結果の数値についてだが、色差が「0」になることはまずあり得ない。センサーの公差、ビデオボードの公差、モニターの公差、CMMの精度などが複雑に絡み合った結果だ。マッチングの結果からすれば、この程度の色差は全く問題のないレベルである。5.0の「バリデーション機能」では、ΔE4以上の色差がある場合には、数値が黄色く表示される。黄色表示がついていなければ、数値そのものは、気にしなくて良い。どのパッチであるかにもよるが、黄色く表示された箇所が複数箇所あるようであれば、再度キャリブレーションをしてみる。その程度に考えてよい。思ってもみない数字が出ることがある。その場合、ほとんどの原因はセンサーの初期化の失敗である。この画面を閉じて、「保存」をクリックすればまずは第一段階が終了だ。1STEP8:キャリブレーション終了!ではない手順を追ってひとしきりのモニターキャリブレーションが終わったが、本稿の「ワンランク上のキャリブレーション」はまだまだ終わらない。ここからがワンランク上へのステップである。言っても、特別難しいことをして欲しいわけではない。設定を少しずつ変えながらSTEP4からSTEP7をあと4回繰り返して欲しいのである。変えるべき設定は「ガンマ」のみである。その他の設定は変えてはいけない。ガンマ1.8でキャリブレーションが終わったので「ガンマ」を0.1ずつあげて2.2までキャリブレーションするのである。一回ずつ、検証と保存をして1.8から2.2まで、0.1刻みで5つのモニタープロファイルを作って欲しい。これは、このあとターゲットと比較をして、適切な「ガンマ」を割り出すためである。この繰り返し作業が済むと初期画面から5つのプロファイルを切り替えて使用できるようになる。ガンマとは一体何かSTEP9:ターゲットの準備モニターキャリブレーションはモニター単体のキャリブレーションだけで終わってもよいのであるが、何らかのターゲットとカラーマッチングすることが目的である。そこで今回は以下のような画像を用意し、エプソンPX-5800でプリントした。