吉田春美の在宅支援ページ人工呼吸器を装着した重度障害者(脳性麻痺頚椎症)の24時間フルケア在宅生活の実践記録です。先日の日曜日には福祉フォーラムに出席して、たくさんの皆さんに今日までの経過と在宅にもどれた喜び、これからの展望を伝えることが出来ました。大分市長からも直接にコメントをいただくことも出来ました。懐かしい方々にも会うことが出来ました。退院から3週間が経過しました。今回は、これからさらに安心、安定した生活を送るための話し合いにしたいと思います。ヘルパーさんの名前を覚えて、今日の泊まりは誰かなと考える余裕も出て来た。いっても、不安なことも幾つか出て来た。吸痰については、上手い、下手と言えば多少の違いはあっても気になる程でもない。注文を付けると、一回の吸痰は、2度以内に済ませる人は上手いと言える。読み取り側から見易いと思う水平あるいは直角に向けられても、指す側としては、何ともし難く、指し棒を口から離すしかなくなる。直覚から指す側へ斜めに傾けて、指し棒と文字盤が直覚になる位置で、指し棒が文字盤に触るか触らない位置にすると、スムーズに話が出来る。調子に乗ったら内緒話や注文も増えて来る。レスピの学習会に来ていない人もいるので、確認の意味からも次の点に気をつけたい。・気切部分の回路が外れていないにも関わらず、アラームが鳴り止まなくて、苦しみがある時は直ちに気切側の回路を取り外す。主な原因として、回路(特に呼気弁ライン又は気道内圧ラインの細い管)が外れている時や破損している時。・針の穴程度の傷でも苦しくなるが、アラームには反応しない。注意して見ると空気または水漏れを指先で感じられる。・呼気弁〈緑色の器具〉の蓋がゆるんでいたり、呼気弁がずれて正常に入ってない。叉は、呼気弁の中に水滴が溜り呼気弁の動が悪くなった時などが考えられる。ある事としてウォータートラップの水を廃棄した後、正常に固定されていないこと等がある。“AutoPage”AutoPage最新お知らせ。