0081937-000振とう培養時のDO/pH/バイオマス(OD)の非接触オンラインモニタリングが可能。ツメクランプとセンサーフラスコは別売です。酸素とpHの測定にはセンサーフラスコが必要です。底にセンサーチップが貼付されています。〜2Lフラスコが1本架けられ、フラスコ内培養液のDO、pH、バイオマスを非接触・リアルタイムで同時モニタリングすることができます。:OUR)を酸素測定値の傾きから算出することもできます。varioは一般的な振とう培養機に適合しており、振とう台に簡単に装着することができます。ータはPCにBluetooth経由でワイヤレス転送されますので、振とう培養機からの邪魔な配線が一切ありません。制御することができます。■検出のしくみバイオマス定量は濁度測定に基づいています。光が培養液中の懸濁粒子に当たって反射されたものを、フォトダイオードで検出し濁度を求めています。加速度センサーが組み込まれており、振とう中のデバイスの位置を測ることで、液面が高い時にあわせてバイオマス測定のタイミングを調整することができます。測定にはセンサーフラスコが必要です。センサーチップが貼付されています。励起光により、フラスコ内の酸素あるいは水素イオン濃度に依存してチップが蛍光を発します。この蛍光時間を非侵襲的に読み取ります。蛍光時間は酸素あるいは水素イオンにのみ依存します。値から算出することができます。1.66kg(アタッチメント含む。(測定用のソフトウェアモジュール別売。センサーチップを市販の三角フラスコに貼付して代用することも可能です。(*2)ご使用にはパソコンが必要です。バイオマスの測定には、測定したいパラメータの各ソフトウェアモジュール(別売)のインストールが必要です。●SFR用ツメクランプ、センサーフラスコは別売です。●外観は時期により変わる場合があります。●本製品の仕様については、より詳細な資料をご用意しております。お気軽にご請求ください。SP-PSt3-YAU-D5O2センサーチップ、ガラス基盤(オートクレーブ可)。対象容器内に専用の接着剤で貼付し、外部からその蛍光を検出器で読み取ります。SFR蛍光を用いた非接触測定テクノロジーで実現した、手軽で確実な培養モニタリング。O2/pH両用センサーフラスコ使用、培養のモニタリングに。取り組み採用情報[中途採用]採用情報[新卒・第二新卒]WEBユーザーサポート新規WEBユーザー登録WEBユーザーログインお問合わせ。