KBお問合わせを頂きまして、ありがとうございました。量の酸素を吸入できます。75%の節約が可能です。(酸素ボンベ)の持ちが良くなるため、長い時間の外出が可能になります。酸素供給が柔らかく、通常の呼吸と同じ感覚でご使用いただけます。調節リングをYアダプタ付近まで下げて下さい。鼻プロングを固定し、チューブを両耳に掛けて下さい。3.下記の事項については、必ず医師の処方に従って下さい。設定流量(裏面の表をご参照下さい。交換する時期4.作動原理5.酸素供給源から供給される酸素は、チューブ及び鼻プロングを通じて、患者の鼻孔に運ばれる。気時、リザーバとよばれる酸素節約装置が膨らみ、そこに酸素供給源からの酸素が流れ込む。吸気時、通常供給される酸素に付加してリザーバに蓄えられた酸素も供給される。率よく酸素吸入をすることが可能になる。上記の使用も可能です。)(調節リングを再度調節して適当な長さにして下さい。給源に接続して下さい。(裏面の表をご参照下さい。)6.使用後は本体表面を柔らかい布でからぶきしてから保管して下さい。柔らかい布に石鹸水を含ませ、硬くしぼってから拭いて下さい。この場合、本体内部を濡らさないようご注意下さい。7.交換について交換についてオキシマイザーは、およそ3週間で交換して下さい。使用環境により、より早い時期に交換が必要な場合もあります。(リザーバ部やチューブに破損が生じたときは、直ちに交換して下さい。オキシマイザーペンダントこちらはペンダントの中に酸素節約装置(リザーバ)が設置されており、洋服の中にしまうこともできます。設定のめやす設定のめやす《本品を本品を使用した使用した状態した状態で状態で酸素流量を酸素流量を設定して設定して下して下さい。7.0L/分以下でご使用下さい。以内で本品を使用しないで下さい。・漏れのないよう、酸素供給源との接続は確実に行って下さい。・同一の患者以外では再使用しないで下さい。・結露しないようにし、リザーバ部の動作が正常であることを常に確認して下さい。・鼻呼吸が出来ない人(口呼吸者)は使用しないで下さい。・チューブにねじりや折り曲げ、破損等がある場合は使用しないで下さい。・本品を呼吸同調器と共に使用しないで下さい。・本品は医師の処方及び指示にしたがってご使用下さい。・医師は本品を使用した状態での適切な酸素流量を処方して下さい。・油やグリース、石油製品等を本品の近くで使用しないで下さい。