(2)→リスト表示するPartsパーツはありません。口腔の疾病は口腔内で診療をするから、歯科医師と診療する器械は唾液と血液に触れる。エイズ、結核などを持っている病患に区別に扱わない。反復した口腔診療器械に厳しくて有効に消毒したり滅菌したりしなくて、医師と患者、患者と患者の交差感染を引き起こす。消毒滅菌の方法がどうすればいいい?口腔診療器械の消毒には方法を選んで、以下の3つの方面の問題が気をつけるべきだ。1.滅菌の効果がよくて、特に、病毒に殺菌効果を確実する。2.消毒の時間が短い。高圧蒸気消毒キャビネットの滅菌時間の国際標準は135°C±2、3.5分をかける。消毒時間が短いことは昇温と冷却の時間ができるだけ早い。歯科用ハンドピースは価値がちょっと高いから、大量にハンドピースを買うことを通して、一患者一滅菌ハンドピースが実現できない。多くの医院には不可能だろう。速めに滅菌する方法によって、一患者一滅菌ハンドピースの要求を達する。3.器械は消毒中で、損害ではなくて、損害が少ない。それは消毒の方法の重要な条件だ。歯科用ハンドピースから反復に使用された。価格が高い(特に輸入するアンドピースを指す)、質は脆弱で、長い時間の高温で損害するから使用寿命に減らされる。そこで、大部分の国内の病院の口腔科はヨードチンキで拭うまた化学な消毒方式をする。色々な実験によると、その消毒方式の滅菌効果が悪い。大量な細菌と病毒を残った。疾病予防センターの監視の結果によると、歯科用ハンドピース、唾液を扱う設備などは4時間で2%のアルカリ性グルタルアルデヒドに浸すあとで、13.33%の細菌を検査した結果が陽性だ、30%HbsAgも陽性を呈する。フッ素付き消毒剤はハンドピースの消毒結果にグルタルアルデヒドと同じだ。歯科診療所の必要な設備になる。キャビネットは色々があるが、以下の3つの種類が含まれ、比較してみる。普通な高温高圧蒸気消毒キャビネット働く原理:下排気また自然排気方式を採用している。常に消毒中で、半開キャビネットは空気蒸気を排除する。滅菌の効果:その高圧蒸気消毒キャビネットの中で、残った空気が最多で、温度が均等でなくて、だから滅菌の効果が悪い。消毒キャビネットはしかRで実体と非包裹器械が消毒できない。器械の表面にはしか消毒しない。水の循環システム:密封な水の循環システムだが、消毒の循環水が重複に使われる。真空排気滅菌キャビネット真空ポンプを利用して、気圧より低い負圧を出す。消毒腔内の空気を抽出する。キャビネットだけは消毒腔内の圧力が100ミリバールを超えない要求を達する。消毒腔内の残った空気:数回の抽出は2%を達する。滅菌の効果:何度も真空を抽出した(三回以上)消毒キャビネットの殺菌効果はよい。非空芯器械だけでなくて、消毒腔内と包裹器械も消毒できる。く原理:パルス強制排気法をして、国際的な特許を取り得る。消毒腔内の圧力を増やし、気圧より高い正気を出す。それは空気に設定な排気孔を排出させる。消毒腔内の残った空気:2%を超えない滅菌の効果:殺菌効果がよい。特別に、複雑で精密な器械に適する。眼科の手術器械や歯科のハンドピース及び真空で消毒しなくて硬性な内視鏡などの嵌める器械だ。デメリット:価格が高く、滅菌腔の容積が小さく、大型な物品に消毒しない。Partsパーツはありません。Favoriteお気に入りはありません。無断転用・転載を禁止します。