この記事で説明されている解決策で動作することが確認された製品を示しています。この解決策は、他の同様の製品やアプリケーションにも適用される可能性があります。SystemWindows問題DAQmxを使用しているときに、マルチファンクション(MIO)DAQデバイスにアクセスできません。データを収集しようとすると、常に次のエラーメッセージが表示されます。考えられる理由:デバイスは経路設定に使用できません。デバイスはリセットする必要があるか、または既にリセット中である可能性があります。デバイスをリセット中の場合、リセットが完了するまで待機してください。解決策このエラーが発生した場合は、次の手順を試します。リアルタイムDAQデバイスのテストパネルやDAQアシスタントでエラーが発生するを参照してください。MAXでデバイスをリセットします。MAXを起動して、デバイスとインタフェースで対象のデバイスを見つけます。デバイスを右クリックして、デバイスをリセットを選択します。Loaderのステータスを確認します。リセットに失敗した場合は、デバイスを再度取り付け直します。マネージャーからデバイスを削除します。コンピューターを右クリックしてプロパティを選択します。マネージャーを選択します。Acquisitionを展開してデバイスを見つけ、右クリックしてアンインストールを選択してアンインストールします。(プロンプトに沿ってデバイスをアンインストールします。パネルに移動し、ハードウェアの追加を選択します。パネルのデバイスの追加を選択します。Windowsは自動的にデバイスを検出し、新しいハードウェアの追加ウィザードがハードウェアのドライバを自動的に選択できるようにします。デバイスが最初に検出されない場合は、コンピュータを再起動します。再インストールに成功したら、MAXでテストパネルを実行して動作確認します。その他のサポートオプションNIコミュニティに聞くディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーションNIコミュニティでソリューションを検索するエンジニアからのサポートをリクエストする有効なサービス契約が必要な場合があり、サポートオプションは国によって異なります。