)から照明し、1方向から受光するマルチアングル方式を採用しています。環状に18方向から光を当てるリング照明方式を採用しています。従来機種CM-512m3とのデータ互換性があります。追求した分光測色計の最上位モデルです。Teil7に準拠した光学系を採用しています。測定径はΦ25.4mm、Φ8mm、3×5mmです。di:0°,de:0°光学系による透過色測定ができます。UV光量の調整ができ、蛍光色測定が可能です。CM-5/CR-5は色覚の個人差を問わず、より多くの人に見やすいカラーユニバーサルデザインに配慮して作られていると、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構により認証されています。特長パソコン制御の高精度・高信頼性の据置タイプで、Windows対応ソフトで使用できます。各種規格に準拠したdi:8°,de:8°(拡散照明・8°受光方式)光学系を採用しています。測定径はΦ25.4mm、Φ8mm、Φ4mm、です。di:0°,de:0°光学系による透過色測定ができます。SCI(正反射光含む)とSCE(正反射光除去)の同時測定が可能です。パソコン制御の高精度・高信頼性の据置タイプで、Windows対応ソフトで使用できます。各種規格に準拠したdi:8°,de:8°(拡散照明・8°受光方式)光学系を採用しています。測定径はΦ25.4mm、Φ8mm、Φ4mm、です。di:0°,de:0°光学系による透過色測定ができます。SCI(正反射光含む)とSCE(正反射光除去)の同時測定が可能です。NX」は、分光測色計および色彩色差計をPCに接続して操作・制御でき、多彩な機能や表示ができる、色彩管理ソフトウェアです。ナビゲーションウインドウの表示などわかりやすく操作を導いてくれます。対象機種については、以下よりご確認ください。NX」の基本機能を継承し、新たに測定器の「診断機能」を搭載したQCソフトウェアです。対象機種については、以下よりご確認ください。研究機関でお役立ていただけます。アタッチメントが、さまざまなものの測定を可能にします。評価式を自由に入力できるので、独自の評価式で色彩管理が可能です。測定ヘッドは単体で使用できるので、狭い場所や携帯性を重視する用途に威力を発揮します。CM-5/CR-5は色覚の個人差を問わず、より多くの人に見やすいカラーユニバーサルデザインに配慮して作られていると、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構により認証されています。SPAD値(葉緑素含量を示す値)として表す計測器です。GM-268Aは20°、60°、85°、GM-60A/GM-60S/GM-60CTは60°のみです。GM-60CTでは低グロスの対象物を高精度で測定可能です。GM-60Sでは測定径2mm×4mmを採用し、微小面や曲面の測定が可能です。表示部にカラーLCDを搭載。5種類の外観品質特性を同時に測定できます。Rspecサンプルの傾きや浮きによる誤差を自動補正します。小型・軽量で携帯性に優れています。プローブタイプで小面積や曲面の測定ができます。相関色温度(K)・色度(xy)・照度(lx)・三刺激値(XYZ)の測定だけでなく、主波長※1、刺激純度※2の表示も可能です。標準付属品のソフトウェアを使用し、測定データを取り込むことで、自動的にLEDのランク分けをすることが可能です。光の評価において、その光線に最も多く含まれている波長。単位はnm(ナノメーター)。色の鮮やかさを示す指標。分光放射輝度計に迫る高精度で測定できます。