Instron弊社のウェブサイトはユーザーの利便性を最適にし、それを保証するためにクッキーを使用しています。弊社のウェブサイトを継続してご覧になる場合は、クッキーの使用に同意する必要があります。伸び計ひずみ測定は材料試験において鍵を握り、ASTMやISOなどの産業規格のほとんどで要求さえる重要な要素です。インストロンはひずみ測定のための幅広い製品群をラインナップし、様々な材料やアプリケーションに対応しております。貼付式ひずみゲージから、先進型のビデオ伸び計まで、規格を満足させる品質を保つためインストロンのエンジニアにより製造されています。対応することも可能です。ひずみ測定のデバイス非接触ビデオ式ビデオ伸び計は非接触式の伸び計で、高解像度ディジタルカメラ技術を使い、試験片上に貼付された2個のマーカーの動きを追跡することにより変形を測定できます。ビデオ伸び計の主たる長所は、試験片に一切の影響を与えず、ナイフエッジのずれによる問題を排除でき、運動部品の慣性による誤差も排除できます。必要性に応じて、より迅速に、信頼性のより高い、より正確な材料試験作業の必要性が生じています。接触式の自動伸び計は、標点距離の自動位置きめ機能ともに、試験片への自動装着機能を活用できるので、試験機関の生産性拡大に貢献します。多様な形状に対応できます。クリップ式伸び計は、素早い装着で簡単にご使用いただけます。軽量でも頑丈な十字ブレースがあるので、物理的なねじれによる誤差を排除するとともに、装備保護装置により、過剰な伸びによる破損が生じないように保護されています。伸び計のアームの作動力は低いので、表面が硬いか滑らかな材料を試験する場合でも、ナイフエッジがずれる可能性は減少します。静的用途のクリップ式伸び計は、金属やプラスチック、複合材料を含む広範囲の材料と部品における、静的なひずみの測定に使用できます。測定長さの長い伸び計(XL)は、伸びが非常に大きな材料において、ひずみ測定を正確に行えます。この伸び計は、電気機械試験用で最大250mmまでの試験片伸びを測定できます。XLは、試験片に素早く簡単に直接装着できるように設計されています。標点距離に適合させ、10mmから200mmまでの範囲内で調整することができます。繰り返し疲労試験用のクリップ式伸び計は、多様な接触式の方法により、正確なひずみ測定を可能にします。軽量でも頑丈な構造であると同時に、固有振動数が高いので、高振動数や疲労試験用途に理想的です。作動するアームにかかる所要の力は小さいので、表面が硬いまたは滑らかな材料を試験する場合でも、ナイフエッジがずれる可能性は小さくなります。動的試験用のクリップ式伸び計は、金属やプラスチック、複合材料を含む広範囲の材料と部品における、引張や圧縮、またはゼロ点を挟んだ反転応力モードのサイクルひずみの測定に使用できます。単軸および二軸の平均値伸び計は、先端複合材料や硬質プラスチック、金属の試験に使用できます。単軸の平均ひずみは、試験片の両面についての別々のひずみ測定から決定されます。平均ひずみを採用することにより、試験片の曲げによる誤差を排除でき、正確な弾性率を決定することができます。横方向のひずみトランスデューサと伸び計を一体化することにより、軸方向と横方向の平均ひずみを同時に測定することができ、ポアソン比を決定することができます。一般的には、このような伸び計は、弾性的な特性を決定するなど、小さなひずみを測定することを目的にしています。先端複合材料や硬質プラスチック、金属の弾性的特性(弾性率とポアソン比)を決定するための静的試験。2軸の情報LVDT線形可変差動トランス(LVDT)変位トランスデューサは、材料試験システムの荷重フレームの変位を測定する測定デバイスです。LVDTは変位トランスデューサの1つの要素であり、インストロンの電気機械式と油圧式の試験システムの両方に使用できるように設計されています。貼付式ひずみゲージ貼付型ひずみゲージは、小さな金属製の電気回路であり、試験片の表面に接着されます。されたひずみゲージは廃棄されるので、1試験当たり約5ドルのコストがかかります。貼付型ひずみゲージは、非常に正確ですが、ひずみは10%以下に限定されます。非常に熟練したオペレーターでも、貼付するのに数分を要するとともに、接着剤を硬化するために数時間オーブンを使う必要があります。計は、ひずみを測定するために静電容量、ひずみゲージ、およびLVDT技術を使用します。これらの高温接触式伸び計は、多種多様な材料および温度範囲に対応し、恒温槽および大気炉と一緒に使用できるよう設計されています。曲げたわみ計たわみ計そのものは、ひずみ測定装置ではありません。2)と組み合わせて使われます。円周方向伸び計は、円筒形状の試験片の円周方向の変形を測定するために使用されます。ひずみゲージ伸び計が、試験片の円周まわりに、チェーン方式により装着されます。試験片が圧縮により変形する過程で、円周長さの変化が伸び計によりモニターされます。詳細き裂開口変位(COD)ゲージき裂開口変位トランスデューサは、ASTMとISOの標準的な破壊力学試験(サイクルまたは静的)を実施するために特別に設計されており、全ての一般的な試験片形状(CT、SEB、中央き裂、円弧タイプ)に対応できます。横方向のクリップ式伸び計は、横方向(または幅方向)のひずみを測定するのに使用できます。測定長さが小さい場合(<0.5mm)は、弾性的性質の決定に用いられ、測定長さが大きい場合(>5mm)は、塑性的性質の決定に用いられます。交換用ナイフエッジとクリップ伸び計用のオプションパーツならびに、交換用のパーツをご用意しております。交換用ナイフエッジはご使用中のものが消耗した際に交換してください。オプションのクリップは、異なる試験片を使用する際にお使いください。伸び計の校正器は、伸び計が電気的校正を適用できない、または出力の手作業による検証が要望される場合に使われます。詳細アクセサリーカタログアクセサリーカタログ第7版(英語)では、その他の伸び計もご覧いただけます。ナイフエッジ、クリップ、接続用ケーブル等伸び計のためのアクセサリーについても掲載されています。