この記事で説明されている解決策で動作することが確認された製品を示しています。この解決策は、他の同様の製品やアプリケーションにも適用される可能性があります。9401には8本のデジタルラインがあることは把握しています。9401は、1ニブル単位、すなわち4ビット単位で測定用のラインとしてダイレクトに構成できます。このモジュールは8チャンネルがありますが、4チャンネル(チャンネル0~3、チャンネル4~7)をひとまとまりとして、入力または出力として構成する必要があります。すべてのチャンネルが入力、すべてのチャンネルが出力、もしくは1ニブルが入力でもう一方が出力として構成します。9172シャーシで使用する場合、ニブルを入力に設定したカウンタ入力と、ニブルを出力に設定したカウンタ出力を使用できます。DAQmxでは、DAQmxで4ピンを入力として、4ピンを出力として構成する方法を説明しています。9401をCompactRIOシャーシで使用する場合、入力または出力用にモジュールを構成する方法は次のとおりです。初期入出力構成は、モジュールプロパティダイアログボックスから構成できます。モジュールのプロパティを取得するには、プロジェクトエクスプローラでモジュールを右クリックし、プロパティをクリックします。I/Oメソッドノードを使用して、プログラム的にライン方向を変更することもできます。I/O>>I/Oメソッドを選択して、メソッドを作成できます。メソッドを配置したら、それを右クリックして、項目を選択>>Mod(x)を選択します。Directionを選択します。その他のサポートオプションNIコミュニティに聞くディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーションNIコミュニティでソリューションを検索するエンジニアからのサポートをリクエストする有効なサービス契約が必要な場合があり、サポートオプションは国によって異なります。