この記事で説明されている解決策で動作することが確認された製品を示しています。この解決策は、他の同様の製品やアプリケーションにも適用される可能性があります。MS/sのスループットで連続収集を行う必要があります。これらのデバイスで連続収集はサポートされていますか?どのAPIまたはサンプルプログラムを使用すればよいですか?解決策NI-SCOPEバージョン3.6以降は、USB-5132/5133は連続収集をサポートしています。Foreverサンプルプログラムを使用する必要があります。各開発環境でサンプルプログラムの参照する手順は以下のとおりです。LabVIEWの場合:使用しているLabVIEWのバージョンと互換性のあるNI-SCOPEのバージョンをインストールします。Compatibilityを参照してください。LabVIEWで、ヘルプ>>サンプルを検索...>>ハードウェア入力と出力>>モジュール式計測器>>NI-SCOPE>>連続集録に移動します。Forever.viというサンプルプログラムを開きます。LabWindowsTM/CVIの場合:NI-SCOPEをインストールします。Acquisitionに移動します。FetchForever.prjというサンプルプログラムを開きます。.NET開発環境の場合:NI-SCOPEをインストールします。Libraryをインストールします。Resourcesを参照してください。次のフォルダにあるC#とVBで使用可能なサンプルプログラムを参照してください。xx\FetchForever追加情報USBバスの制限により、デバイスのフルレートで連続して収集することはできません。達成できる速度はシステムや購入したメモリオプションに依存します。NIでは、約10MS/s弱になることを確認しています。Compatibilityその他のサポートオプションNIコミュニティに聞くディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーションNIコミュニティでソリューションを検索するエンジニアからのサポートをリクエストする有効なサービス契約が必要な場合があり、サポートオプションは国によって異なります。