高温対応センサーはどこまでを高温条件に設定できますかSE800Sは流体温度150°C以下、SE800SHは流体温度200°C以下です。温度条件は、流体温度条件であり、センサー周囲は室温を基本です。★高温での計測は、耐熱条件のほかに、流体の活性化による腐食などの危険も考慮した設計をします。ノイズの影響を受ける可能性を軽減したいのですがどうしたらよいですかノイズ発生源と圧力センサーの距離を離すような設置をしてください。シールド線のアース接続は重要です。アイソレーターやノイズフィルターを使用することも効果的です。お困りの時ときはご相談ください。サイクリックな圧力変動は計測に影響がありますか圧力がサイクリックな(脈動がある)場合、一時的には常用圧の数倍もの圧力が圧力センサーにかかることがあります。オリフィスやダンパーを使用することで影響を軽減出来る場合もあります。結露の影響を軽減する取り付け方はありますか結露は主に、湿度調整と温度差調整により軽減することができます。空調を活用し、湿度をさげるよう周囲環境の調整をお願いします。流体温度が低い場合には、流路から距離をとり圧力センサーと周囲の温度差がなくるような設置をご検討ください。指標として保護の状態を数値化したものが保護等級です。日本ではIP規格がよく用いられます。流体の慣性で管内に衝撃と高圧が発生する現象です。水時、ポンプの急停止といった急激な圧力変化によって生じます。圧力センサーのダイヤフラムに過大な圧力がかかり故障の原因になります。薬液、純水供給にはどんなセンサーが良いですか薬液にステンレス系ダイヤフラムが使用される場合もありますが、弱酸性・強アルカリ性の薬液には、金属ダイヤフラムは腐食されます。型式に計測圧力範囲は選択できますか当社の商品の型式には、圧力範囲を表すコードが含まれておりません。圧力範囲をお伝えください。お客様とご相談のうえ決定いたします。脂、セラミックなど豊富な種類を取り揃えております。防爆仕様は可能ですか当社のHYP-Bシリーズは本質安全防爆用として日本(TIIS)、韓国(KOSHA)、中国(NEPSI)の規格で認証を取得しています。