この記事で説明されている解決策で動作することが確認された製品を示しています。この解決策は、他の同様の製品やアプリケーションにも適用される可能性があります。7.0問題LabVIEWでDAQアシスタントを使用しています。1つのチャンネルでアナログ出力を使用すると、データ入力を正しく配線することができ、正常に動作します。使用して、各行がチャンネルを表す2D配列を作成する必要があります。次のスニペットは数値の2次元配列が数値制御器からどのように構築されるかを示しています。DAQアシスタントは、チャンネルごとにN個のサンプルを生成するように設定されています。5であるため、各チャネルで5点のデータが生成されます。DAQアシスタントのアナログ出力モード(ハードウェアへの参照を開き、データを生成して参照を閉じる)の性質上、これはデータの連続生成に最適な方法ではありません。この関数の実装に適した例については、ヘルプ>>サンプルを検索>>ハードウェア入力と出力>>DAQmx>>アナログ出力にあるサンプルプログラムを参照してください。関連リンクデータ収集の概要NI-DAQmxにおける10種類の関数の習得および多くのデータ集録アプリケーションに対処できる処理についてその他のサポートオプションNIコミュニティに聞くディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーションNIコミュニティでソリューションを検索するエンジニアからのサポートをリクエストする有効なサービス契約が必要な場合があり、サポートオプションは国によって異なります。