この記事で説明されている解決策で動作することが確認された製品を示しています。この解決策は、他の同様の製品やアプリケーションにも適用される可能性があります。CompactDAQ(cDAQ)シャーシの各モジュールでアナログ入力(AI)サンプリングまたはタイミングクロックレートを指定したいです。独立したNI-DAQmxタスク数、さらには使用可能なさまざまなサンプリングレート数は、使用可能なタイミングエンジンの数によって決まります。メモ:cDAQシャーシ第2世代の全マルチスロットには、3つのAIタイミングエンジン(ai、te0、te1)があるため、CompactDAQシャーシで複数のサンプルレートを設定することが可能です。DAQmx機能を搭載するcRIO-904xコントローラは、各サブシステムのシャーシのスロットごとにタイミングエンジンを備えています。これは、8スロットモジュールが最大8つの異なる入力または出力タスクで最大8つの異なるサンプルレートを設定可能にすることを意味します。cDAQ-9172にはAIタイミングエンジンが1つしかないため、cDAQ-9172を使用して単一の入力タスクに複数のサンプルレートを構成することはできません。複数のタイミングエンジンにあります。APIはそれらに異なるタイミングエンジンを自動的に割り当てます。サンプルタイミングエンジンプロパティ(DAQmxタイミングプロパティノードの上級セクションにあります)で使用するタイミングエンジンを構成することもできます。1つのタスクで複数サンプルレートを実現するためにはどうすればいいですか?対象のタスクで使用する最大のサンプルレートで収集するように構成し、入力値をリサンプルもしくは平均化することで遅いサンプルレートをシミュレートします。つのタイミングエンジンのみが搭載されているデバイスでも使用できます。複数モジュールタスクでの最大サンプルレートはどのくらいですか?最大サンプルレートを計算するためには、使用するモジュールの中に「低速サンプルデバイス」が存在するかを確認する必要があります。Modulesを参照してください。各タスクの最大サンプルレートは、タスク内にある「低速サンプル」ではないデバイスの中で最もサンプルレートが低いデバイスの最大サンプルレートに依存します。タスク内の低速サンプルモジュールは、タスクのサンプルレートに合わせて重複したデータポイントを出力します。これはデータ解析時に考慮する必要があります。50kS/sとなります。NI-9237歪みモジュールのサンプルレートがNI-9201のサンプルレートに制限をかけますが、NI-9211は1点の熱電対サンプルにつき3572点の重複したサンプル(50k/14)を出力します。ソフトウェアでデータ解析をする際に、この点を考慮して解析が必要です。追加情報サンプルレートを決定するモジュールが同時サンプリングデバイスではない場合、最大サンプルレートは使用するチャンネル数にも依存します。使用する低速サンプルデバイスが同時サンプリングに対応している場合、サンプルレートをチャンネル数で割る必要はありません。チャンネルで出力される重複サンプルと同じ数のサンプルがすべてのチャンネルから出力されます。一部のモジュールはタスクの種類により異なる最大サンプルレートがあります。これはモジュールのサンプルモードプロパティでソフトウェアで構成します。NI-DAQmxその他のサポートオプションNIコミュニティに聞くディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーションNIコミュニティでソリューションを検索するエンジニアからのサポートをリクエストする有効なサービス契約が必要な場合があり、サポートオプションは国によって異なります。