Instron弊社のウェブサイトはユーザーの利便性を最適にし、それを保証するためにクッキーを使用しています。弊社のウェブサイトを継続してご覧になる場合は、クッキーの使用に同意する必要があります。様々な材料や部品の圧縮試験のための治具です。さ、圧縮耐力を測定する様々な試験をすることが可能です。2501シリーズの圧縮盤は精密に作られた圧縮盤により、試験中に適切に荷重を試験片に伝えることができます。この圧縮盤は表面硬さHRC58~60でできており、様々な試験片に荷重をかけることができます。直径50mmと150mmの圧縮盤が標準です。kNまでのラインアップがあります。同心円リング直径150mmから300mmの圧縮盤には、レーザーで刻み込まれた同心円リングがあります。この同心円リングにより試験片を圧縮盤の中心に置きやすくなります。LVDTのマウント圧縮盤にはオプションの変位計を取り付ける場所があります。圧縮盤にはオプションの変位計を取り付ける場所があります。2枚の同じサイズの圧縮盤を使い、2枚の圧縮盤の距離を計ることができます。ロックナット機構バックラッシュを無くし、簡単に手締めができる機構となっております。試験片に合わせて圧縮盤が動くことにより、試験片の上下面が平行でない試験片でも圧縮試験ができます。LVDTを使用して、ハイサイクルの圧縮疲労試験を行うことが可能です。接続ネジサイズや圧縮盤のサイズ、他のオプションもございます。