Kg(4-ch)SIGLENTのSDS1000Xシリーズ・スーパー・ポースポロス・オシロスコープは、100MHz、200MHz(1GSa/sの最大サンプル・レート)のバンド幅で、利用可能で、14Mptsの最大レコード長があります。一般的に用いられる機能は、そのユーザーフレンドリーなワンボタン・デザインでアクセスできます。SDS1000Xシリーズは、SPO技術の新世代を採用します。SDS1000XシリーズはSPO技術の新世代を使用します、優れた信号忠実度で、バックグラウンド・ノイズは、類似した製品より低いです。SDS1000Xは、500uV/divの最小限の垂直入力レンジ、高感度と小さなジターによる革新的なデジタル・トリガー・システムと60,000フレーム/秒の波形捕獲率を備えています。一般の256レベル・インテンシティ・グレーディング表示機能でなくこのクラスで、他のモデルで、見つからない色温度ディスプレーのモードも使用します。Siglentの新しいオシロスコープ提供品は、シリアル・バス・トリガとデコードすることを含有している複数の強力なトリガー・モードをサポートします。ヒストリ波形記録と連続したトリガは、キャプチャされて、保存されて、分析される記録を延長した波形のために可能にします。印象的な多数の測定と数学機能を追加します、統合化25MHzの任意の波形発生装置(連続にデコードすることだけでなく)のためにオプション、そして、特徴、そして、高性能です。divの電圧スケールをサポート自動設定、デフォルト、カーソル、メジャー、ロール、履歴、表示/維持、クリアスウィープ、ズーム、プリントをサポートする1​​0種類のワンボタンショートカットトリガ条件に応じて最大レコード長を複数のセグメント(最大80,000)に分割したセグメント取得(シーケンス)モード予選イベントを捕捉するための非常に小さなデッドタイムセグメントで、ユーザによって設定される。+用オプション)2つのアナログチャンネルと16のデジタルチャンネルにより、ユーザは波形を取得してトリガし、1つの機器と同時にパターンを分析することができます。最高60,000wfm/s(シーケンス・モード)の波形キャプチャ率で、オシロスコープは異常な、または、小さな可能性イベントを簡単にキャプチャすることができます256レベル・インテンシティグレーディングと色温度が表示SPO表示技術は、高いリフレッシュ・レートとマルチ・フレーム・スーパーインポーズの結果です。時間のユニットで、ピクセル波形の可能性がより高く見えるほど、ピクセルはより明るいです。トレース出来事が1色のインテンシティで、変化と対照的に異なる色(色「温度」)によって見受けられること以外は、色温度表示はインテンシティ段階的なトレースと類似しています。青が最も少なく一般のポイントである間、赤は最も一般の出来事、または、可能性を意味します。レコード長14Mptsハードウェア・ベースのズーム技術と最高14Mptsの深い記憶を使って、ユーザーは、信号のより多くをキャプチャするためにより高いサンプリング・レートを使うことができて、そして、関心の領域のフォーカスでき、速くズームします複数のトリガー機能SDS1000Xは、エッジ、スロープ、パルス、ビデオ、Windows、より小さい振幅、間隔、タイムアウト、パターン、IIC、SPI、UART/RS232、LIN、CANを含む豊かなトリガー・モードを備えていますシリアル・バス解読機能(オプション)SDS1000Xは、イベント・リストを通して復号化を表示します。バス・プロトコル情報は、表形式で、速く、そして、直観的に表示されることができますヒストリ波形(ヒストリ)モードとセグメント化取得(シーケンス)プレイバック・ヒストリ波形は異常なイベントを観察して、カーソル、または、測定を通して速くソースを見つけます、キーボード・パネルの上に位置して、この機能は簡単に有効にされます。測定カウントも、表示されます。測られることができて、統計学的に同時に分析されることができるパラメータの最大数は、5です。ゲーティング測定、数学測定、ヒストリ測定、参照測定をサポートします。ハードウェア・ベースの高速パス/フェイル機能SDS1000Xはハードウェア・ベースのパス/フェイル機能を利用します。2番目に各々最高60,000のパス/フェイル決定を実行します。簡単なもので、ユーザー定義のテストテンプレートを発生させるために、SDS1000Xは、長期の信号モニタリングにふさわしくて、または、自動生産ラインをテストように行っているテンプレート・マスク・トレースと、現在の測定するトレースを比較します。ビルトイン25MHzの機能/任意波形発生器(SDS1000X-Sモデル)SDS1000X-sは、ビルトイン25MHzの機能/任意波形発生器(10のビルトイン波形プラス4つのARBsを含む)を備えています。PCソフトウェア(含有される)は、任意の波形に入って、編集するために使用されることができます。電流プローブDPB4080/DPB5150/DPB5150A/DPB5700/DPB5700A差動プローブ仕様の詳細は、データシートを参照して下さい。