この記事で説明されている解決策で動作することが確認された製品を示しています。この解決策は、他の同様の製品やアプリケーションにも適用される可能性があります。NI-DAQNI-DAQmx問題データ集録デバイスを使用してアナログ信号を測定する際、データ集録デバイスとアナログ信号源の接続はどのように行ないますか?解決策データ集録デバイスを使用してアナログ信号を測定する場合、接地方法と信号源の種類によって接続方法が異なります。6008/6009を使用する際の接続方法を説明します。接地方法データ集録デバイスでのアナログ信号では、接地方法として差動入力、基準化シングルエンド入力、非基準化シングルエンド入力の3種類があります。詳しくは、『DAQデバイスの入力構成』を参照してください。信号源には、グランドがアースや建物等のシステムグランドと共通になっている接地型信号源と、システムグランドのみに接続されている浮動型信号源の2種類があります。以下では、各デバイスに対する配線方法を示します。測定する際の接続方法は以下の通りです。接地型信号源とデータ集録デバイスを基準化シングルエンドとして接続する場合、信号源とデータ集録デバイス側で異なるグランドを直接繋いでしまうため、グランドループが発生して正しい計測が行えない可能性があります。従って、この接続方法は推奨していません。6008/6009での接地型信号源に対する接続このデバイスは、非基準化シングルエンド入力に対応していません。使用した場合、計測用差動アンプの入力バイアス電流などの影響から浮動型信号源の電圧がDAQデバイスの入力範囲外になる場合があります。この電圧をある基準に固定するために、バイアス抵抗の使用を推奨しています。バイアス抵抗には、プラス入力とマイナス入力の両方に同じ抵抗を接続し、バイアス電流をグランドへ流します。kΩ程度の抵抗を推奨しています。各データ集録デバイスと浮動型信号源の接続方法は以下の通りです。USBデバイスのグランドは、PCのグラウンドと接続されていませんのでバイアス抵抗によるグランド処理が必須となります。関連リンクDAQデバイスの入力構成SC-2345にデジタル信号を接続する方法その他のサポートオプションNIコミュニティに聞くディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーションNIコミュニティでソリューションを検索するエンジニアからのサポートをリクエストする有効なサービス契約が必要な場合があり、サポートオプションは国によって異なります。