IQは、iPadアプリを利用して、レシプロケーティング(反復回転)および連続回転を搭載したコードレスエンドモーターです。IQは、iPadアプリを使用するコードレスエンドモーターで、レシプロケーティング(反復回転)および連続回転モードを搭載しています。患者様への説明から治療データの管理まで、歯内治療のさまざまな場面で、この1本のコードレスハンドピースがサポートします。専用アプリを通じ、迅速なアップデートが可能になります。手指に馴染みやすいバランスのとれたハンドピースは、コードレスのため自由な動きが可能です。IQコードレス手指に馴染みやすいバランスのとれたスリムなコードレスタイプです。治療へのトータルソリューション患者さんへの説明から治療データの管理まで、歯内治療のさまざまな場面で頼れるツール・機能を搭載しています。デジタルエコシステム専用アプリにより、迅速なアップデートが可能になります。トルクコントロールアプリでトルクの設定とモニタリングが簡単にできます。IQは手指に馴染みやすいデザインです。ミニチュアヘッドで、アクセスが容易。術野を確保しやすいコントラアングル。360°ポジションが変えられるコントラアングル。手元のボタンを押すと、プリセットされたファイル情報をiPadで確認し操作できます。Bluetooth®ペアリング。バッテリー持続時間は治療16回分*。ハンドピースの状態を視覚的に表示。*1回の治療とは、2根管に4ファイルを使用、1根管あたり30秒間使用するものとする。Appタッチパネル上でファイルシークエンスの選択とトルクのコントロールが行えます。トルク値を視覚的に表示。患者さんへの説明に専用アプリにプリセットされたイラストを使って根管治療の一連の流れを患者様に説明する事ができます。使用手順がプログラム化されたファイルシークエンスに従って処置を進めていただけます。デンツプライシロナの各種ファイルデータ、使用手順がプリセットされているだけでなく、新たなファイル設定条件も登録でき、使用手順の変更、カスタマイズも可能です。ファイル、充填材、備考など)を記録する事ができます。患者様ごとに使用記録を保存する事ができ、保存したデータは転送する事が可能です。インストラクションムービーX-スマートIQをご使用する前に、こちらのインストラクションムービーをご覧ください。IQのモーターは最後に使用した設定で駆動しますスタンドアローン機能。工場出荷時のハンドピースに設定されている回転数とトルクはいくつですか?初期設定時にハンドピースとアプリを同期させる必要があります。その際、モーターにスタンドアローンモードを選択して、メニューから回転数とトルクを選択することができます。アプリにアクセスできません。miniや専用アプリがなくても、ハンドピースは使用することができます。これを「スタンドアローンモード」と呼びます。最初に専用アプリでハンドピースをアクティブ化してからでないと、このスタンドアローンモードを使用することはできません。スタンドアローンモードでは、トルクと回転数を選択する必要があります。Bluetooth®の接続が切れた場合どうなりますか?Bluetoothの接続が切れても、モーターは、最後に使用した設定で駆動するようになっています。モーターの電源の切り方は?電源ボタンがないため、ハンドピースの電源を切ることはできません。節電のためモーターのオートパワーオフが働きます。ライトスリープモード(35秒間インアクティブ)時、ハンドピースを持ち上げると解除されます。ディープスリープモード(30分間インアクティブ)時では、すべてのLEDが消灯します。解除するには、マルチファンクションボタンを押します。バッテリーはどのくらいもちますか?途中充電なしで16治療分(1治療とは、2根管に4ファイルを使用、1根管あたり30秒間使用するものとする)使用できます。治療中でも充電することができます。使用する際は、必ず事前にフル充電してからご使用ください。充電時間は最大6時間です。充電は1日1回にとどめてください。バッテリーは常にフル充電してください(バッテリーのインジケーターが緑になるまで)。モーターハンドピースのバッテリーインジケーターが赤色になったら充電してください。この際、充電しながら治療に使用していただけます。バッテリーインジケーターが赤色になったらなるべくすみやかに、さらに赤点滅し始めたらすぐに充電してください。バッテリーのインジケーターが赤点滅しているときは治療に使用しないでください。電源チャージャーと接続して本製品の使用を続けると、バッテリーの寿命が短くなります。デンツプライシロナでは、電源チャージャーに接続せず、バッテリー駆動で使用されることをお勧めしております。リアルタイムトルクモニタリング(RTTM)中、色が変わるのに合わせてトルクは変わりますか?オートリバース(ファイルの回転を反転させる機能)が作動しない限り、自動でトルクが変わることはありません。ファイルごとにトルクの制限値は異なります。RTTMの赤色のバンドは、最大トルク値に近づいていることを示します。根管の治療ごとにキャリブレーションを行った方がいいですか?はい。各治療の前に実施してください。モーターとハンドピースの洗浄方法は?DFUをご覧ください。表面消毒の数日後には、プラスチック面が汚くみえます。DFUで推奨されている洗浄及び消毒手順に正しく従っているか、今一度ご確認ください。保護ケースを滅菌することはできますか?できません。現在モーターに使用している消毒剤を使用してください。miniはスペースを取らず、最適な大きさの画面を確保出来るからです。iOSの方が医療用デバイスに適しているといえます。1、2、3、4でしか動作を保証しておりません。フルサイズのiPadを使用された場合、このアプリが正しく表示(フォント、サイズなど)されるかどうかはわかりかねます。このアプリは、iPhoneでは全くご使用いただけません。miniを使用されない場合、保護ケースを使用することができません。他のデバイスで使用できるアプリをリリースする予定はありますか?現在のところその予定はありません。iOSの方が医療用デバイスに適しているといえます。iPhoneで、このアプリを使用できるようにする予定はありますか?現在のところその予定はありません。6と7は非常に高額です。ほとんどの先生方は、ご自分のプライベート用のデバイスを業務に使用されることは少ないのではないかと考えております。今後、通常のiPad用の保護ケースをリリースする予定はありますか?現在のところその予定はありません。IQの開発の過程で、多くの先生方に意見を頂戴しました。最適なサイズであるとすべての先生方から支持を得ております。買わないといけないのか?投資だとお考えください。今後リリースされる製品を組み込むことが可能です。IQアプリに関していえば、ハードウェアとアプリの機能が新たにリリースされる予定です。IQアプリには、ユーザーを何人登録することができますか?無制限に登録できます。各ファイルの最後10分間分のRTTMデータの安全性に関して、ソフトウェアはどのように機能しますか?DFUには、いくつかの推奨事項が記載されています:「ユーザーは、患者に関するあらゆるデータを保護するため、適切な対策を講じる必要があります。miniの使用を控えるといった対策が考えられます。治療レポート(pdf)には患者IDしか表示されません。USBメモリーなど、外部メモリーにデータを保存することはできますか?いいえ、できません。患者管理システムにデータを転送することはできますか?pdf形式の治療レポートをメールで送信することができます。その後、このpdfファイルを患者管理ソフトにアップロードすることができます。miniを落とした場合等、本体を保護するためのものではなく、感染対策を目的に使用していただくものです。miniを購入される際、この点をご心配されことと存じます。Careの保証を検討されるようお勧めしています。miniの機能に干渉することはありますか?世界中で、そのような問題の報告は今のところございません。