よる硫黄および炭素の分析装置です。お客様からの数多くのフィードバックと革新的な技術を用いて完成させた、最新型分析装置は、マウントタイプモニターを採用することで操作性を向上し、貴重なスペースを無駄にすることなく運用管理ができます。石炭・コークス・セメント・土壌・燃料油、その他有機化合物中の炭素・硫黄を正確かつスピーディーに分析できます。IRセル、そして堅牢性を備えた832シリーズは、あらゆる有機化合物中の硫黄・炭素を迅速かつ正確に分析したいというお客様のニーズにお答えします。簡単な手続きで「即時償却または税額控除5%」の税制優遇が受けられます。硫黄の完全回収が可能です。・1試料あたり約2分で分析が終了します。・大気から隔離されたデザインを採用した新型炉は、ブランク値の低減および分析精度の向上が可能です。・使用電力および排熱量を低減し、オペレーションコストを飛躍的に削減しました。IRセル・エミッター制御と検出器回路を最適化することにより、IRセルの長寿命化および長期安定性を実現しています。・S/C/SC832スタンダードモデルには、炭素および硫黄分析用ワイドレンジIR検出器を1つずつ搭載し、キャリブレーションおよび条件設定を簡略化しました。mg(0.009%~100%)※分析範囲は試料重量を変えることにより広くすることができます。※分析精度以降は「SC832」の仕様となっております。通常設定での運転時平均(炉:1350°C、ガスオン、30試料/hr)パーツナンバーS832MC:硫黄分析装置C832MC:炭素分析装置SC832MC:硫黄炭素分析装置S832DR-MC:デュアルレンジ硫黄分析装置SC832DR-MC:デュアルレンジ硫黄炭素分析装置オプションパフォーマンスパッケージ(P);リークチェック機能及びバックプレッシャー調整機能デスクトップタイプモニターもご用意できます。**分析範囲の下限値は装置ブランクの標準偏差の2倍です(2s)。分析範囲は資料の種類や分析パラメータによって異なります。分析精度は装置ブランクの標準偏差(1s)です。分析精度は試料の種類や分析パラメータによって異なります。炉温を800°C未満で設定するにはソフトウェア登録の変更が必要です。後部パネルから前脚部までの長さ。ガスオフ状態として算出。1時間30検体分析として算出。機種別パーツリスト203-104-063PDFファイルをダウンロードしてご覧ください。