mmI.D.)に換えたところ、ピークの理論段数が低くてテイリングする(クロマトグラムA)という現象が起こりました。この問題はインジェクタを交換することで解決しました(クロマトグラムB)が、原因は何だったのでしょうか。交換前後でのインジェクタの違いは試料の拡散の大小です。拡散の影響は保持時間の短いピークほど大きくなります。このため、コンベンショナルカラムではさほど大きくなかった拡散の影響が、ショートカラムでは大きくなりピーク形状が悪くなったと考えられます。あると思われがちですが、システムのデッドボリューム等のハード面に起因することもあります。試料の拡散の影響をショートカラムでは案外見落としがちです。配管やインジェクタ等を拡散の小さいものにしてください。reserved.※現在JavaScriptの設定が無効になっています。ページ内の機能が限定されたり、機能そのものが利用できない場合があります。製品検索アプリケーション。