DiVaソフトを立ち上げる。Settings」を選択する。Fluidicsカートの液量をチェックし、Primを行い、フィルター内の気泡を除去する。エアコネクターとシースラインがシースタンクに接続されていることを確認して、Startupを行う。操作指示に従い、Closed-loopノズルをはずし、測定用ノズルに付け替える。ノズルレバー、ソートブロックを清掃し、StreamをONにする。アスピレーターポケットの洗浄を行う。1.0のNDフィルターを装着し、CSTビーズのチェックを行う。Configurationはノズル径とロット番号で名前を付けておりますので、ご使用のノズルロットをご確認の上、設定ください。CSTビーズにつきましてもロット番号をご確認の上、設定ください。*個人でノズル、CSTビーズを用意された場合(施設貸し出しではないもの),調整方法に注意が必要ですので、事前に施設までお問い合わせください。レーザー電源をOFFにする。StreamOFFにする。Cellで流し,1分間放置する。偏向板を取り外す(クリーニングを行い,保管ボックスに入れる)。ソフトを終了し,本体の電源をOFFにする。廃液を捨て,1%次亜塩素酸ナトリウムを廃液タンクに約100ml入れておく。Sorting)について上記操作を行う必要がある場合は、必ず事前に施設までお問い合わせ下さい。使用中のPCのフリーズについて本体が動作している最中に、次の動作を選択したり、PCの動きが遅い時にマウスのクリックを続けた場合、また、画面上にプロット数や表示するイベント数が多い場合、PCがフリーズしやすくなります。機器やPCの動きを見ながら操作してください。データ保存について原則、測定後のデータは各自でお持ち帰り下さい。測定データの一時保存としてDivaソフト内に保存する場合は、研究室ごとにフォルダーを作成し、その中に保存してください(不明なファイルは削除します)。施設ではパソコン内にあるデータの紛失等のトラブルの責任は一切負いません。定期的にパソコン内のデータ整理(データの消去)を行いますのでご了承下さい。廃液処理について廃液は各自で適切に処理して終了して下さい。毒物等が混ざっている場合は,各自お持ち帰り頂き,決められた方法で処理して下さい。実験終了後には論文の別刷りを提出ください。論文には、「謝辞」に当施設利用の旨を記していただきたいと存じます。