対応植込み型不整脈治療デバイス患者のMRI検査の施設基準」を満たす施設において、患者安全を第一に優先した検査を行なうためのものである。各施設においては本実施条件を踏まえて施設の実情に合った適切な実施マニュアルを定めて頂きたい。本実施条件は必要に応じて随時更新されるので更新情報に留意されたい。CIEDs)の使用説明書に記載された条件で一貫して検査が行えるように設定できるMRI装置注1>)を使用すること。医師,診療放射線技師注2),ならびに臨床工学技士注3)の各々が所定の研修を修了していること。MRI検査の実施に際しては、研修を修了した循環器医師がMRI検査の安全性を確認し、その後同医師が検査の依頼を行う。植込まれた患者の検査を行なう場合においても、同様な手順を行う注4)。CIEDsの十分な診療経験があり、デバイス管理が可能であること。検査マニュアル注6)を遵守するとともに、MRI検査依頼時から検査後までのチェックリスト注7)に従って検査を行う。検査直前の最終確認は循環器医師、または臨床工学技士あるいは臨床検査技師が行なう。検査中はパルスオキシメーターあるいは心電図モニターを用いて心拍を連続的に監視する。近接した部屋に電気的除細動器を備え、必要な時に直ちに使用できるようにしておくこと。不整脈発生など検査中の不測の事態に即座に対応できる体制のあること。必要に応じて循環器医師が検査に立ち会うことが望ましい。MRI検査後のCIEDsのリプログラミングの確認は循環器医師が行う。使用説明書に記載されたSAR、スルーレートなどに関する当該装置の仕様が、本規格に定められた条件に適合していることを当該装置の製造者に確認し、書面による証明を受けること。検査を依頼する医師は施設においてあらかじめ定めた研修をととする。日本不整脈学会と日本不整脈デバイス工業会の指導の下に各製品の製造販売者が作製する。カードは各社で統一の規格とする。マニュアルには下記に準じた記載があること。ベネフィットを検討すること。ことの確認を行うこと。チェックリストには下記に準じた記載があり、MRI検査の前後ならびに検査中においても常に閲覧が可能なこと。