当社のウェブサイトはクッキーを使用いたします。継続して利用される場合、その使用に同意したとみなされます。統合されたコンポーネントです。よる包括的なソリューションを提供できる優秀なパートナーであると考えております。精度は読み取り値±0.02%工場での測定記録は国家基準までトレース出来るものが標準で含まれています。必要であればDKD/DAkkS校正もオプションで対応出来ます。長期間に渡る信頼性があり、校正は5年に1度を推奨しております。重錘形圧力天びん(デッドウェイトテスター)は電気式や機械式圧力計測器の業界において、最も正確に測定することが出来る製品です。圧力の直接測定だけでなく(p=F/A)、この高品質の基準器は測定誤差が非常に小さい事と長期間の安定性を保つことができます。重錘形圧力天びん(デッドウェイトテスター)は長年に渡り工場、製造業における校正室、国立の研究機関や研究所でご使用頂いております。鉛直下向きの力と有効断面積の商によって定義されます。モデルCPB5800主要な構成は非常に精密に製造されたピストンシリンダーシステムであり、個々のテストポイントを設けるため錘が積まれます。重錘は使用圧力に比例しており、最適な過重を得て設定したい圧力に到達します。標準でこれらの重錘は標準重力(9.80655m/s2)で製造されていますが、お客様特定の設置場所への対応だけでなく、DKD/DAkkS校正にも対応出来ます。単位計算機WIKAニュースレターWIKAの最新情報とニュースを入手する。(0)ウィッシュリストにドキュメントがありません。どのドキュメントもダウンロードページからウィッシュリストに追加することができます。追加する際には、ご希望の言語を国旗アイコンからお選びください。リストに記事がありません。製品詳細より記事をリストに追加していただくことができます。テーブルよりご要望の記事を追加してください。エントリ数が上限数に達しました個人様のオファーをいただくには、いくつか追加の情報をいただく必要がございます。