高い精度でお役に立つ様、努力しております。ホームページにアクセス頂き、ありがとうございます。)でパソコンと接続します。電源、電離箱ケーブルを都度、接続する必要がなく簡便になります。−パソコンですべての計測操作が可能です。アドインメニューから操作ができます。−測定結果は、そのままExcelの指定セルに入力されます。−使いやすい日本語メニューです。▶日本製−日本製ならではの利用者のニーズに応じたサービスの提供が可能です。●Accuracy▶国家標準開発※1に採用された振動容量型※2微小電荷計技術を利用。▶操作を全てパソコンで行う事により人体の誘導ノイズ等による外乱影響を低減します。▶本体を常設し電離箱ケーブルやコネクタを固定できるのでケーブルの曲げ、ねじれ等の影響を低減します。高精度放射線測定を目的として共同開発した電位計(エレクトロメータMMA�U-17E)は、日本における国家標準器を測定する計測器の一部として使われています。その技術をベースに本計測器を開発しております。交流信号に変換することで、ノイズを小さくした増幅が可能となります。増幅した信号を再び直流信号に変換して測定値を出力します。このコンデンサは空気で絶縁されているので入力インピーダンスが1015Ω以上となり、ノイズに強く、分解能を小さくできるというメリットがあります。