様々な製作実績がございます。ターボ分子ポンプ・電解研磨・各種ベローズについてのお問合せは、お気軽にお申し付け下さい。■NW(KF)とは・・・NWフランジは、元々ドイツのメーカーが開発し、“Kleinflansch(小口径フランジ)”という製品名称をつけて販売を始めたもので、多くのメーカーが使っている”KF”とういう表記は、この“Kleinflansch”を縮めたものです。2861)で決められていることによるものと思われます。couplings”となっていて、このことから「クイックカップリング型」と呼ばれることも多いようです。「NW型」という呼び方は日本のメーカーに多く見受けられますが、この呼び方にはちょっと注意が必要です。いうのも、この”NW”というのは特定のフランジ形式を指すための記号ではなく、元々、配管の呼び径を表すためにヨーロッパの空圧機器業界規格の中で使われた記号であって、他の形式のフランジのサイズを表すのにも使われるからです。弊社では、国内/海外の製造会社と協力して。JISパイプに適応するフランジを製造販売しております。材質について基本素材はSUS304を使用しております。SUS316およびSUS316L製品についても取り扱っておりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。※海外製品の場合は日本規格に準じた材質を使用しております。リーク検査について溶接構造の製品(配管やアダプター等)は全品Heリークテストを実施(10-9Pa・m3/sec以下)しております。ご要望がございましたら検査成績書の添付もいたしますので、お問い合わせ下さい。3495)で定められているパイプ径とし、厚みはSch10を基準としております。Sch5や海外の規格サイズなども取り扱っておりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。アメリカのVarian社が開発し”ConFlat(コンフラット)”という登録商標で販売を始めたもので、今では数多くのメーカーから互換性のある製品が供給されています。国内では「ICFフランジ」とうい呼称が最もよく使われています。この呼称は元々、ConFlat互換型フランジの販売についてVarian社から正規のライセンスを受けた当時の日電バリアン社(現在のキャノンアネルバグループ各社の前身)が自社製品に付けた名称なのですが、いつのまにか後発の他メーカー製品も含む格好でConFlat互換型を包括的に指す一般的な型式呼称になりました。この「ICFフランジ」とうい呼び方は国内メーカーの製品名称が元であるため、日本国内でしか通じませんのでご注意下さい。ヨーロッパの多くの真空メーカーでは”ConFlat”を略した「CF」型という表記をカタログ中に記載しています。アメリカでは”ConFlat”という綴りや音をアレンジして各メーカー独自の製品名名所を付けることが多いようですが、やはり口頭で使われる型式の通称は「コンフラット」が一般のようです。Flange)規格製品はSUS304Lを標準に取扱をしております。CF規格の形状は真空側に彫られた尖ったミゾ(ナイフエッジ)に無酸素銅ガスケットを入れて相手のフランジと挟み込み、ボルトでフランジを締め込むことにより高い真空度を保つことができます。CFフランジは用途に応じてブランク/穴あき、キリ穴/タップ穴、固定/回転の仕様の組合せで製造されております。鋭角なナイフエッジが相手方のフランジとかみ合い、ガスケットによって締め付けられることにより超高真空領域まで真空引きを実現いたしました。通常のフランジに加え、フランジサイズを変換させるゼロレングス変換やフランジ両面にナイフエッジ加工を施した両面エッジフランジも揃えております。材質について基本材質はSUS304Lを使用しております。SUS304およびSUS316L製品についても取り扱っておりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。※海外製品の場合は日本規格に準じた材質を使用しております。リーク検査について溶接構造の製品(配管やアダプター等)は全品Heリークテストを実施(10-9Pa・m3/sec以下)しております。ご要望がございましたら検査成績書の添付もいたしますので、お問い合わせ下さい。シール面保護についてシール面を保護する為フランジには保護キャップが付いております。(ICF253迄)保護キャップ単品販売も行っております。■ISOフランジとは・・・ISO1609によるMFフランジは、クロウクランプによって連結する方法で、組み立て時の誤差吸収や施工性向上のために使用されます。シングルクロウクランプを使用することで、真空チャンバーに配管フランジを直接連結することができ、部品点数の低減や省スペース化のアイテムとしてご活用いただけます。Fastener”の略で、複数個のクロークランプを使ってフランジを締結することから付けた表記とのことです。欧州の各社では“K”という表記を付けてISO-Kとしておりますが、このうち2社はドイツ語を主な公用語とする国のメーカーであり、そのことを考えると、この“K”は“Klampe(留め金具)”の略ではないかと推測できます。“MF”も“K”も、これら特定の数メーカーが独自に使用している呼称に過ぎず、一般的な呼び方とは言えません。(複数の参考文献引用)材質について基本素材はSUS304を使用しております。SUS316L製品についても取り扱っておりますので、詳しくはお問い合わせください。※海外製品の場合は日本規格に準じた材質を使用しております。リーク検査について溶接構造の製品(配管やアダプター等)は全品Heリークテストを実施(10-9Pa・m3/sec以下)しております。ご要望がございましたら検査成績表の添付もいたしますので、お問い合わせください。シール面保護についてシール面をほぼする為フランジには保護キャップが付いております。保護キャップ単品販売も行っております。※MFフランジ用のみになります。2290)に定められた寸法および品質のフランジであり、主に低真空から高真空領域までの真空配管やチャンバーなどの継手類等に使用されています。VGVFのVとは『Vacuum』Gとは『Gasket』Fとは『Flat』の略であり、Oリング溝が有るものは(VG)。無いものは(VF)と区別し、相手フランジによって使い分けます。フランジのシールには主にVシリーズのOリングを使用します。VシリーズのOリングはあらかじめJIS規格のフランジ溝に合った寸法で構成されているため、容易に選定ができ在庫もございます。弊社では、通常のJISフランジの他に、タップ穴や回転フランジ、また厚みの違う特殊タイプの製作も可能ですのでご相談ください。(参考文献引用)材質について基本素材はSUS304を使用しております。SUS316L製品についても取り扱っておりますので、詳しくはお問い合わせください。※海外製品の場合は日本規格に準じた材質を使用しております。リーク検査について溶接構造の製品(配管やアダプター等)は全品Heリークテストを実施(10-9Pa・m3/sec以下)しております。ご要望がございましたら検査成績表の添付もいたしますので、お問い合わせください。シール面保護についてJISフランジには保護キャップが付いておりません。梱包材を使用し、しっかりと養生して出荷しております。