体内に植込んでいる神経刺激システムの種類や植込まれている部位によって、患者さまのMRI適合性は次の3通りに分類されます*。頭部のみMRI適合MRI適合性が確認できません特定の条件下において、患者さまは全身のMRI撮像に適合しています。特定の条件下において、患者さまは送受信型頭用RFコイルを用いた頭部に対するMRI撮像に適合しています。担当医師またはメドトロニックまで連絡を取ってください。システムのMRIガイドライン又は添付文書を確認してください。患者さまのMRI適合性を「全身MRI適合」とするためには、製品の組み合わせや植込む部位などについて、定められた条件を守る必要があります。詳しくは植込み時のフローをご覧ください。患者さまのMRI適合性が「頭部のみMRI適合」に該当する場合は、送受信型頭用RFコイルを使用する必要があります。送受信型頭用RFコイルを使用すると、RFエネルギーが照射される範囲は頭用RFコイル内に限定されるため、RFエネルギーによる影響を最小限に抑えることができ、電極周辺部位の発熱などのリスクを軽減することができます。