音響校正機の使用方法カプラにマイクロホンを、ゆっくり最深部まで挿入します。電源スイッチを入れるだけで、マイクロホンの振動膜に一定音圧レベルを加えることができます。1/2および1/4インチマイクロホンは、カプラ部分に付属のアダプタを取り付けて使用します。気圧との関係NC-72Aは101.325kPaの大気圧で、114dB(公称)の音圧レベルの音を発生させるように設計されています。気圧によって補正をしなければならないことがあり、気圧計を付属しています。音響校正機の動作原理2個のピストンは精密モータの軸に直結されたカムにより対称的に駆動されます(図1、図2)。カムはピストンが正確な正弦波運動をするように、独特の形状に設計されています。ピストンには摩擦が小さい特殊樹脂を採用し、潤滑油を使用せずに初期性能を約2000時間維持することができます。見積りFAX他社より高い場合は、お気軽にご相談ください。FAX:044-738-0623ご自由に弊社のサイトにリンクを張ってください。リンクを張っていただく際メールにてご一報ください。