営業支店お近くの代理店を探す代理店サポートセンターサーポート項目についてもっと知りたい方はこちら。ありません申し訳ありません。「SEK」ダウンロードセンターサポートセンターShop当社の最新センサーイノベーション長期的に安定な金属酸化物式ガスセンサーこの長期的に安定な金属酸化物式ガスセンサー「SGP」は、特徴としてマルチセンサー素子を1チップ化しており、これにより空気質の詳細な情報を提供します。mm3)に組み込まれ、かつ十分に校正された空気質の測定データを出力する当社のマルチピクセルプラットフォームです。長期安定性とマルチピクセルテクノロジーという今までに例のない組み合わせにより、スマートホーム製品、家電製品およびIoTアプリケーションにおける環境モニタリングに対して新たな可能性を広げます。「EK-P4」ダウンロードセンターサポートセンターShopSensirionのツールボックスでお客様だけの評価キットをコンパイル製品ハイライトSDP800シリーズ微差圧センサー「SDP800」シリーズは、HVACアプリケーションでの正確な流量測定に対して信頼性とコスト効率が高いソリューションとなるもので、15年間以上にわたり総計数百万におよぶHVACシステム、車載エンジンおよび患者において空気流量を測定した実績で成功を収めた微差圧センサー「SDP600」シリーズの特長を活用して開発しました。「SDP800」シリーズは「SDP600」シリーズと同じサイズですので、容易に実装することができます。「SDP800」シリーズに搭載させた次世代センサーチップでは、これまでの卓越した測定精度および長期安定性に加えて機能の拡張化および測定の高速化をコストダウンとともに図りました。続きを読むマーケットオートモーティブ産業機器メディカルテクノロジースマートホームマーケットスマートセンサーソリューションのエキスパート当社センサーは、幅広いマーケットで様々なアプリケーションに使われています。当社の高品質な環境センサー及びフローセンサーとセンサーソリューションは、持続可能性とエネルギー効率を向上させます。それらは、安全を向上させ、我々の健康をサポートし、生活の質を向上させます。ワールドワイド1998年創業以来、当社は温湿度及びガス・液体フローの測定・制御用の高品質センサーとセンサー・ソリューションを提供するリーディングカンパニーです。ドイツ)で働いています。革新的な当社センサー技術を搭載した液体フローメーター「SLS-1500」は、堅牢な筐体をそなえ、要求の厳しい産業機器や研究用途などに合わせた多目的なセンシングソリューションを提供します。液体フローメーターを複数のインターフェースケーブルと組み合わせることができる当社のモジュラー方式によって、液体フローメーターを最適かつ簡単に流体システムに組み込むことが可能です。液体フローメーター「SLS-1500」は、0~40ml/minの流量範囲を高速かつ精密に測定可能ですので、これまで以上に正確なプロセス監視を行えます。応答時間は標準20msですので、ダイナミックに変動するディスペンスプロセスを素早く確実に測定できます。センサー内部の流路は直線貫通で、可動部品が一切ありません。不活性な接液部材(高性能ステンレススチール904L、PEEK、PTFE)は優れた耐薬品性と優れたメディア適合性を提供します。液体フローメーター「SLS-1500」は、下記SCC1センサーケーブルの1つと組み合わせて、あらゆる環境に適した電気的インターフェースを備えたモジュール式ソリューションを提供します。SCC1-USBセンサーケーブルは、当社のビューワーソフトウェアを実行させるPCとのプラグ・アンド・プレイ接続を提供します。SCC1-RS485センサーケーブルは、安定したRS485インターフェースを備え、ディスペンスボリュームトータライザ、自動ディスペンス検出、非同期読み出し用のデータバッファなどの高度な機能を備えた、要求の厳しい産業機器向けに設計されています。0-20mAセンサーケーブルを使用すると、シンプルで迅速な読み取りやプログラミングを必要としない汎用コントローラーシステムへの統合が可能になります。Vのアナログ電圧出力に加えて、このケーブルは、フロースイッチまたはパルス出力として動作するようにプログラム可能な、構成可能なデジタル(高/低)出力を提供しています。迅速で簡単なテストの場合は、調整済みキットを使用できます。提供されたソフトウェアと合わせて使用することで、センサーのPCへのプラグアンドプレイ接続が可能になります。一般情報:SLS-1500センサーは、熱測定原則に依存しています。そのため、液体の熱力学特性に対して感受性が高くなります。」を参照してください。SLS-1500液体フローセンサーは、H2OおよびIPA向けに、100%工場でキャリブレーションされています。」の指示に従うことで、熱力学特性においてH2OやIPAとは異なる液体を測定するために使用することもできます。」を参照してください。ご要望に応じて入手可能な、追加の操作ガイドラインおよびアプリケーションノートがあります(例、I2C方式、設置ガイドラインなど)。取り扱いに関する指示:センサーの最大流量範囲は、マイクロサーミスタの位置において層流を実現するように指定されています。少なくともいずれかの流路と同じ内径のチューブおよび流体接続材料を使用します。水平に取り付けられているセンサーのテストを開始します。これは、キャリブレーションされた方向です。このセンサーは、ESDの損傷の影響を受けやすいです。取り扱い中やテスト中に、適切なESDの予防措置を講じる必要があります。測定を終了した後、高レベルのパフォーマンスを維持するため、センサーの流路を清潔かつ乾燥させた状態に保つようにしてください。これにより、センサーの次回の測定値に影響する、生物膜や他の沈殿物の形成を避けることができます。そのようにするには、液体を排水してから、適切な洗浄剤で洗浄し、空気を吹き付けるか、空気乾燥させます。」を参照してください。液体フローメーターキット導入評価とプラグ・アンド・プレイ・テスト向けとして、液体フローメーター「SLI」「SLS」「SLG」「SLQ」の液体フローメーターキットを取り揃えています。液体フローメーターキットにより、センサーの性能を確認できます。minの流量を測定します。機構的に非常に堅牢で、優れた再現性と素早い応答速度が特長です。CookiesImprintLoginDisclaimer。