川口液化ケミカル株式会社へのお問い合わせはこちらまで。漏れの問題がありますので、ディテクタや質量分析計などで漏れを探します。次にフィラメントやグリッドの汚れがある場合、放出ガスが多くなりますので直接通電過熱をしたり電子衝突でグリッドの脱ガスを十分に行います。合がありますので注意が必要です。10e-4Pa以上で脱ガスを行っても効果はなく高温になったフィラメントやグリッドが酸化し却って放出ガスが多くなります。域では軟エックス線効果EDSイオン効果による残留電流も影響する可能性があります。信号線の電気的な漏れで圧力指示値が変化する場合がありますので、コネクタ部、ケーブルの絶縁チェックを行います。絶縁チェックの高抵抗計を用いた場合、コネクタ、ケーブルに電荷が蓄積されますので、そのまま信号線を接続すると増幅器が故障しますので、設置電位に落としてから増幅器に接続することをお勧めいたします。蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ)※政府への抗議デモが続く香港で29日、普通選挙の導入など「五大要求」の受け入れを政府に訴えるデモ行進があり、1万人超とみられる市民らが参加しました。一部の若者が先鋭化して政府本部に火炎瓶を投げ込むなど、香港島中心部で警察との大規模な衝突に発展しました。中国の建国70年にあたる国慶節(10月1日)を前に緊張が高まっています。川口液化ケミカル株式会社へご相談・ご質問ございましたら、ご連絡をお願い致します。