全てのコンポーネントの信頼性が重要な要素となります。精密電子コンポーネントの場合、厳しい環境条件に長期間耐える能力を備えた信頼性の高いパッケージに気密封止する必要があります。ショットのエレクトロニックパッケージング事業部は、70年以上にわたり気密パッケージとフィードスルーの製造に携わってきました。ショットではこの経験に基づき、医療機器用のオートクレーブ処理可能な特注コネクタを提供しています。この製品は、ガラスまたはセラミックを絶縁体として使用し、経年劣化しない高純度無機材料を用いて製造しています。実績あるガラスと金属の封止(GTMS)技術やセラミックと金属の封止(CerTMS)技術を使用することにより、内部腐食や電子コンポーネントの劣化、さらには機器の故障を引き起こす可能性がある水分やガスの侵入を確実に防止します。そのためショットの封止コネクターは、温度や衝撃に対する優れた耐性を備え、オートクレーブ内の標準蒸気滅菌条件にも確実に耐える能力を備えています。同時に電力を連続して供給したり、コンポーネントからデータを伝送することもできます。ショットのオートクレーブ処理可能な医療用コネクターとフィードスルーは全て特注品であり、個々のお客様の要件に合わせて総合的な改良を加えることが可能です。feedthroughs特に内視鏡検査に適した超小型セラミックフィードスルーの提供が可能。全面的なサポート:研究開発、試作品の作成、少量生産から連続生産まで。備えた、気密パッケージ分野をリードする多国籍サプライヤー。医療用途に関する経験を備えたサプライヤー:ショットは医療用光学ガラス繊維と気密LED分野で高い評価を得ているサプライヤーです。センサー、インプラントを保護するGTMSパッケージやCerTMSパッケージも提供しています。トップへ用途ショットのオートクレーブ処理可能なカスタム設計コネクターとフィードスルーは、特に以下の医療機器に適した製品です。内視鏡検査:マルチピンコネクターや高速データポートなどの採用により、ビデオ内視鏡に高解像度(HD)ビデオポート接続部を搭載することが可能です。手術器具:高出力ピンを搭載したオートクレーブ対応のコネクター。CerTMS®)によるコネクターを提供しています。多種多様な材料組成や設計、寸法を備えた製品の実現が可能です。ショットの医療用コネクターとフィードスルーは、完全にカスタマイズ可能な製品です。接触配置(高出力ピン、小型信号用接点など)。RFポート:マルチピンコネクターまたは高速データポートにより、高解像度(HD)ビデオポート接続などの実現が可能。キー/ロッキング機能(バヨネット、ネジなど)。セラミックの気密端子の利用が可能。光学フィードスルー(ウィンドウ、レンズなど)のコネクタへの組み込みも可能。10–8ミリバール×リットル/秒。オートクレーブ処理:3,500回以上の蒸気滅菌サイクル(2バール、134°C)後の試験に合格。電気絶縁性:通常1GΩ以上。mm(要望に応じて他のサイズも可)。本製品は、お客様の仕様に基づいて個別に梱包し、出荷・輸送プロセスにおいて製品を保護します。14001の認証を取得しています。STD-883に準拠しています。ヘルプ変更OKSCHOTTは、本サイトの表示を最適化し、閲覧者の利便性を向上するためにCookiesを利用しています。本サイトにアクセスすることで、閲覧者はCookieの利用に同意したものとみなされます。