今回は、コロナ放電試験器を使用した際に、よく間違える配線について説明します。部分放電やコロナ放電の測定を始めたら、どうも結果が不安定でおかしいという場合に参考になればと思います。図1-1では巻線の片側1に高圧を印加し、残り2の側は接続していません。多くの方が2は1と同じ電位になると思われるのではないでしょうか。(図1-1)よく間違える接続しかし図1-1に灰色で容量を書いたように、コイル内には分布容量が存在します。分布容量が存在する為に、1に対して2は周波数と位相が変化します。この結果、測定値が不正確になります。これを安定させる為には図1-2のように、1と2をショートさせます。(図1-2)正しい接続1と2が同位相になり、測定結果が安定します。トランスの試験トランスの試験の場合には一次コイルの2と二次コイルの3を接続した上で、二次コイルの両端、4と3にH(高圧)とL(リターン)を接続します。測定周波数も実使用条件に合わせるのが良いでしょう。コアをグランドする場合があります。一般的に高周波トランスはコアを浮かし、低周波トランスはグランドして使用されます。実使用状態に合わせた接続にして下さい。図4では一時側を切り離していますが、これは不安定になる接続です。(図4)一次側を切り離してはいけない一次コイルの両端12が浮いている為に、一次コイルと二次コイル間の電位が定まらず測定値が不安定になってしまい、実使用状態と異なってしまいます。実使用状態では2と3が接続されている筈です。図2のように2と3を接続して下さい。図5では一次コイルに近い側の3にH(高圧)、遠い4にL(リターン)を接続しています。(図5)一次に近い方にH(高圧)は接続間違いの可能性が高いこの接続では二次コイルの一次コイルに近い側に高圧を印加するので、一次コイルと二次コイル間の電位差が急になり、危険な状態になります。実使用状態と違うのではないでしょうか。図5はまず大抵が接続ミスの筈です。実使用状態を確認し直して下さい。XTシリーズのレンタルサービスをしております。お電話でのお申込みや商品に関する不安や疑問もお気軽にどうぞ。