よる障害を防止するためには、室内の現状を的確に把握することが大切となります。当Dewcupはシンプルな構造で操作方法もきわめて簡単です。気体中の含有水量をその気体の液化から求める露点検出器です。木箱付ですので、収納や持ち運びにも便利です。発行は別途有償となります。気体中に含まれる水分(水蒸気)は、いろいろな産業の分野において、弊害を引き起こしたり、大きな障害になっていることは既によく知られているところです。空気1m3の中には、夏季で約30g、冬季でも約7gの水分が含まれています。現象や有害な化学反応を起こす原因ともなります。含有水量がどの程度かを測定することがまず不可欠となります。気体中の含有水量をその気体の液化から求めるのがNS型空気露点検測器です。シンプルな構造で操作方法も大変簡単です。1.測定気体を付属のビニルホースを通して下部の入口ノズルから入れます。7〜8分目まで入れます。(別売)の小片を除々に投入しながら温度計でゆっくり攪拌します。4.ガラスの筒を通して、中の冷却筒の表面をよく観察しながら、なおもドライアイスの投入を続けると、冷却筒の表面に露が出来ます。5.この時の温度を読み取ります。完全に露が消えた時の温度を読み取ります。(T2)7.T1とT2の平均値をその気体の露点とします。8.以上の操作を2回実施し、平均値をとります。9.露点が分かれば飽和空気線図より、気体の含有水量が分かります。アセトン溶液・ドライアイスはユーザー様にてご用意ください。アセトン溶液の代わりにエタノールのご使用も可能です。仕様・価格は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。