でない方々にも気軽に使っていただきたいと考えています。この「工作記事」は、そのような専門家でない方々が、デジタルパネルレコーダを使用して何らかの計測器、または治具等々を製作するための参考記事となっています。これらの記事をごらんになって、この「新素材」を利用した新たな高付加価値商品を創造していただけることを願っています。コアーズの使命は、計測器で世の中を「改善」することです。簡単に製作することができます。仕様を表1に示します。防塵・防まつ形のセンサセンサの防塵・防水の種類は、防塵・防水性能に関する保護等級IP54より防塵・防まつ形となります。これは、若干の粉じんの侵入、多少の雨に濡れても安心という生活防水です。(センサを屋外に設置するときは天候に注意してください。)電源供給は、コンセントから温度・湿度記録計は、センサ入力部と計測部に分けることができます。供給電源は、商用電源AC100Vだけで別電源を用意する必要はありません。同時に温度と湿度を表示デジタルパネルレコーダの表示画面は、2CH同時表示ができるため、温度・湿度を同時に表示することが可能です。(それぞれ単独の表示も可能)ケタ違いの長期間のデータを確実に記録デジタルパネルレコーダは、購入時にすでに1GBのmicroSDカードを内蔵していますので、導入と同時に記録動作をすることができます。仮に、温度と湿度を3分間隔で記録した時の記録時間は、およそ68年間(参考値)となります。注)連続記録時間は、本体動作時間を保証するものではありません。この様に、ケタ違いの大容量記録ができるので、メモリ残容量を気にすることなく存分に記録していただけます。部品表を表2に示します。1≪デジタルパネルレコーダ設定方法≫デジタルパネルレコーダ1台で、2台(2CH)のパネルメータの機能と1台のレコーダの機能をそれぞれ独立して設定できます。下表の設定方法では、パネルメータ機能とレコーダ機能の説明を分けてまとめています。パネルメータ機能の説明については、「表示に関する機能」をレコーダ機能の説明については、「記録に関する機能」を参照して設定してください。製作2下図を参考に温度・湿度記録計の配線を行います。製作した温度・湿度記録計を利用してオフィスの温度・湿度を測定!長期間の計測・データ収集デジタルパネルレコーダにより温度と湿度を計測・記録したCSVデータをアプリケーションソフトで開くと次のようになります。時間(横軸)の変化とともに温度と湿度が変化していることがわかります。Readerが必要です。Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧印刷などが可能になります。Readerをダウンロードしてください。各国での商標または登録商標です。不具合や利用方法についてはアドビシステムズ社にお問合せください。▲このページのトップへHome|商品情報|ダウンロード|ご購入について|会社概要コアーズの使命は、計測器で世の中を「改善」することです。