温度センサにPt100Ω、湿度に容量式センサを採用。出力はDC0〜1/0〜5/1〜5/0〜10V、4〜20mAの5種類。装着性に富んだ3種類のネジサイズより取付方法を選べます。-100〜+60°CDPと高圧・低露点に対応。専用ソフトウエアによる調整と湿度パラメータ演算機能付。機能を内蔵することにより、設置と操作を単純化。−70〜+20°CDPの広範囲測定に加え素早い応答性と高い信頼性。センサ部は、SUS316の使用で頑丈構造、かつIP65に準拠。供給電源はAC100〜240V,50/60Hzに対応。DC4〜20mAリニア出力とON‐OFFの1点警報を標準装備。サンプルガス流量はセンサブロック使用時で1〜5L/min。センサの直接取付も可能。(取付:5/8”UNF、流速:0.5〜10m/sec)本体内にセンサ・センサブロック・ポンプ・流量計を内蔵したタイプも製作可能。S-505Jシリーズ水晶露点センサ搭載のポータブル型露点計。測定レンジ-100〜-30°CDPの水晶露点センサと-50〜+20°CDPのポリマー露点センサの2タイプを用意。モジュールを交換することで双方のセンサを使用することも可能です。4GBのSDカードにメモリされたデータは専用ソフトで解析出きます。大気開放露点/圧力露点のドライチャンバーを用意。SADPシリーズドライエアー及びガス中の露点をスポット的に測定する最もユニークな露点計として世界中での使用実績大。特許ハイキャパシタンスセンサーにより特に-20°CDP以下の低露点測定に安定した性能と圧倒的な実績あり。測定チャンバーに乾燥剤を内蔵することにより、測定終了後センサーをドライに保存し、いつでもすぐに測定できるようスタンバイ。乾燥剤内蔵によりチャンバー内も常に1ppm前後の乾燥状態を保持。乾燥剤は測定ガスに触れない構造により数年間交換の必要なし。SADPminiSADPminiは超小型のハンディタイプポータブル型露点計です。メモリ管理・グラフィックディスプレイ・リアルタイムクロック・充電回路を内蔵した露点計です。人間工学に基づいて設計されており、大変使い易くなっております。取り入れた使い易いソフトウェアインターフェースによって管理されています。完全充電状態で、約250時間以上の操作が可能です。露点温度(DP)のほか、ppm(V)・ppb(V)・ppm(W)・g/m3・Ibs/MMSCF(いずれか選択)の表示が可能です。測定精度⇒±2°CDP(at-90〜+20°C)精度適用範囲⇒-80〜-25°C又は-60〜-5°CDP測定レンジ⇒-110〜-20°CDP、-100〜0°CDP、-80〜-20°CDP、-80〜0°CDP、-80〜+20°CDP(いずれか選択)☆仕。