他社型式に該当する当社型式を検索で検索カタログ4ケタコードを入力してください。サーモグラフィ画像装置・産業用カメラバーコード・2次元コード距離センサセーフティライトカーテン近接センサロータリエンコーダオプテックス・エフエーの取り扱い製品や設定方法など、お客様からよくいただくご質問をまとめました。OPPWバーコード・2次元コードCLV600距離センサDT絞り込みをクリアアナログ出力には電圧と電流がありますが、どちらがいいのでしょうか電流出力の方がノイズに強いのでおすすめです。マルチメーター等で電流値を確認する場合は配線を外さなくてはならないのが不便な点です。電圧出力は電圧値を確認するのに配線を外さなくてもいいので便利ですが、ノイズには弱くなりますので注意が必要です。しきい値等の設定が、操作していないのに変わることがあるのですがティーチ入力やバンク切換等の外部入力線が短絡している可能性があります。配線をチェックして不要な短絡がないようにしてください。最小曲げ半径とは何ですかケーブルやファイバユニットをどこまで小さく曲げられるかの半径です。直径ではないのでご注意ください。ファイバユニットの場合、最小曲げ半径の値よりも小さく曲げるとコアが折れ、検出距離が短くなったり検出ができなくなるのでご注意ください。各センサのリード線の断面積は外形寸法図に記載がありますので、そちらを参照してください。UL認証を取得している機種はどれですかセンサ総合カタログの巻末の「各国規格への対応」に記載がありますので参照してください。Administrationの略で、日本語では食品医薬品局と訳される米国の行政機関です。取締りなどを行っており、レーザ光やレーザ製品の安全性についてもFDAが検査や認可を行っています。センサの光学系を拭く場合、推奨の溶剤はありますかおすすめは「ヘキサン」です。工場でも油分の清掃などで使用しています。アナログ出力で使用するセンサのケーブルは、何mまで延長できますかアナログ電圧出力は10mまで、アナログ電流出力は20mまでが一つの目安です。ノイズがのってしまう場合はこの限りではありません。アナログ電圧出力はノイズが乗りやすいのでご注意ください。CC-Link通信ユニットUC1に、センサは何台まで接続できますかセンサの数で16台までです。ファイバセンサのD3RFは1台分で換算しますが、レーザ変位センサ用アンプユニットのCDAは2台分で換算してください。RS-232Cで通信時、ケーブルは何mまで延長できますかRS-232Cはノイズに強い通信方法ではなく、またそのケーブル長はボーレートにも大きく依存します。一般的には19,200Bdまでは10m以下、38400~57600Bdは3m以下、115,200Bdでは2m以下が目安です。※うまく通信できない場合は、ケーブル長を上記より短くする必要があります。※RS-422やRS-485に信号を変換すれば、ケーブル長は仕様上の数値で最大1200mまで延長可能です。(ノイズ等の周囲環境にもよります)CC-Linkに対応しているセンサはどれですかファイバセンサならD3RFシリーズが、変位センサならCD22シリーズがCC-Linkに対応しています。D3RFにはCC-LinkユニットのUC1が、CD22にはUC1に加えてアンプユニットのCDAが必要です。CCC認証を取得している機種はどれですかセンサ総合カタログの巻末の「各国規格への対応」に記載がありますので参照してください(2019年版ではN-42ページ)。基本的に36V以上の機器についてCCC認証が必要となるので、フリー電源の光電センサのみ対象となります。CEマーキングを取得している機種はどれですかセンサ総合カタログの巻末の「各国規格への対応」に記載がありますので参照してください。(2019年版ではN-42ページ)ウォームアップ時間とは何ですか電源を投入し測定値が安定するまでにかかる時間をウォームアップ時間と呼んでいます。センサには内部発熱があるため、電源投入時には内部温度の上昇による測定値の変化(温度ドリフト)が発生します。一定の時間が経過すると内部温度が安定し測定値が変化しなくなりますので、安定した測定を行うには電源を投入してからウォームアップ時間に記載されている時間が経過するまで待ってから測定を開始してください。ケーブルの末端の形状を教えてくださいHPやカタログで特に示されていなければバラ線仕様です。Part9に規定されており、高圧・高温の水の侵入に対する保護等級です。IP67gとはどんな規格ですか油の侵入に対する保護等級です。いかなる方向からの油滴・油沫によっても内部に侵入しない等級です。BGSセンサとTOFセンサの使い分けはどちらもワークの色の影響に強い距離設定型のセンサです。それぞれに長所と短所があり、BGSセンサの方が安価ですが長距離になると検出能力が低くなります。TOFセンサは多少高価ですが、長距離での検出安定性が高いのが特長です。一つの目安として検出距離が1m以下ならBGSセンサ、1m以上ならTOFセンサをおすすめします。レーザセンサの方が外乱光の影響は受けにくいですか投光光源の種類によって外乱光に強かったり弱かったりすることはありません。ファイバセンサのスポット径はレンズのないファイバユニットの場合は、ワークまでの距離がスポット径とほぼ同じになります。TOFセンサはワークの色の影響を受けますか拡散反射型と比較するとワークの色の影響には強い検出が可能ですが、検出距離の違いはゼロではありません。実際のワークでテストしてご確認ください。光電センサの特性図の意味と見方を教えてくださいこちらに説明が記載されているのでご覧ください。アンプ内蔵の光電センサを3台並べた時の干渉領域は台数にかかわらず最も近い隣のセンサまでの距離は、特性データの干渉領域の距離の分だけ離して設置してください。BGS-DLシリーズのデジタル表示の数値の意味は絶対距離を表示しているのではなく検出距離範囲の相対値の表示となるので、表示値は目安と考えてください。距離表示が必要な場合は、BGS-HDLシリーズをご使用ください。光電センサに取付金具は付属するのでしょうか光電センサのほとんどの機種に取付金具は付属しますが、Z3シリーズやEシリーズおよびSICK社の製品では付属していないものもあります。各機種の仕様の表に付属品の記載がありますので、そちらでご確認ください。ミラー反射型を検討しているのですが、他社のミラーでも使用できますか他社の反射ミラーも使用することは可能ですが、検出距離や安定性について検証できませんので、お客様の判断においてご使用ください。他社の反射シート(シート状の反射材)についてはほとんどの場合でご使用になれませんのでご注意ください。工場の照明が蛍光灯ではなくLEDですが、光電センサに影響はありますかセンサへ入光してしまう光の量にもよりますので一概に何とも言えませんが、蛍光灯の光でもLEDの光でもセンサを照明の方に向けて検出するのでなければほとんどの場合で影響はないと考えられます。光が強いと誤動作が考えられますので、遮光板をつけたり照明やセンサの向きを変更したりして対策を講じてください。円柱型ファイバユニットはどうやって設置すればいいのですか検出する個所にファイバユニットの先端が入る穴をあけ、抜けないように先端をセットビスで固定するのが一般的な取付方法です。透明体検出センサは、透明体しか検出できないのですか透明体も不透明体も検出可能です。高速で検出できるセンサはどれですかファイバセンサのD3RFシリーズです。応答時間を最速で16μsに切換可能です。応答時間0.2ms以下のセンサを選定すればよい。長距離検出が可能な透過型センサはどれですかW45シリーズの透過型で、検出距離は最大で350mです。長距離検出が可能なミラー反射型センサはどれですかアンプ分離型のレーザ回帰反射型DSシリーズで、検出距離は最大で70mです。長距離検出が可能な反射型センサはどれですかTOFの原理で検出するDS35シリーズで、検出距離は最大で12mです。サイズが大きくても構わない場合は、70mまで検出可能な距離センサDT500シリーズもラインナップしています。スポット光が見やすいので設置や光軸調整がしやすい・複数台並べて設置するときに隣のセンサまでの距離を近づけられる(相互干渉防止)・光沢のある壁等にあたった光が回り込んでしまって誤動作することが少ない等があげられます。上記を考慮しなくてもいい場合は、レーザセンサを選定する必要はありません。高温になる場所で検出したいのですがファイバセンサの耐熱仕様のファイバユニットをご使用ください。耐熱ファイバユニットを高温の場所に、ファイバセンサを常温の場所に設置すれば最高350°Cの周囲温度での検出が可能です。穴越しの検出をしたいのですが、センサはどのタイプがいいですか透過型センサをおすすめします。透過型のセンサなら光に広がりがあっても、有効光軸はレンズ径と同じなので、距離によって穴の大きさを変える必要はありません。最低限、レンズと同じ大きさの穴径であればOKです。透過型のレーザセンサなら、穴をさらに小さくすることができます。隣のセンサからの光が入光してしまい、誤動作してしまうのですが遮光版を取り付け隣のセンサの光が入らないようにしてください。ファイバセンサを連結し、ファイバユニットを並べて検出してください。ファイバセンサを連結すると、個々のセンサが検出タイミングをずらして検出する干渉防止機能が働くので、ファイバユニットを密着して複数台取り付けても相互干渉は発生しません。レーザセンサを使用するとスポット光が小さいので、距離によっては干渉による誤動作を防げます。反射型センサで、穴あきワークをワンカウント検出したいのですがなるべくスポットサイズの大きいセンサを選びましょう。スポットサイズが大きいほどワークの穴の影響を受けなくなるので、安定した検出が行えます。距離120mmで50mm幅のスポットサイズのセンサがあります。他にも超音波センサなら音波が広がるので、穴の影響を受けずに検出することができます。透明ラベルが貼ってあるかどうかの検出したいのですが光沢判別センサで検出できる場合があります。光沢の有無で検出するので、ラベルや背景の色柄の影響を受けにくいのが特長です。透過型センサで長距離検出をする場合、光軸調整に時間がかかってしまうのですが回帰反射型の反射ミラーを使用すれば、調整が楽になります。受光器の前に反射ミラーを置き、投光器を上下左右に動かして赤いスポット光がミラー上に視認できる位置で投光器を固定しましょう。反射ミラーはなるべく幅の狭いものを使うと、より正確に調整することができます。時間が経つとセンサが汚れてしまうのですが、自動的に感度を補正してくれるセンサはありますかファイバセンサのD3RFシリーズと透明体検出センサのDR-Qシリーズには自動感度補正機能が内蔵されていますので、光学系が徐々に汚れる場合に調整頻度や清掃頻度を減らすことができます。C-MOS素子を使用するメリットはなんですか精度よく検出できるのはもちろんですが、迷光(回り込んで入ってくる光)の影響を受けない検出が可能です。油の影響は受けますか油がセンサ投受光面に付くと、センサが光を受光しにくくなり誤動作する場合があります。油がセンサに付着することで故障の原因となる場合がありますので油環境下では耐油タイプのZ-MやBGS-ZMのコネクタ式をお使いください。IP69KのセンサはありますかZ-MシリーズとBGS-ZMシリーズがIP69Kです。どちらのシリーズにおいても、コード式のみIP69Kに対応しています。レーザ変位センサでガラス等の透明なワークを測定できますか正反射型、もしくは正反射モードがあるセンサであれば測定することが可能です。平均化の値を大きく設定すると、平均化の回数分測定するまで測定値は更新されないのでしょうか移動平均なので、平均化回数に関係なく、サンプリング周期ごとに測定値は更新されます。複数台の変位センサを近づけて設置したいのですが、干渉したりしませんか特性データの干渉領域を参考に設置してください。光路が交差しないように設置すれば干渉することはありません。LSシリーズで黒(低反射率)と金属(高反射率)を計測したい。精度良く計測できる方法はHDRというカメラモードをご使用ください。暗い部分での撮像と明るい部分での撮像を合成することで、きれいな形状を測定して精度良く計測することができます。応答時間が2倍以上になりますのでご注意ください。CC-LinkユニットにCDAシリーズ+CD22シリーズを接続しているが、変位センサに電源が入らないのですがアンプユニットCDAをCC-LinkユニットUC1に接続する場合、UC1へだけの電源供給では使用できません。CDAにも電源電圧を印加してください。液面レベルは測れますかレーザ変位センサでは基本的には難しいです。精度が粗くなりますが、超音波センサのUMやUCをおすすめします。アンプ内蔵の変位センサはノイズに弱いのですかノイズに弱くありません。逆にアンプ分離型の方が構造的にノイズには弱い傾向があります。Scale)の意味で、測定できる距離の範囲です。「85±20mm」と記載されている機種のフルスケールは、±20mm=40mmです。Seekerでネットワーク上のCDXが見つからず接続できないのですがユーザーズマニュアルに解決方法を新たに記載しました。HPから最新版をダウンロードして参照してください。変位センサで傾きを測定することは可能ですかワークにもよりますが、線の傾きですとセンサを2台使用してPLCで演算すれば測定可能です。面の傾きを見る場合には3台必要となります。CD22はどの型式でもアンプユニットCDAに接続できますかインターフェイスがRS-485タイプのみ接続・使用可能です。CD22とアンプユニットCDAの接続時に必要なオプションはありますか2m長の接続ケーブルDSL-1204-G02Mが必要です。2mでは長さが足らない場合は延長ケーブルDSL-0804-G0□Mを追加してください。変位センサCD22とアンプユニットCDAのケーブル長は何mまで延長できますかケーブルの総長を10m以下にしなくてはならないので、CDAから引き出されているケーブルを切断せずに2mのままで使用する場合は、変位センサ・アンプ接続ケーブルDSL-1204-G02Mが2m、延長ケーブルDSL-0804-G05Mが5mの計7mまでです。変位センサCDXとアンプユニットCDAのケーブル長は何mまで延長できますかケーブルの総長が10m以下になるようにケーブルを選定してください。5m)と、センサアンプ間延長ケーブル(2m,5m)から10mを越えないように選定してください。(アンプユニットCDAを使用しない場合)ケーブルの総長が30m以下になるようにケーブルを選定してください。センサヘッド延長ケーブルの連結本数は2本までとしてください。・外部入力は非搭載となります。変位センサの精度は繰返精度の項を見ればいいのでしょうか距離に対する測定値の誤差(精度)はリニアリティになります。繰返精度は、その測定値の再現性になります。同じ距離のワークを測定する場合は繰返精度と移動分解能を、距離が大きく変化する場合はリニアリティと移動分解能を考慮する必要があります。移動分解能はワークの表面状態により異なるので、実際のワークでテストしてください。変位センサの分解能は繰返精度で考えて良いのでしょうか繰返精度の値と分解能の値は、同じと考えてください。CDXはセンサ本体とは別にアンプが必要になるのでしょうか。ExplorerやグーグルのChromeがインストールされたPCがあれば使用可能です。アナログ出力や制御出力を使用したい場合、測定値を手元で表示したい場合はアンプユニットのCDAシリーズをご購入ください。変位センサの測定対象物はどんなものが理想ですか反射率が低すぎず高すぎず、表面に凹凸がなく、光がしみこまないものが理想です。拡散反射方式では可視光遮蔽性セラミック、正反射方式ではアルミ蒸着ミラーやガラス等が理想的なワークの例です。レーザ変位センサで赤熱金属は測定できますか使用周囲温度がセンサのスペックの範囲内を越えない対策ができれば測定値を得ることは可能です。放射光の影響を受けるので精度は悪化し、また測定値のバラツキが大きくなると考えられますので、カタログスペック通りでの測定は困難です。Qシリーズ専用機種なので、iQ-Rには接続できません。変位センサの設置する際の測定基準面はどこですか光学系がある面の端面になります。拡散反射/正反射方式が切換式の機種の場合で、正反射設置時はワークに一番近い端面が測定基準となります。外形寸法図を参考に設置してください。ワークが静止状態でも測定値にバラツキが発生してしまう。安定させるにはどうすればいいですかアベレージング(平均化)の回数を増やすと測定値のバラツキを抑えることができます。黒いワークを測定すると受光量が不足してしまい、うまく測定ができない。距離を近づけずに受光量を増やすにはどうすればいいですかサンプリング周期を長くすると、受光量を増やすことができます。ガラスや鏡面体を測定すると受光量が多すぎて飽和してしまい、うまく測定ができない。受光量を減らすにはどうすればいいですか投光量を変更できる機種であれば、投光量を下げて受光量を下げます。それ以外の機種の場合は、サンプリング周期を短くすると、相対的に受光量を減らすことができます。リニアリティの計算方法がわかりません。±0.04mm(または±40μm)レーザ変位センサCDXでアナログ出力を使用したいのですが、どうすればいいですかアンプユニットCDAを使用すれば、アナログ出力が使用可能になります。レーザ変位センサCDXで制御出力を使用したいのですが、どうすればいいですかアンプユニットCDAを使用すれば、制御出力が使用可能になります。レーザ変位センサCDXにはディスプレイがありません。PCを使わずに測定値を表示できるオプションはありますかアンプユニットCDAを使用すれば、CDAのディスプレイで測定値を目で見て確認することが可能です。レーザ変位センサCDXを2台使用して、厚み測定や段差測定の演算を簡単に行いたい。すればいいですかアンプユニットCDAを使用すれば、2台のCDXの演算をCDAで簡単に行えます。レーザ変位センサCD22の測定値を手元で確認したい。測定値を表示できるオプションはありますかアンプユニットCDAを使用すれば、CDAのディスプレイで測定値を確認することが可能です。レーザ変位センサCD22を2台使用して、厚み測定や段差測定の演算を簡単に行いたい。すればいいですかアンプユニットCDAを使用すれば、2台のCD22の演算をCDAで簡単に行えます。レーザ変位センサでスポットタイプとワイドスポットタイプがある場合はどちらを選べばよろしいですか基本的にはワイドスポットタイプを選定してください。ワイドスポットタイプではワークのサイズの方が小さくなってしまう場合にスポットタイプを選定してください。レーザマーカが無くても測定できるのでしょうか非接触温度計は、測定対象物が放射する赤外線エネルギーの量を計測して温度に換算するので、レーザマーカーの光は測定には使用しておりません。レーザ光を照射してどこを測定しているのかわかるようにするためのものがレーザマーカです。非接触温度計で長距離から測定ができる機種はどれですか測定対象物体の大きさが視野(FOV)より大きければ、何メートル離れていても測定可能ですので、視野の狭い機種を選定してください。測定対象物が視野より小さいと、背景にある物体の温度も測定してしまいますのでご注意ください。金属専用の非接触放射温度計は金属しか測定できませんか金属ワーク以外も測定可能です。誤差が大きくでてしまう場合は、放射率で誤差が小さくなるように調整してください。放射温度計の放射率はどうやって合わせればいいのですか取扱説明書に放射率表が掲載されていれば、それを参考に合わせてください。掲載されていなければ、ほかの手段(例:接触式温度計)で温度を測定し、その値と近くなる放射率に設定してください。オプションのレーザマーカCS-LDPの電源電圧は何VですかDC3V±10%です。黒体テープってどういうときに使用するのですか放射率の不明な物体や光沢のある物体の表面に貼りつけると、放射率が0.95になり、正確な非接触温度計測が可能となります。放射率ε=0.95に設定してご使用下さい。最高+250°Cまでの耐熱素材を使用しています。非接触温度計で測定できるものはなんですか固体や液体の温度を測定することができます。気体や炎の温度は測定できません。透明体や光沢・鏡面物体の場合は汎用機種では測定が難しいので、専用機種での測定となります。表面の温度の測定することになりますので、物体内部の温度を測定することはできません。測定視野より小さい物体の温度を測定できないのはなぜですか測定視野が物体よりも大きいと、物体の温度と背景の温度の両方を計測してしまうためです。測定視野が物体の大きさよりも小さくなるような機種選定、または設置をおこなってください。粉塵の影響は受けますか大気中に浮遊している目視できない埃にはほとんど影響を受けませんが、粉塵で測定対象物が目視できない場合は、正確な温度を測定できません。温度計のレンズ(フィルタ)面に埃が付着すると測定に影響をおよぼすので、ポータブル製品はレンズの清掃を、措置型製品は別売のエアパージ管をご利用下さい。水蒸気の影響は受けますか水蒸気は気体ですのでその影響を受けず測定可能ですが、水蒸気ではなく湯気の場合で測定対象物が目視できない場合は、正確な温度を測定できません。斜めからの温度測定は測定できますか測定対象物の面に対して、垂直に測定した場合は、測定視野は円(または正方形)の面積を測定します。斜めから測定すると、測定視野は楕円(もしくはひし形)になります。この場合でも測定対象物の大きさが、測定視野を満たしていれば測定は可能です。入射角45°以上の場合は、正確な温度を測定できません。回転体の温度測定はできますか非接触温度計は、物体に触らないので、回転体の測定も可能です。表面温度は応答時間内に回転した面の平均値となります。非接触温度計は、測定物体の色の影響は受けますか非接触温度計は、測定対象物の表面状態(光沢の有無)に影響を受けますが、色による影響は原理的にはありません。塗料の材質によって(光沢がある場合)は影響が出る場合もあります。(例:メタリック塗装など)暗所での温度測定はできますか非接触温度計は、可視光ではなく赤外線を検知していますので、暗所でも測定可能です。体温計として使用できますかオプテックス・エフエーの非接触温度計は体温計ではありませんので、医療行為にはお使いいただけません。シリコンウエハの温度は計測できますかシリコンは温度によって放射率が変化してくるため、計測できません。センサヘッドに使用されているレンズの材質は機種により異なりますが、シリコンまたはゲルマニウムです。GT/GTLシリーズでデジタル出力はないのでしょうかオプションのインターフェースキットを購入いただければ可能です。CAN-BUSの各インターフェースキットをご用意しております。GT/GTLシリーズの電源とアナログ出力はどこに配線すればいいですかアンプ上面のネジを外してフタを開けると端子台があります。そちらにケーブルを接続してください。校正証明書は発行できますか有償で提供させていただいてます。GTシリーズやGTLシリーズは、温度計のご注文と同時に校正証明書をご注文いただく必要がありますのでご注意ください。発注時に校正証明書を注文しなかったのですが後から発行できますか後からの発行はできない機種があります。GTやGTLといった機種は最初のご注文の際に校正証明書の注文を頂いていないと後から発行ができません。それ以外の機種は基本的に可能です。液体の温度は測れますか液体の温度は測定可能です。液体表面の温度測定となり、液中の温度は測れません。距離はどれくらいまで離して計測できますか測定距離に制約はないのですが、長距離になると視野が広がってしまいます。視野よりも小さいワークの温度は正確に測定できませんので、ワークのサイズが視野よりも大きくなるような距離でご使用ください。アンプ分離型でアンプとヘッドを別々で購入できませんかアンプとヘッドのセットで校正を行ってますので、別々にはご購入できません。1台のPCにXi80を複数台接続できますかUSB接続なので、PCのUSBポートの数だけ接続可能です。USBハブを使用する場合は、電源電圧を外部から供給する必要があるのでご注意ください。CSシリーズのヘッド・アンプ間のケーブルは延長可能ですか特注で5m長や10m長の製作が可能ですので、ご注文時にご指定ください。IP69Kの温度計はありますかCSシリーズがIP69Kです。センサヘッドのみがIP69Kで、アンプ部分はIP40となりますのでご注意ください。CCTVレンズとメガピクセル対応マクロレンズの違いは視野やWDが任意に変えられるが、近接域においては周辺の歪み(ディストーション)が大きいのがCCTVレンズです。マクロレンズは主に近接撮影用に設計されたレンズで、歪みなく撮影できるのが特長です。漢字・ひらがな・カタカナはCVS4-RAやMVS-OCR2で読み取りできますかCVS4-RAやMVS-OCR2で漢字・ひらがな・カタカナは読みとれません。上位のHVSシリーズをおすすめします。MVS-OCR2で読み取った文字を外部へ出力する事は可能でしょうかRS-232CやUSBを使用すればASCIIコードで外部に出力することが可能です。文字列の部分は、数字の読取結果と英字での読取結果の2つが出力されます。画像センサにはLED照明は必要ですか画像センサ用のLED照明が必要です。明るさが一定でないと安定した撮像は望めません。接写リングはどういうときに必要なのでしょうかCCTVレンズやマクロレンズは機種にもよりますが、被写体までの距離が100~500mm以上離れてないとピントが合わない構造になっています。そこでレンズとカメラの間に接写リングを挟んで取り付けることにより焦点距離を変え、近距離でもピントが合うようにしています。』と誤認識してしまうのですが読取結果の表示が「1A」か「AB」になっている状態で読取結果を見たためです。VIEWボタンを押してモニタ表示になった状態でUPまたはDOWNボタンを押し、「12」に切り換えると数字での読取結果で表示できます。具体的な操作方法は、取扱説明書のP.4を参照してください。判定結果が、いきなり全てNGになってしまったのですが強いノイズ等の影響によりカレンダー化けが発生してしまっているので、カレンダの年月日と時刻を正しく設定しなおしてください。トリガーが2回入って2回撮影してしまうのですがトリガーセンサからの同期信号がチャタリングすると発生します。Filter」で時間フィルタをかけることで誤入力を回避できます。全部の文字が認識できているのにNGと判定してしまいます。日付1カサンチも正しい値になっているのですが文字スウチェック、および文字スウハンイの設定値に値が入っていませんか。ここに数値が入っていると、文字認識結果に加えて撮影画像全体の文字数もOK/NG判定に加わります。読み出した設定値を書込み可能です。サーマルプリンタの印字で『6』や『9』を『8』と誤認識してしまうのですがボールドゴシック体でよくあります。コウタクホセイの値をあげて明るく撮像して文字を細らせてから、ニチカシキイチを下げて文字を太く補正してください。文字が認識できているのにNGと判定してしまいます。日付1カサンチも文字スウチェックや文字スウハンイも問題ないのですが「日付ノナラビ」が正しい順序に設定されていないと発生します。日本の場合は、ほとんどの場合「年月日」の順になります。CaptureでMVS-OCRの設定値がPCに抜き出せるが書き込めないのですが最新Ver.2.70はMVS-PM-R用です。Ver.2.66をお使い下さい。CLV631でバックアップした設定値を新しいCLV631に書き込もうとしたができないのですが大きくアップデートされた場合、バージョン互換が無くなります。既存設定値をPDFファイルで出力できる機能がございますのでそちらを推奨致します。サーマルプリンタ印字が縦にスジ欠けしてNGになってしまう。わずかな欠けなのでOKにできますか「横方向ドット間隔」という設定値を上げると、分離文字を結合することができます。(推奨2~4程度)コントローラMVS-DN-Eが故障してしまった。交換したら最初から設定し直しですかMVSシリーズは、コントローラ側ではなく、カメラヘッド側に設定値を保存していますので、コントローラ交換後にカメラの設定を設定し直す必要はありません。(バーコードリンク機能除く)リモートモニタに映る画像が液晶モニタより小さい。画面の幅変更ができる設定値があります。「CVSreハバ」で「0」→「1」にすれば同等サイズ画面になります。出力をワンショットで出すには何をどう設定すればいいのでしょうか設定値「ワンショット」を「アリ(ON)」に、またワンショット時間は「オフディレイ」で出力時間を設定してください。文字の一部がうまく切り出せないのですが文字の高さ・幅、太さを調整することで回避できる場合があります。PLCとハンドシェイクする場合はどの信号を使用すればいいですかBUSY信号の立下りを利用して下さい。「BUSY信号」はOK/NGが確定後に立下る仕様になっていますので、判定信号の確定タイミングとして利用できます。普通の日付印字ではなく、コード化された日付や時刻の印字も認識できますか可能です。英字テーブルを使用すれば、オートカレンダ機能で印字内容が更新されても自動で追従することができます。(1周期=1/87000sec)消費電力24Wまでの当社製LED照明が使用できます。1台で24W以内、もしくは3台の合計が24W以内までであれば使用可能です。コントローラMVS-DN-EにLED照明を4個以上接続したいのですが、どうすればいいですか例えば3カメラの使用で各カメラにLED照明を2個(計6個)使う場合、コントローラMVS-DN-Eには照明出力が3つしかありませんので3個分不足してしまいます。LED照明を3台以上、MVS-DN-Eに接続する場合は照明のケーブルにOP-CBD*-*シリーズを追加し、ケーブルを分岐してお使いください。LED照明の消費電力が合計24W以上となってしまう場合は、別途LED照明用電源を使用してください。コントローラMVS-DN-EにLED照明接続するのですが、消費電力が24Wを越えてしまいます。すればいいですかコントローラMVS-DN-EのLED照明の消費電力は合計24Wまでです。24Wを越えてしまう場合は、LED照明用コントローラや電源が別途必要となります。コントローラMVS-DN-Eの表示更新周期はどのくらいですか25Hz(40ms毎)です。これより速いタクトタイムのラインでは更新周期が間に合わず、検査を飛ばした様に見える場合があります。設定値の名前は知っているのですがどこにあるかがわからず、たどり着くのに時間がかかってしまいます。いい方法はありませんかコントローラMVS-DN-Eのメインメニューで[?]キーが点灯しているときに[?]キーを押すと索引画面が表示され、50音順で設定値が索引できます。設定値を選択するとそこにジャンプするので、短時間で設定が可能です。1.5A上記に接続台数分のヘッドの消費電流を加算してください。100mA/24VDC)同期入力を使用していますが、トリガーセンサを使わなくても撮影する(画面を更新する)ことはできますか。[EXIT]キーを押すと強制的にトリガがかかり撮影を実行することができます。[EXIT]キー長押しすると連続撮影になり、再度押すと解除されます。コントローラの表示言語を切り換えるには、どうすればいいですかテンキーの[?]を押しながら電源投入すると切換画面が表示されるので、日本語/英語/中国語から選んで使用してください。距離センサの仕様の測定確度はどういう意味ですか白色紙を測定した場合の誤差の代表値です。TABLEがALLになっているとOKと判定してしまいますので、NO.1にしてご運用下さい。登録されてしまっています。2次元コードリーダーLector620で1次元コードは読取り可能ですか読取り可能です。設定ソフトSOPAS-ETで読み取るコードの種類を指定して運用してください。LED照明のデモ機貸し出しについて教えてください弊社照明・電源・オプションその他いずれも無償でデモ機貸出を行っております。お気軽に弊社までお問い合わせください。発送元、返却先は京都本社となります。デモ機同封の貸出明細表をご確認ください。事前予約制で無料でご利用いただけます。撮像テストに必要なカメラ、レンズ、カメラスタンドなどをご用意しています。詳しくは弊社までお問い合わせください。照明選定の相談に乗ってもらえるのでしょうか?はい、是非ご相談ください。LED照明の営業担当ならびにSEがサポート致します。LED照明の各種規格について対応状況を教えてくださいCE/UL/CCC/欧州RoHS/中国RoHS各種規格に対する対応状況は以下の通りです。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。一部製品を除き、取得しています。取得製品につきましては各製品ページにCEマーキングを表示しております。UL:当社LED照明商品およびその関連商品に関しましてUL認証は取得しておりません。CCC:照明機器では電圧36V以下の入力機器については対象外です。欧州RoHS:弊社HPに掲載している製品は全てRoHS指令に適合した製品です。こちらにて詳細をご確認下さい。中国RoHS:使用期限を明示した宣言をして対応しております。こちらにて詳細をご確認下さい。海外輸出/販売/サポート対応について教えてください中国、米国に子会社、タイに販売拠点がございます。世界各国に販売ネットワークがあります。詳細はこちらをご確認ください。LED照明の各照明のクラス分類(IEC62471:2006)について教えてください照明によってクラス分類は異なります。詳しくは各製品の仕様欄をご確認下さい。記載のない製品につきましてはお手数ですが弊社までお問い合わせください。該非判定書の発行はできますか?また、発行に時間はかかりますか?当社HPより該非判定書のダウンロードが可能です。ダウンロードできない製品の場合、発行には最大で2週間程度かかります。詳しくはこちらをご確認下さい。画像処理用照明と一般用照明との違いは?当社製品は画像処理用に用いられています。画像処理に適した形状・サイズ・発光色の照明で、調光制御なども専用のコントローラ・電源を用います。民生品照明は一般生活での利用用途に応じた照明です。詳細はこちらをご確認下さい。様々な点で違いがあります。LEDはその特性を活かし、画像処理用照明として、特定のエリアに、特定の角度で、特定の波長の光を照射し、カメラと同期して高速に点灯制御することが可能です。各光源との比較はこちらをご確認下さい。LED照明の波長の違いによる見え方の違いは?照明の色(波長)によって撮像画像の見え方が大きく異なります。波長を変えることで画像処理のしやすい画像を取得することも可能です。詳細はこちらをご確認下さい。LED照明はマシンビジョン用途以外にも使用可能でしょうか?使用可能です。実際に目視検査用の照明としてご利用いただいているケースもございます。ご利用に関しましては製品同梱の取扱説明書をお読みの上、正しくご利用ください。LED照明のPWM制御とは?PWM制御は、パルス変調制御のことで、発光パルスのデューティー比を変えることで調光する方法です。他調光方式と比較して、リニアに調光することが可能です。シャッタースピードが高速になると撮像毎に明るさにバラツキが出ることがあります。シャッターとPWMの同期を行うことでバラツキを回避できます。LED照明の定電流制御とは?電流を一定に制御することで光量を調節できます。スポット照明等、LED1灯の照明で使われています。PWM制御と異なり、ちらつきのない調光が可能となります。LED照明の劣化について教えてください。製品によって異なりますので、製品仕様に記載の「照明LED劣化」をご確認ください。一例として、高輝度バー照明OPBシリーズの場合、以下の通りです。代表値OPR-SFシリーズの温度保護回路はどれくらいの時間で動作しますか?常温環境の断熱材の上で最大調光にて常時点灯すると、2分程度で消灯します。70度以下になると自動復帰します。DC12V入力であれば他メーカー電源との接続可能ですか?コネクタとピンアサインが同一であれば可能ですが、ご使用前に弊社までお問い合わせください。偏光フィルタの使用方法を教えてください偏光フィルタは、レンズと照明の両方に装着してください。2枚の偏光フィルタの向きを直交させるとワークに反射した正反射光(直接光)をカットし、光沢ワーク等での照明の映り込みをキャンセルします。レッドフィルタの使用方法を教えてくださいレッドフィルタはレンズ側に装着します。その時赤色照明を利用すると、フィルタは赤色光のみを透過するため外乱光(環境光、屋内の蛍光灯の光など)をカットすることができます。LED照明のFALUX、FALUX-itのロゴマークがあるものは他の照明との違う点はありますか?こちらにて詳細をご確認下さい。より、LED個々の順電流を一定にして輝度を均一にします。温度補償回路により、周囲温度変化や点灯後の温度の変化による明るさ変動を補正します。Sensingは照明の輝度のモニタリングとそのフィードバック制御によって長期にわたって初期輝度を維持できる弊社の独自技術です。sensing対応のセンシング照明とコントローラの組み合わせでお使いの場合、照明内部に内蔵したフォトダイオードで照明の輝度をモニタリングし、その輝度に対して明るさを一定に保つフィードバック制御を掛けることが可能です。連続点灯時だけでなく、点灯制御やストロボ点灯のように僅かな点灯時間でも正確に輝度を測定します。基準輝度を照明内にメモリしており、絶対輝度で機差調整も可能です。発光輝度だけでなく内部温度もモニタリングが可能です。「温度補償回路」を組み合わせた弊社独自のテクノロジーです。よりLEDの色毎に異なる順電圧に変換して余分な電圧による発熱を抑え、電圧に依存した定電流制御が可能となります。これにより汎用のDC12V電源に直接接続できるようになり、従来必須で使用しなくてはならなかった定電流電源や抵抗ボックスが必要なくなり、コストを抑えることに役立ちます。温度補償回路により、点灯後の温度の変化による明るさ変動を補正します。Sensingでのデータ読み取りはどれくらいの周期で行われますか?明るさデータは21ms周期、内部温度データは105ms周期での更新を行います。詳しくは各コントローラのユーザーズマニュアルを参照ください。Sensing対応照明の組み合わせでのみご利用頂けます。照明ケーブルにて電力線通信をしておりますため、分岐ケーブルや5mを超える長さの延長ケーブルを使用するとセンシングができないことがあります。インバーター等のノイズの大きな機器が近くに設置されているような環境下では通信不具合が発生する可能性があります。