NSL-RHT101A500,000データのメモリが可能な大容量温湿度データロガー。-40〜+80°C、0〜95%RHの幅広い測定範囲に対応。1秒から24時間の間で自在に設定が可能です。ロギング中は緑色、バッテリー消耗時には赤色のLEDが点滅。LEDランプによる温湿度の上下限アラーム設定も可能です。転送データは数値とグラフで表示され、Excelへの変換も可能です。電池寿命は15分インターバルで約10年と長期計測にも対応。必要に応じてオプションにて校正証明書の発行も可能です。NSL-RHT2000温湿度各130,000データのメモリが可能な温湿度データロガー。大型バックライトLCDで温湿度の値を同時に表示。本体上のキーパッドでデータロガーのセットアップが可能。-20〜+60°C、0〜95%RHの幅広い測定範囲に対応。メモリ、電池レベル、サンプリング、ロギング状態をLCDに表示。測定間隔は1秒から24時間の間で自在に設定が可能です。転送データは数値とグラフで表示され、Excelへの変換も可能です。電池寿命は1分インターバル、表示なしモードで約1年。必要に応じてオプションにて校正証明書の発行も可能です。NSL-KTH350外付け温湿度プローブ利用の温湿度データロガー。-20〜+120°Cと-40〜+180°C対応の2タイプの温湿度プローブ。標準の2mケーブルのほか、5m/10mケーブルタイプもございます。温湿度各50,000データのメモリが可能で長期の測定にも対応。記録間隔は1秒〜24時間内で自在に設定可能です。CH1での温湿度プローブによる測定に加え、CH2では専用の測温抵抗体プローブによる温度測定も可能です。ロガー本体はABS製IP65準拠、-40〜+70°Cの環境下に設置可能。表示とLEDによるアラーム機能付。取付用ブラケット標準付属。必要に応じてオプションにて校正証明書の発行も可能です。NSL-KTH220温湿度センサと照度センサ内蔵のデータロガー。-2〜+70°C、5〜95%RH、0〜10,000Luxの計測・収集が可能。プローブの装着も可能です。温度・湿度からの演算にて露点温度も表示とメモリ。2段LCDディスプレイ付とディスプレイなしの2タイプを用意。1,000,000ポイントのメモリ容量と18,000ポイント/sの高速データ転送。メモリインターバル1秒〜24時間で設定が出来ます。専用リチウム電池で約4年の電池寿命。メモリインターバルにより異なります。一定間隔に記録と同時にリアルタイムに表示。付属専用ソフトで解析のほか、テキスト形式でも保存可能です。本体・センサ一体型、延長ケーブルによるセパレート型と2WAY方式。計測開始の予約以外は、本体・パソコンどちらからでも設定可能。★マルチ環境計測器のページもご参照ください。