FHRダイナミックグラフ表示。様々な電池の互換性:単三アルカリ電池と単三ニッケル水素充電池。オーディオ出力:レコーダーと接続して、胎児の心拍を記録することができます。40センチメートル/カートンNW:10kgGW:15kg胎児ドップラーについて:エドワード・H・ホン博士によって1958年に発明された胎児ドップラーモニターまたは赤ちゃんハートビートモニターは、胎児の胎児心拍を胎児のケアのために検出するために使用される手持ち型超音波トランスデューサです。ドップラー効果を使用して、心拍の可聴シミュレーションを提供します。一部のモデルでは、心拍数を1分あたりの拍数(BPM)で表示します。このモニターの使用はドップラー聴診とも呼ばれます。ドプラ胎児モニタは、一般に単に「ドプラ」または「胎児ドプラ」と呼ばれる。胎児聴診器によって提供されるものと同様の胎児に関する情報を提供する。ドプラ胎児モニタの(純粋に音響的な)胎児聴診器に対する1つの利点は、ユーザ以外の人々が心拍を聞くことを可能にする電子オーディオ出力である。