駆け出しCEのblog駆け出しCEのblog臨床工学技士として日々勉強しております。このブログでは、自身の知識や学んだことを他のコメディカルとも共有したいと思い作成しています。関東でMEとして働いています。臨床工学や医療機器について学んだことをMEの目線から書いていきます。看護師さんや他のコメディカルでもわかるように書きますのでみんなで知識を共有していきましょう。)のPOBA(バルーン血管形成術)時に使用する際、いろんなメーカーの名前のバルーンを使用しています。〇△□」というバルーンを使うことがあります。そのNCについて気になったので書きたいと思います。バルーンのコンプライアンスの種類についてNCの意味は「ノン・コンプライアンス」といいます。コンプライアンスとは簡単にいうとバルーンの柔らかさの事です。■バルーンのコンプライアンスの種類1コンプライアンスバルーン加圧に伴いバルーンの径が大きくなるもの2ノン・コンプライアンスバルーン加圧し続けてもほとんど径の変わらないもの3セミ・コンプライアンスバルーン1コンプライアンスバルーンと2ノン・コンプライアンスバルーンの中間のものになり、現在ほとんどはこのバルーンにあたる。現在多くは、ノンコンとセミコンの2種類が使用されています。それらの見分け方としては、基本的なバルーンはセミコンであるため、ノンコンのバルーンの名前には、NCと付いてることが多いです。そのほかでは、セミコンはノミナール圧(推奨拡張圧)が10atmより低く、ノンコンはノミナール圧(推奨拡張圧)が10atmより高いという判断方法もあります。ミナール圧が分かんない方は、バルーンのパッケージにコンプライアンス表があるので、その表のNP(ノミナールプレッシャー)を探せばわかると思います。それぞれの特徴について■セミコンバルーンの素材が柔らかく、蛇行血管でも変形し通すことができるので、通過性能に優れています。通過性能に優れているため、病変への前拡張に使用されます。■ノンコンについてバルーンの素材が固く、通過性能はセミコンより劣ります。バルーンが固いため、高い圧力での拡張が可能なため、ステント留置後の圧着や石灰化などの固い病変へ拡張性能が優れています。ドッグボーン現象についてセミコンとノンコンのバルーンの拡張性能において、硬い病変の際に、顕著に表れます。セミコンのバルーンの場合、固い病変以外の部位に圧力が逃げ、「ドッグボーン現象」を引き起こし、拡張不良になります。逆に、ノンコンでは固い病変でも変形せず、確実な病変拡張が可能です。さいごにさすがに、臨床工学技士がバルーンを選択することはありませんが、これらの知識があるだけで、バルーン一つ一つの意味や役割がわかり、治療の理解度がさらに増します。すると次の工程の予想ができるのようになります。投稿する情報を記憶お問い合わせお問い合わせはこちらまで「Amazonライブリンク」は提供を終了しました。