半世紀以上の業歴で培った実績と最新技術を融合し、ご満足いただける製品を提案します。工場やプラント以外の様々な箇所でのセンサ使用事例を紹介します。オーダーメイドもお任せ自由に性能を組み合わせて、ご要望のセンサを製造します。測定したい物質など何でもお聞かせください。貸出機・サンプル測定サービスで導入前の不安を解消いたします。品質管理ISO9001認証企業として高品質な製品をご提供し、企業としての総合的な“品質”も向上してまいります。レベルスイッチ液体や粉粒体のポイント検知を行う際に用いるレベルセンサ。測定物や使用環境ごとに多彩な種類があります。レベル計(連続タイプ)液体や粉粒体の連続レベル計測を行う際に用いるレベルセンサ。測定物の残量や状態を正確に把握できます。使用条件によって、最適なセンシング機器をお探しいただけます。機種選定の際にぜひご活用ください。中止している製品をお知らせいたします。プラントや食品・医薬業界の工場など、センシング機器が使用されている各業界別にご紹介します。用途別(レベル計)タンクや容器内の計測にはじまり、配管内の監視や特殊環境下の計測に至るまで、多彩な活用事例のご紹介です。用途別(レベル計以外)測定物内の水分量や導電率など、各種センシング機器を用いて行う、さまざまな検知・計測の事例です。特殊アプリケーション標準アプリケーションで計測しにくい、製品のカスタマイズなどが必要な検出・計測事例をご紹介します。レベルスイッチ・レベル計とは?測定物の有無を計測するレベルスイッチと測定物の残量を計測するレベル計。それぞれの詳細をご説明します。さまざまなレベルセンサの応用例レベル計と言っても、種類は実に豊富。その動作原理と応用例をご説明します。様々なセンサの使用例を複数の動画で解説・紹介します。静電容量式について汎用性の高い計測方法として多様なセンシング機器に使用されている静電容量の原理などについてご説明します。用語の説明センシング機器の説明に用いられる難解な専門用語をわかりやすくご説明。選定前にぜひ一度ご覧ください。ある質問ご不明な点がございましたら一度ご覧ください。お客様からよくいただくご質問にQ&A方式で回答しております。一見すると難しい用語が記載されていることがあります。いう用語や規格の中には、機器を安全に使用する為の重要な情報が込められている場合もあります。現場に合った最適な製品を導入する為に、細かい仕様の確認は必要不可欠になります。このページでは、そのような専門的な用語や基本的な概念の一部についてご紹介します。測定物(液体)について液体はレベル計測の中でも最も計測されることが多いもので、「流体」と呼ぶ場合もあります。「液体の電気的特性」について説明します。粘性液体・スラリー・スラッジとは?粘性液体とは、粘りのある、センサ部に付着しやすい液体のことを意味します。粘性が強いものの中には接着剤や水飴などが挙げられますが、接着剤ほどの強い付着性は無くても、センサ部に付着が残りやすい液体に関しては粘性液体と呼ぶことにします。粘性液体の別称として、「スラリー」「スラッジ」という呼び方もあります。スラリーとは、粘性液体、又は、粉が混ざった液体のことです。スラッジとは、工場排水や下水処理によって形成される汚泥のこと、もしくはタンク内の沈殿物のことです。化学反応によってセンサ部の金属材質を表面から変質・消耗させる可能性のある液体のことです。以下、弊社独自の見解に基づく数値です。導電性液体とは、水など導電率20μS/cm以上の電気を通す液体のことです。絶縁性液体とは、油など導電率1μS/cm以下の電気を通さない液体のことです。半導電性とは、アルコールなど導電率1~20μS/cm(導電性液体と絶縁性液体の中間程度)の液体のことです。具体的にどの程度の大きさが粉体、粒体に該当するかの明確な区別は存在しませんが、1mm近辺を境としてそれより細かいものを粉体,粗いものを粒体と呼ぶ場合が多い様です。塊体は粉体よりも更に大きく石ころ位の大きさ以上の塊(かたまり)を呼ぶ場合が多いです。見掛比重や粉じんについて比重・見掛比重とは、粉粒体の単位体積あたりの質量のことです。かさ比重とも呼ばれます。一般的に、見掛比重が小さい(すなわち、軽い)とレベル検出・計測が難しくなります。粉じんとは、空気中に浮遊する物質や固体の粒子のことです。この粉じんがタンク内に舞っていると、誤計測や誤動作を起こす可能性が高くなります。​その他、選定の為の用語についてレベルセンサの選定には、様々な専門用語が使用されますが、下記にその一部を説明いたします。接続部とは?センサをタンクや容器に取り付ける際に接続する部分や方式、規格を「接続部」と呼んでいます。「フランジ」と呼ばれるタンク穴のサイズと合った円筒形の平板をボルトとナットで結合することでセンサをタンクに接続します。これらフランジの厚みやボルトの太さなどは規格があり、国内ではJISフランジやJPIフランジがよく使用されますが、たまに別の規格も存在します。ネジ接続(ねじ込み接続)タンクにネジ穴がきってあり、センサを回転させてねじ込んで接続します。ネジの規格も様々なものがあります。大きく分けて、「テーパーねじ」と「平行ねじ」に分けることが出来ます。テーパーねじ:Rねじ(PTねじ)とも呼びます。斜めの形状(ねじの先端部分の外径より終わりの部分の外径が大きくなっています)でシール性を必要とする部分に使用されます。平行ねじ:Gねじ(PFねじ)とも呼びます。平行の形状で機械的な接合を主な目的とする部分に使用されます。食品や飲料分野等において使用される接続方法です。内部に液溜りや段差が無く洗浄性が高いことが特徴です。配管の組立がクランプで行えるため、特別な工具が無くても簡単に取り外しできます。可動部とは?可動部とは、センサ部分について、動かすことができる機構や動く機構がある箇所(部分)を意味します。駆動部と呼ぶ場合もあります。可動部のあるレベルセンサは、パドル式・フロート式・サウンジング式などが挙げられます。これら可動部があるレベルセンサの特長として、機械的な原理が多い為、一般的に安価である場合が多いのですが、メンテナンス性が悪い(定期的にメンテナンスを行う必要がある。部品交換が必要になる等)という欠点もあります。保護等級IPについて保護等級IPとは?保護等級IPとは、機器の防塵や防水に関する保護を規格化したもので、IEC(国際電気基準会議)規格で、規定されている機器の保護等級を記号で表したものです。保護等級は、IEC及びJIS(日本工業規格)の2つの規格に基づいています。0920)日本工業規格にて規定された防水防塵のランクによる等級。60529)人体及び固形物に対する保護等級。code)水の浸入に対する保護等級。IPコードの読み方は、意外とシンプル?一見複雑そうに見えるIPコードですが、読み方はシンプルです。基本的には、「人体及び固形異物(粉塵等)に対する保護」である第1記号と「水の浸入に対する保護」である第2記号から構成されています。「IP68」の場合、第1記号である「6」は固形異物(粉塵等)に対する保護等級を、第2記号である「8」は水の浸入に対する保護等級を意味しています。どちらかの保護等級を省略する場合は「X」を記載します。人体の表面積の大きな部分、例えば手などが誤って内部の充電部や可動部に接触する恐れがない。直径50mmを超える固形物体が内部に侵入しない。指先、または長さが80mmを超えない指先類似物が内部の充電部や可動部に接触する恐れがない。直径12.5mmを超える固形物が内部に侵入しない。直径または厚さが2.5mmを超える工具やワイヤなどの固形物体の先端が内部に侵入しない。直径または厚さが1.0mmを超えるワイヤや銅帯などの固形物体の先端が内部に侵入しない。粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。粉塵が内部に侵入しない。鉛直に落下する水滴によって有害な影響を受けない。正常な取付位置より15°以内の範囲で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によって有害な影響を受けない。鉛直から60°以内の噴霧水に落下する水によって有害な影響を受けない。いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても内部に浸水の形跡がないこと。規定の圧力、時間で一時的に水中に浸水しても内部に浸水の形跡がないこと。製造者によって規定(※)される条件に従って、連続的に水中に置かれる場合に適する。原則として完全密閉構造である。水圧0.3MPa下で10時間水中に沈め、これを4回繰り返し、水の浸入がないこと。ケース蓋及びケーブル取出し口は弊社規定により適切に処置するものとする。​フェイルセーフ機能について不測の事態が起こっても、被害を最小限に抑えます。フェイルセーフ機能とは、計測機器に故障や不具合といった不測の事態が起こった際に、被害を最小限に抑えることを目的とした機能です。下記では、弊社製品(静電容量式レベルスイッチYALと振動式レベルスイッチCV)を例に挙げて、フェイルセーフ機能について説明します。静電容量式レベルスイッチYAL型のフェイルセーフモード本体に電源が供給されなくなった場合や故障した場合、常に安全方向への出力を維持することが可能です。下限用と上限用の設定があります。※YAL/YAEシリーズは標準でFSL、オプションでFSHで出荷することができます。振動式レベルスイッチCV型のフェイルセーフモードご要望のフェイルセーフモードに応じて、上下限どちらでも使えるようにスイッチを内蔵しています。※CV/SHTシリーズすべて出荷時はFSL(ローレベル)に設定しています。防爆構造について防爆構造と規格について些細な火花が爆発につながらないように、考え抜かれた構造です。工場やプラント等で扱われる可燃性ガス・蒸気などは大気に漏洩すると、空気と混合して爆発性雰囲気を形成します。このような危険場所で、センサ機器を使用する場合には、センサ機器についても、可燃物の着火源とならないように特別な技術的対策を講じた構造で製造する必要が生じます。このような構造を有する機器を防爆機器と言います。規格について防爆機器には、労働省によって電気機器の防爆構造に関する規格が定められています。(労働省告示第16号)昭和44年に制定され、「d2G4」などの表記がされます。日本国内の古い防爆機器は、こちらが適用されています。BT6」などの表記がされています。防爆規格の種類についていくつかある防爆規格の中で、特に弊社製品に関係する防爆規格をご説明いたします。なる電子機器を入れる容器そのものに防爆性能を持たせることで、容器内部で爆発した場合でも、容器の外部に爆発が及ばないようにした構造(全閉構造)です。内部爆発に耐えられるように容器の耐久力の強化と容器の隙間から火花などが漏れないようになっています。該当し、電子回路において発生する電気火花が着火源として作用しない(または高温にならないような低い値)構造です。防爆仕様の電子回路設計により、危険な火花や高い熱が発生しないようになっています。...防爆規格の種類としては、油入防爆構造(電気火花が発生する箇所を油中に収めて引火させない構造)、内圧防爆構造(容器内部に気体を圧入し、引火させない構造)、安全増防爆構造(より安全性を高めた構造)などの種類があります。​フリー電源について工場やプラント等で使用される電源は、場所によって異なります。フリー電源が搭載されているセンサ機器は様々な電源電圧に対応しますので、世界中の国や地域でセンサ機器をお使い頂く事ができます。不安定な電源環境下においても安定した計測が可能となります。通常のセンサ機器は、日本の一般的な電圧に対応したAC100V又はAC200Vの固定電圧で稼動するものが多いのですが、世界の国の多くでは、日本と異なる電圧を使用しています。機械装置などではDC24Vなどの直流電源を使用している場合もあります。電源が異なると別途変換器を使用したり、オプションで機器を改造する必要性が生じます。日本国内で使う分にはあまり問題は無いと思われがちですが、国内のユーザーであってもプラントや機械装置を輸出する場合が多く、また、不安定な電源事情下で使用する可能性もあるため、フリー電源はセンサ機器においても必要な機能になってきております。~250Vの広範囲フリー電源を採用しています。広範囲のため、世界のほとんどの国や地域で使用可能です。欧州諸国を始め、世界中のラインに対応します。世界各国の電源事情について下表では、世界の主要な国で使用されている電源・電圧についてご紹介いたします。IPについて​フェイルセーフ機能について​防爆構造について​フリー電源について用途別やキーワードなどから検索可能です。検索方法は選定のヒントをご参考に。Reserved.カテゴリーから探す測定物から探す用途から探す詳細検索カテゴリーから探すタンクの上部や側面に設置し、測定物の満量や空など検出するセンサで、主にポイント検知に用いられます。液体や粉粒体の連続レベル計測に用いるセンサで、測定物の残量をパーセントで把握することが可能です。気圧などを計測します。通常の液体を検知・計測するセンサをご紹介します。腐食性液体に対応するセンサです。燃料タンク爆発性雰囲気のある燃料タンクの計測・検出用に最適なセンサです。液化ガス低温環境下における液化ガス(液化窒素など)のレベル計測に。通常の粉粒体を検知・計測するセンサをご紹介します。検出の難しい比重の小さな微粉や粉に対しても検出できます。砂利や石、岩など塊体の検出・計測に最適な高耐久センサです。油などの2層液体の界面や液体の上部の泡を検出・計測します。圧力など、過酷な環境で使用可能なセンサです。液化ガス(液体窒素、LNG)などで使用できる極低温用です。液流を妨げることなく、配管内の液面検出を行うセンサです。防爆地域(爆発性雰囲気)可燃物や爆発性雰囲気のある環境で使用できる防爆対応センサです。液面に波立ちが生じていても、正確に検出することが可能です。油(オイル等)を劣化させる水分の混入を監視するセンサです。粉・粒・塊体といった粉粒体の流れを検出・計測するセンサです。)2液の混合比や液体濃度、液体中の水分値の測定に最適です。※該当がない場合や不明な場合は「-----」にしてください。検索条件をクリアする。