川口液化ケミカル株式会社へのお問い合わせはこちらまで。2019年10月06日フローメーターを使用する上での注意事項をお知らせ致します。入すると詰まってしまったり、フロートの動きが不安定になりますので、ゴミのないクリーンなガスを使用しましょう。・フロート部へ突然、加圧したり、流量を増加させるなど変化させると、浮き子のフロートが飛び上がりフロート管のガラスが割れることがあります。フロートの入口側に開閉が瞬時に行われガスの衝撃が伝わりやすい電磁弁など設けますと、たとえ低い圧力でもガスが一気に流れますので、圧力調整器を入れるなどして加圧の衝撃を緩和する対策が必要です。・フローメーターのニードル弁は、目いっぱい締め切ってしまうと内部のオリフィスが潰れたり、ニードルが変形するなどして流量制御が不可能になってしまいます。ニードルバルブは流量調整バルブであり、シャットオフバルブではありませんので用途を間違わないよう注意しましょう。水始涸(みずはじめてかるる)※急発達する台風19号は今度の3連休、日本列島に近づく可能性があります。6日午前3時に、日本のはるか南で台風19号が発生し今後は急速に発達し、11日ごろには、最も強い「猛烈な」勢力で、沖縄付近に接近するおそれがあります。川口液化ケミカル株式会社へご相談・ご質問ございましたら、ご連絡をお願い致します。