下記必要事項を必ずご記入ください。E-メールこのフォームで収集された情報は、あなたの要求に関してあなたに連絡するためにUltradentによって使用されます。Summaryウルトラパックは100%のコットンを使用して、伸縮可能な螺旋ループを持つ圧排糸です。ビスコスタットやアストリンジェント、デントインフューザーチップ等の歯肉コントロール商品と組み合わせてご使用いただけます。正確な歯肉のコントロールには弾力性に富んだ圧排糸が必要不可欠です。細い糸を縒ったり束ねたりして形成される圧排糸では歯肉溝への挿入が困難となり、圧排が十分に行えない場合があります。ウルトラパックはコットンを100%使用し、無数の編みこまれた小さな輪から形成されており、歯肉縁下でのマージンラインの印象採得時の圧排を容易にします。圧排力に富み、縒ったり束ねたりしたコードと比較し、歯肉溝に留まりやすいデザインです。蓋内部にカッターがついたことにより、ハサミを使わず簡単にカットできます。*カッター刃にはご注意ください。[使用方法に関連する使用上の注意]1.コードを選択する際は、組成の硬さ、もろさ、適用部位等を考慮すること。一般的に#000は前歯用または二重圧排する場合は歯肉溝底部用、#00および#0は、下顎前歯用、#1は前歯用、#2は臼歯用または二重圧排する場合は歯肉辺縁用、#3は臼歯用または歯肉組織が厚い部位用である。2.本品は従来のコードより大きく見えるが、圧入されると圧縮して小さくなるので所定サイズのコードを使用すること。3.コードを設置する際は、コードのループをほつれさせないようにすること。4.コードを使用した後は必ず患部を強圧のスプレーで洗浄し、修復対象部位を汚染する凝塊血やビスコスタットまたはアストリンジェントの残留がないことを確認する。それがなされない場合、残留する凝血成分が象牙質またはエナメル質器質を汚染する。修復対象部位の接着や封鎖性を低下させ、結果的に修復部位に微小漏洩が発生することになる。唾液内に残留する血液(または凝血成分を含んだ凝塊血)から発するヘモジデリン(血鉄素)は、修復物と歯面の間を移動し、修復物下の歯質に濃いステインを作る。これは修復処置後、数日から数週間後に見られる場合もある。ボンディング処置を行う場合、接着面にリン酸による酸処理を行う方法では、リン酸によって残留凝血成分は除去される。リン酸による酸処理を行わないボンディング方法の場合は、歯面研磨用のラバーカップやブラシ等を使用して丁寧に洗浄すること。[使用上の注意]1.使用注意1)本品は、記載の使用目的のみに使用すること。2)本品は、歯科医療従事者のみ使用すること。使用によって起こる不具合・有害事象は、以下の通りである。以下のような有害事象が現れた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。​​ご希望のウルトラパックをお選びください。当サイトをご訪問くださりありがとうございます。歯科衛生士等の歯科医療関係者の方を対象にしたもので、国外の歯科医療関係者の方や一般の方に対する情報提供のサイトではありませんのでご注意ください。