診断薬メーカーって、小規模のメーカーまで含めると、びっくりするほど沢山あるんですよ。採血管メーカーさんだって、全てのメーカーに適合できるような製品を開発するのは不可能でしょう。診断薬メーカーだって、自分たちの知らないところで頻繁にモデルチェンジを繰り返している、あらゆる採血管で検証するのは不可能だ、と考えているのが正直なところです。実際、診断薬メーカーが採血管メーカーと連携して適合を確認している、という事はほとんどありません。大手の診断薬メーカーさんでも、そういった話は聞いたことがありません。メーカー同士の仲が悪い訳じゃないんです。現状では仕方ないんです。前の話になりますが、再現性不良のクレームが寄せられたことがありまして、装置メーカーさんに聞いてみたら、最近検体詰まりが多発するというクレームが同時に寄せられていたとのこと。それでその施設に聞きに行ったら、その頃盛んに開発競争が行われていた、高速凝固型の採血管に変更したとのこと。検体を見せてもらったら、モヤモヤとした固まりが浮いている検体がちらほら。遅延フィブリンって奴ですね。それで前に使っていた採血管に戻してくれませんかってお願いしたら、「廃番になったから新しいのに換えた」だって。すりゃ良いの?最近は以前ほどクレームがなくなったので、何らか改善されたのでしょう。私たちにとって、高速凝固剤の中にトロンビン以外のどんな成分が入っているのか、すごく気がかりです。絶対教えてくれないでしょうね。この連携できていない問題、今後も改善される見込みは全くありません。くわばらくわばら、と唱えるばかりです。