川口液化ケミカル株式会社へのお問い合わせはこちらまで。面積式フローメーター、パージメーターが調子悪いときには次のような原因と対応策が考えられます。・フロート(浮き子)が動かない⇒ゴミや埃などの詰まりが考えられます。フローメーターメーカーで分解洗浄を依頼します。⇒流量が不安定になっていないかをチェックします。⇒ニードルバルブが故障している場合は、フローメーターメーカーで修理を行います。・フロート(浮き子)が浮かない(上がらない)⇒供給源のガスが流れているか確認します。⇒ニードルバルブの故障の場合、フローメーターメーカーに修理を依頼します。⇒ゴミや埃の詰まりがないかチェックします。・流量が思ったように流れてくれない、十分に流れない⇒ガス漏れがないかチェックを行います。⇒ニードルバルブにかかる圧力が低くなっていないか確認します。⇒ニードルバルブの故障の場合、メーカーに修理を依頼します。・ガスが止まらない⇒ニードルバルブの故障の場合、メーカーへ修理を依頼します。⇒流量表示に出ない程の僅かな微少な流れ方向への漏れはあり得ます。稲が穂を垂れて実り、田んぼの水を干して稲刈りに備える頃です。一面の稲が風に吹かれ、黄金色の穂波を揺らします。※ラグビー・ワールドカップ日本大会で、1次リーグA組の日本(世界ランキング8位)は、サモア(同15位)を38―19で退け3連勝しまし9た。川口液化ケミカル株式会社へご相談・ご質問ございましたら、ご連絡をお願い致します。