お気軽にお問い合わせください。計測が出来なかった、明暗のフロップ性(アルミ・メタリック色)や、色変化によるカラーフロップ性(パールマイカ色)の定量的な計測が可能になります。iしか出来ない高輝材の粒子感測定も実現。これらのまったく新しい機能をハンディータイプとしてご提供いたします。研究開発用途はもちろん、製造現場や品質管理に最適な1台です。プロモーションビデオメタリック・パール塗装評価に最適な6角度測色器ASTM、DIN、ISO規格は、メタリック塗装の色彩を客観的に測定するために多角度測色を規定され、研究によれば最低3角度、望ましくは5角度の測定角度が必要でした。最近では、アルミ・パールマイカ顔料を使用したコーティングを十分に把握する需要が高まり、視野角と照明角度を考慮する必要があります。iは-15°を追加し6角度測定により、より目視と測定値の相関を合うように致しました。iは、従来の単角度分光光度計や測色器で計測出来なかった-15°を含む6角度測色を行うことで、エフェクトカラーの角度変化の測定を可能にしました。意匠として、光の反射を利用し輝きをもたせた高輝度アルミ顔料やパールマイカ、ガラスフレークなどの反射顔料を使用したコーティングが増加しています。輝きは一般的には輝度感・キラキラ感・ラメ感と言われ照明角度や光源の強さによって観察され、サンプルを評価する場合はフロップする必要があります。顔料粒子による粒子感の大きさや配向の仕方で粒感も変化します。その観察された目視の印象は、判定者によって異なる事が多く定量的な判断が難しいとされていました。きの印象は照明角度によって変化します。iでは非常に明るいLEDを用いて15°/45°/75°の3角度でサンプル表面を照明し、垂直に配置したCCDチップで画像を撮ります。この画像を光輝度パラメータで計算する為、明るさレベルのヒストグラムを用いた画像解析アルゴリズムで解析し、識別精度を高める為に2次元で分析します。して数値で表されます。Grade=SG値※1)も表示され直感的に分かりやすい数値が表示されます。評価は、白色塗装された半球内の拡散照明の下でCCDチップにより画像を検知して行います。画像は明るさレベルのヒストグラムを用いて分析され、明暗領域の均一性が一つの粒状性を示す値で表されます。■単一方向LEDライト、6角度受光照明を採用45°ライト、観察角度:-15°、15°、25°、45°、75°、110°と6角度マルチアングル測定が可能です。中塗りや上塗り・トップコートを立面で塗布した場合、下へ流れるタレの現象が発生します。その場合、メタリック・パール顔料含有の塗料では、粒子の配光の変化が避けられません。この目視で確認できるタレや流れた加飾のデータ化には単一方向のライト照明が必要です。BYK-maciでは、本体の向きを変えるだけで縦横の流れた加飾の測色が可能になっています。口径Φ12mmの小口径モデルをご準備。部品や小物といった位置が定めにくいパーツや見本を測定しやすくするアタッチメントもオプションでご用意。あらゆるサンプルに対し、定量的な測定が可能になります。最新のLEDにBYK-Gardner社独自の技術や特許により、測定器専用に作られたLEDランプを使用しております。いままで当たり前であった毎日のキャリブレーションやランプ交換から解放され、安定した再現性と優れた器差間データの計測を可能にしました。iは再現性及び器差が大変少ないのが特徴です。あらゆるシチュエーションでも安定したデータが取れます。スタンダード」として運用が可能。地点間が離れていたとして正確なデータの交換を可能にしました。■データ管理ソフトウェア「smart-chart」を標準でバンドルオプション料金無しで専用ソフトウェア「smart-chart」を付属いたします。測定器に保存したデータやオンライン測定したデータをシームレスにPCへ転送を行い結果を表示。一覧表やグラフ・テストレポートとして出力が可能。用と連携し、データを.xlsとして出力出来ます。当社では測定機器のデモ訪問や無償お貸出しデモ機のサービスを実施しております。性能や既存機器とのベンチマーク測定など、ご自由にお使い頂いております。お申し込みは下記バナーをクリックまたは、下部telまで。technology.。