Machine￼本装置は多芯光コネクタと導波路ピッチずれ、形状等をレーザーヘテロダイン変位計と画像処理により高精度に測定します。特殊光学系により最適倍率で測定します。繰返し測定精度3σ≦0.1μm測定時間1~2sec/1芯・1溝V溝間のピッチを測定します。ファイバ仮想円中心からY軸方向(上下方向)のズレを測定します。V溝の角度を測定します。本品は特殊光学系と高解像度カメラで撮像した画像に独自アルゴリズム画像処理で再現性を高め、移動量はレーザー干渉計の搭載により値の信頼性を高めPCによるXYZ自動ステージ、照明光量を制御して高精度に寸法測定を行うと共に規格値を設定して検査を行う装置です。最小限に抑えるために厳しい精度で製作されています、その厳しい精度に対して測定を行える世界で数少ない装置の1台として国内外の光通信部品メーカー様から高い評価を得て納入に至っています。説明をさせて頂きます。測定内容の説明V溝基板の寸法測定はV溝間ピッチ、V溝の上下方向のズレ、V溝の角度、V溝の高さを測定します。V溝間ピッチはV溝斜辺を基に両斜辺の交点から隣接するV溝の横方向の距離を求める方法又は、V溝斜辺からファイバ仮想円を描いた中心から隣接するV溝の横方向の距離を求める方法の2通りの選択ができます。V溝の上下方向のズレはV溝にファイバ仮想円を描いた中心を用いて測定します、両端の中心を結ぶ直線を基準とした縦方向の変位量の距離を求める方法(この場合、測定対象は両端以外のV溝になります)又は、全てのV溝の上下方向の変位量から仮想基準を作り、仮想基準に対してV溝の上下の変位量の距離を求める方法の2通りの選択ができます。V溝の角度はV溝の両斜辺から求め、高さは両斜辺の交点から斜辺上部までの垂直距離を求めます。ファイバーアレイの寸法測定はファイバコア間の横方向の距離、ファイバコアの縦方向の距離、ファイバコア間の距離を測定します、これらの測定はファイバのコア中心の近似円の中心を基に導出します。ファイバコア間の横方向のズレは隣接するファイバコアの横方向の距離を求めます。ファイバコアの縦方向の距離は、並んだ最初と最後のファイバコアの両端を結ぶ直線を基準とした両端以外のファイバコアの縦方向の変位量の距離を求める方法又は、全てのファイバコアの上下方向の変位量から仮想基準を作り、仮想基準に対してファイバコアの上下の変位量の距離を求める方法の2通りの選択ができます。ファイバコア間の距離は上記のピッチ(X位置情報)と上下方向のズレ(Y位置情報)から導出します。ユニットで構成され、制御部はPC部、PCラック、ドライバーボックス、レーザー干渉計で構成されPCをホストにしたシステムを構築しています。本体部の概要を順に説明します架台はエアー連続供給式のオートレベリングと除振機能付で安定した姿勢を保ちます、その載物面に測定本体を載せて運転します。測定本体はベースに石定盤を使用し剛性強化と振動を減衰する事で安定した測定を支えます。ユニットが搭載されて測定本体部を覆うカバーにより自動運転時に上部からの侵入を防ぎます。XYZ自動ステージの各軸の移動量はX軸100mm、Y軸4mm、Z軸4mmが標準仕様です。移動量はカスタマイズもお受けする事ができます。駆動はエンコーダ付モーターを使用し、駆動と移動の相関がより高まります。各ステージは独立構造体にありZYXの順に積載し最上部のX軸にはレーザー干渉計用のミラーが2枚設置されて移動量の検出、移動時の上下変位量及び、Z軸移動の検出を行います。X軸上にはワークホルダーが搭載され、ワークホルダーは測定対象及び、ユーザー様毎にカスタマイズされた専用品を取付けて測定対象をしっかり固定する事で測定精度を高めます。CCDカメラは日本のトップメーカーを使用し高品質と信頼性を高めています。CCDカメラの撮像素子はCCD素子でノイズと素子単体欠損を軽減し、画素数はQSXGAの高解像度CCDを採用する事で画像を鮮明に撮像して画像処理の再現性を高めます。照明器材の光源はLEDを採用し出力の安定が得られるので日々の起動準備が容易で有ると共に、電球型照明器材に比べてメンテナンスコスト(ファンの疲弊交換)とランニングコスト(電球の寿命・消費電力)を抑えるお役立てをしています。透過照明光は測定対象毎に機材を厳選し画面内輝度の不均一を大幅に削減しています。OSはWindows7(日本語又は、英語)です。画像処理は独自アルゴリズムで対象検出は多値化処理で行います、処理する情報量を例えるとMTコネクタのガイド穴が検出対象の場合、周囲画素数が5,000画素で対象検出はその4列以上の計20,000画素以上の情報量から近似円を導出し、高速処理により小数点以下の処理時間で対象検出を行います。画像処理で導出された値の信頼性を向上するために再現性以外にキャリブレーションが必須になります。本装置では画像上のXY距離も導出に含まれるためその必要性を重視して、特注の基準パターンを製作し測定対象毎の倍率(視野)毎のパターンでXY其々の方向のキャリブレーションを行っています。焦点を再現性良く合わせます。更新、ホームページデザインを変更致しました。