M-65SALTIS-RPAPIS-4000FAPIS-4000BIMAGE7000.PG2/4/4WIMAGE7000.PES(W)IMAGE3000.RDS/RDLIMAGE3000.CDMSTシリーズTM-200LAPIS-4000Fは微小なピンホールをサイズ毎に高精度にランク分けし(SS,S,M,L,LL,SK,GP)ランク毎に個数をカウント。信号処理には信号処理ボードAPIS-4000FS、APIS-4000FC、APIS-4000MBを使用し、これらのボードによってセンサーのリニアリティが損なわれない信号処理を実現しています。APIS-4000FSを増やすことで、接続可能ch数は12ch(最大24chまで増設可能)。大容量HDDにより24時間稼働で10年以上のデータ蓄積が可能となっています。その他、専用ソフトウェアAPIS-4000Fは日本語の他に英語・韓国語をサポートし、クリック一つで画面を英語・韓国語に変換可能です。これら機能をフル装備したAPIS-4000Fはアルミ箔、銅箔、鋼板、ゴム板を基本に近年増え続けるリチウムイオンバッテリー用のアルミ箔検査にも最も適しています。APIS-4000F画面APIS-4000Fは、情報管理も豊富で単位長・ランク別など様々な情報管理モードを装備しています。校正についても精度の高い基準ピンホールを用いて校正を行います。検査条件は100以上の条件登録が可能です。各チャンネル毎の感度調整が可能で、これにより幅方向の検出レベルを安定させることができます。オシロスコープなどの計測器がなくても波形モニター機能を利用することで校正が可能です。装置の最小ピンホール検出サイズ能力は10μmφですが、外乱などの影響で変更する場合があります。最小・最大検出ピンホールサイズ(範囲)により、変更する場合があります。【注2】OS・PCモデルは、メーカーのモデル更新などによって変更する場合があります。