1台に集約し、今までにない使い勝手とコストパフォーマンスを実現しました。1台に集約し、今までにない使い勝手とコストパフォーマンスを実現しました。熱電対入力タイプ1台のパネルメータではできなかった、異なる種類の入力を取り込むことが可能なので、熱電対による温度計測と各センサからの電圧入力による物理量の計測を同時に取り込み、表示・記録を行うことができます。ロードセル入力タイプでは、1台の指示計ではできなかった、通常のリアルタイム表示に加えピークホールド機能によるピーク値の表示を同時に表示することができます。高速電圧入力タイプ最大サンプリング周期1μsec(1MHz)のデジタルパネルレコーダが遂に登場!サンプリング周期は、1μsecから60secまでの25種類から選択できます。内部SRAM上に、最大130800までのデータを収集できます。シリーズ御社のセンサーと当社のデジタルパネルレコーダを組み合わせて新しい切り口で商品展開してみませんか?デジタルパネルレコーダは、小型の記録計でケースや盤への組み込みができる「組み込み型記録計」です。付属のmicroSDカードにデータを記録するデジタルパネルレコーダを、お客様のセンサーの仕様や用途に合わせたカスタマイズできます。▲このページのトップへ拡大図はコチラをクリック▲このページのトップへこれまでデジタルパネルメータの主流であった「表示・判定する」に対し、「記録する」という概念を加えました。「記録が必要なの?」と思われますが、こんな光景を想像すれば「記録」の重要性は明確になります。『ある工場の生産ラインにて、製造品に不具合が発生しています。調べてみると、不具合の原因は生産ラインにあるということが分かりました。昨日からその兆候はあったのですが、不良が発生した今となっては、詳細な原因を掴むことはできません。状態を「表示するだけ」ではこの様な結果を招いてしまい、同一の原因で不良が再発してしまう可能性があります。その時その時の状態を記録し、把握すれば不良の再発防止につながります。そこでコアーズは、この「記録」という点に着目し「デジタルパネルレコーダ」を開発しました。主流となり記録計単体としての価格は高騰しつつあり、購入する方々に負担となっています。記録計を使用しなくてはならない方々にとっては「仕方のない話」「これしかないから」等と言うことが現状かと思われます。記録計として代表的な商品を例としてあげると、「ペンレコーダ・打点式レコーダ」「デジタルレコーダ」などがあり、これらの記録計は上記のメリットにて販売されているものが大半を占めています。「常時監視ができないため、生産ラインなどに導入しづらい」と言う方々にコアーズは提案します!そこでコアーズは、この「記録」という点に着目し「デジタルパネルレコーダ」を開発しました多くの機器に取り付ける場合に適していますが、チャンネル数が多く余ってしまい、導入に抵抗がある。記録計が1台故障すると、接続されている全ての機器に影響を及ぼすため、導入後に不安がある。デジタルパネルレコーダなら、気軽に導入できます。必要な場所に、必要な数だけ設置できますので、無駄がありません。万が一1台故障しても他の機器と独立しているため、被害を最小限に食い止める事ができます。▲このページのトップへ小ロット生産の製品を造るために、指示計や記録計を使用している方は少なくないと思います。自社の生産冶具等に使用することもあると思われます。指示計や記録計を装置に「組み込む」となると、設計上の苦労やコスト等、様々な障害があり、設計者に負担を与えてしまいます。デジタルパネルレコーダなら、そんな設計者の悩みを解消します。機能が、1台にまとめられていますので、指示計と記録計を組み合わせるような製品にうってつけです。▲このページのトップへデジタルパネルレコーダは、市販のデジタルパネルメータと同様に、DIN規格に対応しているので簡単に取り付けができます。▲このページのトップへ工場、装置内部などに取り付けできるように暗闇でも見やすい蛍光表示管(VFD)表示を採用しました。▲このページのトップへ4パターン(各CHの計測値を表示、同時に2CHの計測値を表示、時刻とmicroSDカードのメモリー記録容量を表示)の表示、画面の切り替えがボタン1つでできます。設定操作により数値表示とバーグラフ表示の切り替えもできます。▲このページのトップへ連続使用による蛍光表示管の輝度が減少するのを軽減するためにスクリーンセーバー機能を設定することができます。⇔3秒間OFFするタイミングで点滅します。このスクリーンセーバー機能が働きますと消費電力(DC24V入力時)が約40%減になり、省エネ効果があります。▲このページのトップへ付属の1GBのmicroSDにデータを記録することができます。※連続記録時間は、本体動作時間を保証したものではありませんのでご注意ください。※連続記録時間の算出は、実際のカードの有効容量などを考慮していません。参考値としてご利用ください。※microSDカードは、付属またはオプション品をご利用ください。それ以外のmicroSDカードを使用での動作については保証できません。Sampling”において基本サンプリングが0.1secに設定されているときのみ利用ができますのでご注意ください。“Onetime”に設定した場合の連続記録日数となります。“Endless”に設定した場合の上書きせずに記録できる最大記録日数となります。▲このページのトップへ1.“Onetime”では、フォルダ名:年月日番号(例08A25001)のフォルダが最大100個まで作成され、その中にCSVファイルを最大720個保存します。100個目のフォルダ内に最大720個までCSVファイルを保存すると記録を停止します。2.“Endless”では、フォルダ名:Endlessの中にCSVファイルを最大720個保存します。このフォルダ内で720個を超えると1番古いCSVファイルから上書きし記録を続けます。問題も解決!簡単に設定操作が可能となりました。グラフ表示できデータの解析が簡単にできます。▲このページのトップへ専用ケーブルでPCと接続するとさらにより簡単に設定操作が可能となります。▲このページのトップへ任意に設定した判定値L/Hと計測値を比較し、比較判定の結果を出力できます。計測値が判定値Hを上回るとことで判定HIを、それぞれ出力します。持)、ピークtoピークホールド(最大値と最小値の差を保持)の、3つの動作タイプを選択できます。拡大図はコチラをクリック拡大図はコチラをクリック拡大図はコチラをクリック▲このページのトップへ用途に応じて±1.9999V、±19.999V、±199.99Vレンジが設定できます。※熱電対入力タイプの場合±1.1000V、±11.000Vレンジを設定できます。※ロードセル入力タイプの場合±1.1000V、±11.000Vレンジを設定できます。▲このページのトップへチャンネルごとに単位を設定することができます。換算した値の単位を選択することでより表示が分かりやすくなります。このページのトップへ計測値が判定値付近で変動した場合に、判定出力のチャタリングを防ぎます。拡大図はコチラをクリック▲このページのトップへキー操作によるパラメータの変更を制限するために「キープロテクト」があります。キープロテクト操作は、不用意なキー操作を防止するために設定します。システムの破損の危険性を減らし安全にシステムを終了します。予期せぬ電源トラブルが発生しても、microSDカードの測定データ保存処理を適確におこないます。記録中に電源OFFの場合、電源が再度投入されると、自動的に記録動作をおこないます。▲このページのトップへ用途に応じて、どちらの電源でも利用できます。▲このページのトップへ内蔵時計によるタイマ機能により、記録開始時刻や終了時刻を、自由に設定することができます。深夜のある特定の時間帯だけ記録したいなど、ユーザーにあった設定が可能です。拡大図はコチラをクリック▲このページのトップへ▲このページのトップへ▲このページのトップへ▲このページのトップへHome|商品情報|ダウンロード|ご購入について|会社概要コアーズの使命は、計測器で世の中を「改善」することです。