NSW-TH301-TD温度・露点を直流電圧・電流にて出力可能な壁取付タイプ。OPにてLCD表示も可能。その場で数値の確認も出来ます。他、RS485出力も選択可能です。空調システム、換気・環境モニタリングに最適です。NS-Rシリーズマイコン搭載により温度・相対湿度より演算にて露点温度を出力。-25〜+100°C、0〜100%RHの広範囲での計測が可能。高精度型のNS-RAと標準型のNS-RBの2タイプを用意。取付用フランジ・トレサビリティ証明とオプションも豊富。LED表示しながらアナログ出力。ご希望に応じてLED表示なしタイプでも製作可能です。標準型センサ(φ14×55�o)はφ14×200�oへの変更も可能です。出力ケーブル延長、ACアダプタ用加工等、豊富なオプション。(ppm/v、w)の出力も可能。測定値の確認が可能なLCD表示付もオプションにて対応。本体/プローブ一体型と分離型の2タイプを用意。(指定)プローブは一体型φ12×242�o、SUS304。プローブケーブルは5mも対応可能です。あり精度を保証するものではありません。プローブ一体型(STD803)と分離型(STD806)の2タイプ。測定値の確認が可能なLCD表示付もオプションにて対応。φ12×242�o、SUS304。φ12×260�o、SUS304、2mケーブル付。あり精度を保証するものではありません。ND-TA圧縮空気やプロセスガスの連続測定に適したオンライン露点計。センサは標準37.5�oと69�oのロングネックの2タイプを用意。-100〜+20°CDPに対してDC4〜20mAでリニアに出力。DI300Eとセットでの使用も出来ます。SP-323受信計器を使用することでppmの切替表示・出力も可能。DI300Eご使用時は、任意に出力スケールの変更が可能です。迅速な応答性で使い方もフレキシブル。センサ部は、SUS316の使用で頑丈構造、かつIP65に準拠。流量:1〜5L/min(センサブロック使用時)。S-220小型クリスタルセンサーを使用の水晶露点センサ。-100°C〜0°Cまでの広範囲露点測定が可能です。応答時間t90が120secの高速性。従来よりも短時間で安定。コンパクトサイズで再現性や長期安定性を誇ります。過酷な条件下でも計測器を保護するIP65ケーシング。G1/2′′スレッドにより配管やチャンバーに直接取付も可能。1μmステンレスメッシュフィルターにより微粒子からセンサーを保護。S-212JS-50°C〜+20DPまでの測定が可能なポリマーセンサ露点計。過酷な条件下でも計測器を保護するIP65ケーシング。G1/2′′スレッドにより配管やチャンバーに直接取付可能。DC24Vの電源供給により、DC4〜20mAの信号を出力。-0.1〜5.0MPaの圧力下での使用が可能です。(最大35MPa/OP)電源・出力ケーブルは5mもしくは10mより選択。標準添付のテストレポートの他、別途有償で校正証明書の発行も可能。※FA411JSより変更となりました。S-215JS-20°CDPまでの計測が可能なポリマーセンサ露点計。-20〜+50°CDPに対して、DC4〜20mAの2線出力。過酷な条件下でも計測器を保護するIP65ケーシング。G1/2′′スレッドにより配管やチャンバーに直接取付可能。-0.1〜5.0MPaの圧力下での使用が可能です。電源・出力ケーブルは5mもしくは10mより選択。標準添付のテストレポートの他、別途有償で校正証明書の発行も可能。※FA415より変更となりました。2°CDPの高精度を実現。ディスプレイは計測値やアラーム状況が瞬時に表示されます。スケーリング・アラーム値・計測単位はサービスキット(OP)の使用で変更可能。過酷な条件下でも計測器を保護するIP65ケーシング。G1/2′′スレッドにより配管やチャンバーに直接取付可能。-0.1〜5.0MPaの圧力下での使用が可能です。電源・出力ケーブルは5mもしくは10mより選択。標準添付のテストレポートの他、別途有償で校正証明書の発行も可能。※FA401JSより変更となりました。