NSL-KT220-40〜+70°Cの測定・メモリが可能な温度データロガー。センサは高精度サーミスタを本体に内蔵。オプションで専用の温度・温湿度プローブ1本の接続が可能です。2段LCDディスプレイ付とディスプレイなしの2タイプを用意。1,000,000ポイントのメモリ容量と18,000ポイント/sの高速データ転送。メモリインターバル1秒〜24時間。専用リチウム電池で約4年の電池寿命。メモリインターバルにより異なります。edl-CO2-80°Cまで測定が可能な超低温データロガー。ドライアイスなどの超低温環境下で直接測定が可能です。-80〜+30°Cの測定レンジ。スタートボタンを押すだけの簡単操作。ソフトウェアは日本語・英語・スペイン語の対応。プログラムの書き換えを行って、繰り返しの使用が可能です。測定間隔は2分から数か月間まで設定可能。スタート、ストップ、警報を表示でお知らせします。高温・低温警報を設定した温度と時間でLED表示。校正証明書は-80°C、-80/-25°C、-80/-25/+30°Cに対応。標準ポイント以外の温度校正も可能です。(トレックビュー)-30〜+75°Cの測定・メモリが可能な温度データロガー。8つの閾値設定ができ、26回の設定書き換えまで使用可能。メモリ容量は4,000ログデータ、16,000ヒストグラムデータポイント。データ収集はUSB接続とハンディ収集器によるワイヤレス方式。ワイヤレス方式はロガーを停止させずにデータをダウンロード可能。中心温度計測用ステンレスプローブの4タイプを用意。スーパー、半導体封止等の温度管理に最適。NIST準拠温度3ポイント出荷時校正。