FAX:06-6301-7526マイサイエンス株式会社は、常に高品質の医・理化学機器を最新の情報と共にお届けしております。手軽に使用できるトップローディング型クライオスタット写真はST-100連続流型クライオスタットトップローディング型連続流クライオスタットSTVPシリーズは1.5K~325K温度範囲で簡単にご使用頂け、寒剤を陽圧で送りますので真空ポンプで寒剤を排気することなく手軽に使用できるトップローディング型クライオスタットでサンプルはヘリウムヴェーパー中に設置されます。附属するフレキシブルトランスファーはスーパーインスレーションを使用した高効率のトランスファーラインでフレキシブル部の長さも標準で1.8Mあり、寒剤の流量を調整できるフローコントロールバルブ付きトランスファーラインです。温度コントラーラーはPID制御で内臓ヒーターと併用すれば80mK以下の温度安定性を得ることが出来ます。SVPT-100型:光学用連続流型クライオスタットで有効径41mm(f=1.0)の光学窓が4方向装備STVP-200型:非光学用連続流型クライオスタットで、輻射熱も少なく大きな冷凍能力が得られます。標準でシリコンダイオード(標準カーブ)がヴェーパライザーに取付けられており安定した温度制御ができます。温度コントローラー(オプショ)はPID制御で、内蔵ヒーターと併用致しますので安定性の良い温度制御ができます。バイオ関連品まで・・マイサイエンス。