超高速ラマンイメージングでは、わずか数分で完全なラマンイメージングを取り込むことができます。言い換えれば、1つのラマンスペクトラムをわずか760μ秒以下で取り込め、1分間で13000ものスペクトラム測定することができます。レーザーによる損傷を受けやすいデリケートな試料は、弱いレーザーパワーで測定する必要があり、最新のEMCCD検出器と高スループットの分光器の組み合わせによる共焦点ラマン顕微鏡が役に立ちます。高速ダイナミックプロセスの時間分解測定においても、超高速スペクトラム測定が役に立ちます。(SNOM)を1台の装置で実現することができます。測定モードの切替えは、顕微鏡のレボルバーを回すだけの簡単操作です。AFMラマン共焦点ラマン顕微鏡を原子間力顕微鏡(AFM)と組み合わせることによって、試料の化学結合状態と表面形状を簡単にリンクさせることができます。WITecのAFMラマン装置は、これらの2つの補完的な分析技術を提供し試料の特性をさまざまな角度から分析することができるようになります。ラマン(左)、AFM(右)SNOMラマン光学回折限界を超えてラマンイメージを得られるSNOMとラマンの組み合わせは、実験的な要素が多いものの、セットアップ可能です.SEMラマンSEMとラマンイメージングの組み合わせは、新しい顕微手法です。SEMによってnmレベルでの表面構造の観察ができ、ラマンイメージングによって同じ観察領域の化学特性を知ることができます。RISEで観察した鉱物試料のSEMラマン画像。SEM画像上にラマンイメージを合成表示。Microscope.高分解能ラマンイメージングを目指してWITecの共焦点ラマン顕微鏡は、面内200nm、深さ方向780nmの空間分解能を有しています。いくつかの特殊なアプリケーションでは、回折限界を超えた分解能でのラマン情報を要求されることがあります。これらの要求を満たすためのいくつかの手法をWITecの顕微鏡システムが1台の顕微鏡で実現いたします。(SNOM)の分解能でラマン分光を行う特殊な手法です。このようにSNOMラマンイメージング法は、超高分解能のラマンイメージを得ることができます。空間分解能として100nm以下の分解能を得ることができます。カンチレバ方式を用いたSNOMシステムと高スループット分光器との組み合わせで、WITecのSNOMラマンシステムは、他の追従を許さない高感度、高画質を1台の装置で実現しています。励起レーザー光は、SNOMカンチレバの開口部にフォーカスするように照射し、カンチレバ先端に近接場(エバネッセント場)が生じさせます。試料はピエゾスキャナで走査され、透過光を画素毎もしくは、ライン毎に分光してラマンイメージを得ます。透過光の光学分解能は、開口径(<100nm)とほぼ同じとなります。光てこ法を用いたAFMコンタクトモードでカンチレバは、常に試料表面に接触した状態で走査され、表面形状像も同時に取得されます。回折限界を遙かに超える分解能でラマンイメージングを行える手法です。TERS手法では、表面増強ラマン(SERS)と原子間力顕微鏡(AFM)を組み合わせて使用します。ラマンとAFMの機能を1台の装置で実現しているWITecの顕微鏡システムはTERSに最適なシステムです。TERS効果は、表面プラズモンと化学共鳴効果に基づき、電場増強によりラマン信号を増強させるものです。TERS効果を起こすために金属コートしたAFM探針を使用します。励起レーザー光は、ラマン増強を得るために金属探針の先端にフォーカスして照射します。そのため横方向の分解能は、探針の曲率に依存します。nm).TERS探針にレーザー光を照射する方法は上方、下方の2通りがあります。WITec顕微鏡システムは、両方の励起方法に対応できます。下方照射は透明な試料に対して、上方照射は不透明な試料に対して使用できます。TERSに関する参考文献は下記をご参照ください。*電話番号お問い合わせ内容(資料請求のご依頼や、ご質問・ご相談内容を自由にご入力ください。(プライバシー・ポリシー)」に従い適正な管理を行うとともに、個人情報の保護に努めます。ご提供いただきました個人情報につきましては、ご請求の範囲内で適切に利用いたします。areaCareers。