5V/3.3Vdc:UART最近のセンサーは、RS-232Cの入出力をする機器が多くなっています。使用している場合には競合する事があります。C3がSDI12Recorderを使う場合、C4はTimerInput、PulseCount、WaitDigTrigを使えません。0.6mケーブル末端:棒端子加工マイクロSDカードマイクロSDカードドライブ用の外部メモリー。工業用の温度範囲の広いタイプのマイクロSDカードです。仕様カードタイプ:工業用マイクロSDカード容量:2GBメモリータイプ:SLC動作温度範囲:-40〜+85°CマイクロSDカードマイクロSDカードドライブ用の外部メモリー。工業用の温度範囲の広いタイプのマイクロSDカードです。CR1000本体で熱電対を用いた温度測定を行う場合、端子台(ワイヤリングパネル)の内部にサーミスターが内蔵されていますので、プログラム内での命令のみで冷接点補償ができます。0−5Vの4chアナログ出力装置、アナログ機器用。演算結果を出力できる。標準7Ah鉛バッテリーつき充電コントローラ。専用防水収納箱をご用意しています。各種の拡張機器が簡単に取り付けできます。1.8mと3mの頑丈な三脚を用意しています。3m以上は、別にご用意します(20mまでOK)。μSDカードによる回収が可能です(標準、カードは別売)。ロガー側に、ブルートゥースI/Fを装備すると、スマホで通信可能になります(LoggerLink)。LAN(EtherNet)接続し、IP番号でデータ回収可能です。インターネットに接続したLANに接続されたCR1000Xよりデータを回収可能です。CR1000X接続先のルータ、ロガーのIP設定などが必要になります。専用のI/Fまたは、RS-232Cケーブルなどを使用して、Windows仕様のPCやスマホ、他機器(ルータなど)でデータを回収します。現場と事務所にモデム、電話回線を用意してデータを回収します。携帯電話回線を利用して、テレメータ施設を簡単に構築できます。通常の観測項目であれば、12W太陽電池で運用可能です。ワイドスター衛星電話を使用すると、日本全国場所を選ばず通信が可能です。構内専用モデムにて、最大1.6kmまで1:1通信を延長。http://www.weather.co.jp/。