Informationお気軽にお問合せください。TOC計は、純水/注射用水の全有機炭素および導電性に関する薬局方の要件の準拠に役立つよう、特化した設計となっています。TOCの逸脱が存在した場合の水サンプルの自動採取PAT700にはすべてのSOPがプレロードされており、画面上の画像や指示により、ユーザーを段階的にリードします。根本的な分析のサポートユーザーは事前に決定されたTOC値を用いてPAT700を事前にプログラミングすることにより、サンプル水を取得することができます。このサンプル水はその後、TOC逸脱を検出する根本的な分析のサポートのために、QCラボで分析されます。オンボードのグラブサンプラーを用いて、ユーザーが別の場所/ポイントからサンプルを選び出すことにより、根本的な分析のサポートを行うことができます。コンプライアンスの向上PAT700は、TOCに関するUS<643>、および電導度に関するUSP<645>準拠に対応する、完全な較正と検証が可能です。PAT700における酸化のダイナミックエンドポイント検出により、完全なTOC酸化が確実に把握できます。ユーザーはPAT700の設定を変更する権限のないゲストとして、TOCおよび電導度の測定結果を毎日確認できます。初期設定およびその後の変更は、複数の防護レベルを伴うユーザー名およびパスワードにより保護されます。デュアルストリームタイプを使用することで、水ループの開始時、終了時のコンプライアンスを同時に示すことができます。マニュアルの計算/データ入力は不要PAT700にはすべてのSOPがプレロードされており、画面上の画像や指示により、ユーザーを段階的にリードします。キャリブレーションおよびシステム適合性の基準はすべて、ボトル上のRFIDタグにプログラムされた、認証値データおよび日付による使用に沿って実施されます。画面上のSOPに続き、ユーザーにはボトルをロードするよう指示が出され、次にPAT700はボトル上のRFIDタグを読み取ります。ボトルが誤った順序でロードされた場合や、使用期限が切れていた場合は、PAT700はタッチスクリーン上に警告を表示します。次にPAT700は認証値のアップロード後に測定を実行し、pass/fail(合否判定)の結果を自動的に算出し、レポートを提供します。700型TOC計は、ユーザーフレンドリーで使い勝手の良い最新モデルです。ラボ測定への切り替えにも対応可能です。reserved.それぞれの国によりすべての製品が入手できない場合があります。製品入手の可否及び規制内容は各国の規制対応に準じます。各製品は次の規制表示のいずれかに該当いたします。(体外診断用医薬品)該当製品は米国FDA規制に準じます。日本国内規制での体外診断用医薬品に該当しない場合があります。日本における体外診断用医薬品に関してはこちらをご確認ください。established.”のラベルが添付されます。Diagnostic該当製品及びヨーロッパ規制(98/79/EC)に順じます。(製品はヨーロッパ規制98/79/EC以外にCEマークが添付される場合が有ります。Only(研究使用限定)”のラベルが添付されています。Only(研究使用限定)”のラベルが添付されています。Status:医療用機器又は規制商品ではありません。診断又は治療行為には使用できません。