[EX-F70]毛細管現象を利用することにより、少量の漏液や粘性のある液体も素早く確実に検出できます。[EX-F70]サイド取り付け式の約10mm薄型タイプですので、狭いスペースでもご使用いただけます。[EX-F70]感度ボリウムによる感度調整が不要ですから、初期設置がラクです。[EX-F70]正常取り付け時に緑色点灯する正常表示灯と、漏液検出時および異常取り付け(専用取付具設置忘れ)時に赤色点灯する異常表示灯を装備。動作確認が簡単に行なえます。[EX-F70]異常取り付け時・ケーブルの断線など、センサの異常時も非入光状態となり「漏液あり」と同じ出力が得られます。設置忘れのヒューマンエラーにも対応しています。[EX-F70]SUS取付具タイプはビス1本で、PVC取付具タイプはビス2本または接着で簡単に取り付けが可能です。液漏れ後の復帰作業も、交換部品が不要です。形状がシンプルですので、漏液の拭き取りが簡単です。[EX-F72□]取付具の材質をPVC(塩化ビニル)にしたPVC取付具タイプを用意。金属イオンを嫌う環境でも安心して使用することができます。[EX-F60]本体ケースとケーブルは、薬液に耐性のあるフッ素樹脂を採用。硫酸、塩酸などの薬液漏れを確実に検出します。[EX-F60]形状がシンプルですから、漏液の拭き取りが簡単です。[EX-F60]アンプ内蔵型ながら厚さ9mm、幅26mm、高さ19mmの小型サイズ。狭いスペースでもご使用いただけます。[EX-FC1]リークセンサEX-F71/F72、EX-F61/F62用の簡易省配線ユニットです(一般のNPN出力タイプのセンサにも使用できます)。最大8台までのリークセンサ(NPN出力タイプ)の出力をOR出力として1出力にまとめることができますので、スッキリした配線が行なえます。※接続されているリークセンサ(NPN出力タイプ)が1台でも漏液検知または異常設置された場合、出力がOFFします。[EX-FC1]本体W20×H80×D52mmの薄型コンパクトサイズですので、場所を取りません。リード線の被覆をむいて端子加工する手間が省けます。個人情報のお取り扱いについて。