)、ORP、蛍光式DOセンサー、4電極式のECセンサーです。KCl)タンクを有しているので、KCl溶液無補充で、1〜2年間、安定して使用できます。精度を保つためには、対象液に接している電極部の定期的な清掃と校正が必要になります。pH、ORPセンサーの電極寿命には2種類あり、センサーの交換が必要になります。電極の寿命は、対象溶液に依存するので、一概に言えませんが、清掃後でも感度が低下することや2点校正が不可能になる事などでわかります。精度が重要でなく、短期間の測定でかつ水深10mより浅いところで使用する場合には、廉価版(L)を選択できます。DOセンサーは、蛍光式で、センサーキャップを3年間に1回程度交換する方式です。比較的長期間の測定が可能です。ECについては、主に電極の材質とによる安定性の違いで2種類になります。長期測定やEC値が高い場合は、チタン製の電極をご選択下さい。pH、ORPセンサーについては、ケーブル長30m以上の延長または、ノイズ環境に設置する場合、アンプ内蔵型を選択下さい。検査機関による、校正書を付属する事も可能です(オプション)。清掃・校正以外の保守は不要なので、以下のような応用例に適しています。注意)・定期的な清掃、2点校正が必要です。・センサーは水没させて使用して下さい・pH,ORPセンサーは鉛直方向に設置します。無補充投込みタイプですので水没させて使用します。耐水圧およびケーブル長にご注意ください。無補充タイプですので出来ません。電極は立てた状態で設置してください。先端の電極、ボディ部が割れる恐れがあります。設置時など、ぶつけたりしないようご注意ください。CWQ-PHMにはジョイントが付いており、バルブソケット(25A)が付けられます。これに塩ビパイプを取り付けてパイプをホールドしてください。電極一体を浸けてください。ボディ部が浸からない場合は温度が安定しません。温度補償なしの場合は先端電極が浸かれば測定ができます。3.3mol/L相当のKCl特殊加工粉末です。内部溶液はKCl粉末と純水のみの特殊加工ジェルですので流出成分はKClのみです。ガラス電極の厚みによる耐久性が違います。CWQ-PHMはCWQ-PHLに比べて耐久性が高く長持ちします。寿命に関しては、一概には言えません。強アルカリ、強酸、高温サンプル、汚水であると劣化が速くなります。フッ酸(HF)を含むサンプルではガラスが溶解されるため寿命が短くなります。目安として、水耕栽培での使用実績はCWQ-PHMにおいて2年程度、CWQ-PHLにおいて最大1年です。内部溶液がなくなった場合は交換になりますが、上記期間内において溶液がなくなることはほぼありません。極劣化等による標準液での校正ができない場合は交換が必要です。寿命が使用環境により大きく変わることから、保障期間はありません。電極側に電池を搭載して信号を整流化して出力するノイズに強いタイプです。ケーブルが長い場合にも有効なタイプです。電池寿命は設計上3年です。無く1年以内で寿命が来た場合は交換します。ケーブル抵抗が変わることで、計測ができなくなりますので行わないでください。ご注文時に必要な長さをご指定下さい。ケーブル抵抗が変わることで、計測ができなくなりますので行わないでください。精度よく測りたい場合、ノイズが多い環境の場合はケーブル長を可能な限り短くすることを推奨します。温度補償有の場合は線抵抗による温度誤差があります。温度をなるべく精度よく測りたい場合は指示調節計で温度補正して下さい。アンプ内蔵タイプの場合は95mまでご用意できます。ケーブルが10m以上の場合は、線抵抗による温度誤差が大きく影響してきます。恒温槽で既知の温度を作るなど、温度補正を行ってください。ガラス電極を精製水で清掃した後、数日であれば精製水にガラス電極を浸してください。基本的には、内部溶液と同等の3.3mol/L相当のKCL溶液に浸してください。使用せずに保管している場合でも、電極の劣化は進行します。ご購入後は、速やかにお使いいただけるようお願いします。ガラス電極を精製水で洗浄、pH標準液に半日から1日程度浸した後校正を行ってください。一度乾燥すると、クラックが入り測定きなくなる場合がありますのでご注意ください。温度上昇、低下後に温度域が落ち着いてから校正を掛ける事をお願いします。コネクタ加工も承っておりますので、ご相談ください。中継端子ボックスもご用意できますので、ご相談ください。各地方自治体の指示に従い、産業廃棄物業者に提出してください。内部液の処理方法については、大量の水と一緒に廃棄してください。分解された場合は、廃棄分類に基づき処理してくだい。手持ち部樹脂:「廃プラスチック」として廃棄ご面倒な場合、弊社へお送りいただければ処分致します。必要に応じまして、準備可能です。電極とセットでの使用が前提です。pH7でオフセットを設定して2点目の校正液でマルチを設定します。いずれもキー操作で行うことができます。※校正できない場合は電極交換となります。設置初期に行ってください。その後、1週間に1度を目途に行い、お使いの状況にあった頻度をお決めください。清掃前と清掃後に標準液に浸けて値が大きく変化する場合は清掃頻度を上げてください。当初は、校正頻度と同様にご確認いただき頻度をお決めください。JIS規格またはUS規格で選択できます。いずれもキー操作で行うことができます。一般的にJIS規格の方を使用します。pH2、pH4、pH9、pH10からの選択もしくは手動で設定もできます。いずれもキー操作で行うことができます。Modbusがあります。消灯無、1秒〜1時間までで消灯するまでの時間を設定できます。いずれもキー操作で行うことができます。温度補正とは、補償温度計測値に対してオフセットするものです。温度補償とは、溶液温度に対してpHが変動するものを設定温度における値に換算するものです。(デフォルト設定温度:25°C)いずれもキー操作で行うことができます。JQAにおける校正証明書およびトレーサビリティ体系図を出すことができます。ご相談に応じまして、発行する事は可能です。発注時にご指示いただく必要があります。無補充投込みタイプですので水没させて使用します。耐水圧およびケーブル長にご注意ください。無補充タイプですので出来ません。電極は立てた状態で設置してください。先端の電極、ボディ部が割れる恐れがあります。設置時など、ぶつけたりしないようご注意ください。CWQ-ORPMにはジョイントが付いており、バルブソケット(25A)が付けられます。これに塩ビパイプを取り付けてパイプをホールドしてください。電極一体を浸けてください。ボディ部が浸からない場合は温度が安定しません。温度補償なしの場合は先端電極が浸かれば測定ができます。3.3mol/L相当のKCl特殊加工粉末です。内部溶液はKCl粉末と純水のみの特殊加工ジェルですので流出成分はKClのみです。ガラス電極の厚みによる耐久性が違います。CWQ-ORPMはCWQ-ORPLに比べて耐久性が高く長持ちします。寿命に関しては、一概には言えません。強アルカリ、強酸、高温サンプル、汚水であると劣化が速くなります。フッ酸(HF)を含むサンプルではガラスが溶解されるため寿命が短くなります。目安として、水耕栽培での使用実績はCWQ-ORPMにおいて2年程度、CWQ-ORPLにおいて最大1年です。内部溶液がなくなった場合は交換になりますが、上記期間内において溶液がなくなることはほぼありません。極劣化等による標準液での校正ができない場合は交換が必要です。寿命が使用環境により大きく変わることから、保障期間はありません。電極側に電池を搭載して信号を整流化して出力するノイズに強いタイプです。ケーブルが長い場合にも有効なタイプです。電池寿命は設計上3年です。無く1年以内で寿命が来た場合は交換します。ケーブル抵抗が変わることで、計測ができなくなりますので行わないでください。ご注文時に必要な長さをご指定下さい。ケーブル抵抗が変わることで、計測ができなくなりますので行わないでください。精度よく測りたい場合、ノイズが多い環境の場合はケーブル長を可能な限り短くすることを推奨します。温度補償有の場合は線抵抗による温度誤差があります。温度をなるべく精度よく測りたい場合は指示調節計で温度補正して下さい。アンプ内蔵タイプの場合は95mまでご用意できます。ケーブルが10m以上の場合は、線抵抗による温度誤差が大きく影響してきます。恒温槽で既知の温度を作るなど、温度補正を行ってください。ガラス電極を精製水で清掃した後、数日であれば精製水にガラス電極を浸してください。基本的には、内部溶液と同等の3.3mol/L相当のKCL溶液に浸してください。使用せずに保管している場合でも、電極の劣化は進行します。ご購入後は、速やかにお使いいただけるようお願いします。ガラス電極を精製水で洗浄、pH標準液に半日から1日程度浸した後校正を行ってください。一度乾燥すると、クラックが入り測定きなくなる場合がありますのでご注意ください。温度上昇、低下後に温度域が落ち着いてから校正を掛ける事をお願いします。コネクタ加工も承っておりますので、ご相談ください。中継端子ボックスもご用意できますので、ご相談ください。各地方自治体の指示に従い、産業廃棄物業者に提出してください。内部液の処理方法については、大量の水と一緒に廃棄してください。分解された場合は、廃棄分類に基づき処理してくだい。手持ち部樹脂:「廃プラスチック」として廃棄ご面倒な場合、弊社へお送りいただければ処分致します。必要に応じまして、準備可能です。電極とセットでの使用が前提です。キンヒドロン標準液を用いてスパン感度補正係数を設定します。いずれもキー操作で行うことができます。※校正できない場合は電極交換となります。※温度補償がありませんので20°Cで行うか、温度特性を考慮して設定してください。設置初期に行ってください。その後、1週間に1度を目途に行い、お使いの状況にあった頻度をお決めください。清掃前と清掃後に標準液に浸けて値が大きく変化する場合は清掃頻度を上げてください。当初は、校正頻度と同様にご確認いただき頻度をお決めください。Modbusがあります。消灯無、1秒〜1時間までで消灯するまでの時間を設定できます。いずれもキー操作で行うことができます。ご相談に応じまして、発行する事は可能です。発注時にご指示いただく必要があります。こちらからhttp://www.weather.co.jp/。