素材:窒化珪素サイズ:φ15/16イン(23.81mm)熱膨張係数:3.0(10-6/K)真球度:5等級(0.13μm未満)DimenisonMasterは複数のマスターボールの中心間距離を用いた検査方式を採用しています。7440において採用準備が進められています。ボール以外の部位の幾何学的な精度や、校正時(値付け時)及び評価時におけるの基準座標系設定の誤差(アライメント誤差)の影響を完全に無視することできます。結果として、従来の並行端面を用いた検査に比べ、より安定した検査を得られます。(当社内検証より)ボールを用いることで、傾斜側のマスターに対しても仰角0°回転角0°の1つのプローブ姿勢で検査が可能になります。キャリブレーション時間が最低限になり検査時間が短縮されます。表面粗度:0.2μRa普及が進む非接触タイプの測定機向けに、レーザー検出が確実にできる表面の艶をおさえ、色を検出しやすいものに変更した金属製ボールへの差し替えが可能です。※非接触用ボールを装着したマスターを、接触式測定の検査に用いることも可能です。(若干の検査精度が低下します。密度:2.5g/cm3(アルミより軽量)ヤング率:130GPs(アルミ比1.8倍)曲げ強度:210MPa(ゼロ膨張ガラス比2倍)破壊靱性:1.2MPam1/2(ゼロ膨張ガラス比1.5倍)DimensionMasterの構造部はすべて超低膨張セラミックを採用しています。ボール方式によって、構造部だけに限定した採用が可能となり。これまで難しかった超低膨張材マスターの本格的な市販化を実現しました。■低膨張素材とは(従来)一般に熱膨張係数1.0(10-6/K)以下を示し、その機能性から基準器用素材として採用されてきた、主にガラス系の素材。一部の高精度測定機の校正では用いられているものの、その価格や取扱いの難しさから、市場への普及は進んでいない。0.05(10-6/K)以下で実用温度20°C付近では、ほぼ0膨張となる。従来の基準器での検査(特に温度ならし時間が確保できない日常検査)においては「基準器の温度に関連する誤差」は検査の信頼性を損なう最も大きな問題でした。(実際にその誤差量は大きい)DimensionMasterはその問題をほぼ完全に解消しています。