博道)は、従来機種に比べ、測定性能を大幅に強化したベクトル・ネットワーク・アナライザMS4640Aシリーズを開発。1月15日から販売を開始します。dB)というダイナッミクレンジ[※4]を実現し、従来機種では検知できなかった微弱な信号も検知できるなど、受信感度も大幅に強化しました。kHzまで拡張でき、低周波数領域から高周波数領域まで、広範な周波数範囲で、高精度な測定が可能。衛星通信や航空システム、レーダーなどRF[※5]・マイクロ波[※6]・ミリ波[※7]帯通信システムで使用される各種デバイスのモデリング[※8]に加え、マイクロ波・ミリ波によるイメージング[※9]、固体・液体の特性測定などで必要とされる測定が1台のMS4640Aシリーズで行えます。アンリツは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの用途が拡大している中、MS4640Aシリーズを提供することにより、多様な分野の顧客ニーズに応えてまいります。][開発の背景]近年、ベクトル・ネットワーク・アナライザの用途は拡大し、通信システムで使用される各種デバイスに加え、イメージング、セラミックや塗料、アスファルトなど各種材料の特性測定など幅広い分野で使用されています。MHz程度であり、低周波数領域でも高精度な測定を可能とするベクトル・ネットワーク・アナライザのニーズが高まっていました。そこでアンリツは、従来から提供していたベクトル・ネットワーク・アナライザの測定性能を大幅に強化。新たに、MS4640Aシリーズを開発いたしました。GHzという広範な周波数範囲で高精度な測定が行え、低周波数領域から高周波数領域まで広範な周波数範囲に対応できます。GHz)の3のモデルを用意しており、被測定物に応じて選択できます。dBの優れたダイナミックレンジ(MS4647A)、1測定ポイントあたりの最速値が20μ秒という高速測定を実現しているとともに、高精度な自動校正モジュールの外付けが可能。優れた測定性能を発揮します。kHzまで下限周波数を拡張でき、低周波領域から高周波領域まで、1台のベクトル・ネットワーク・アナライザで高速・高精度な測定が行えます。kHzまで拡張できます。これにより、低周波数領域から高周波数領域まで、広範な周波数範囲で高精度な測定が行えます。dB)を実現しています。別売)を外付けでき、従来機種に比べて、高周波数領域における測定精度の改善を実現しました。加え、タイムドメイン[※10]機能、バイアスティ[※11]とステップ減衰器[※12]の内蔵を可能とするなど豊富なオプションを用意しています。GHzまでの導波管[※14]測定ができます。MHz:メガヘルツ周波数の単位。1ヘルツは、1秒間に1回周波数が振動することを差すことから、メガヘルツは、1秒間に100万回振動する。GHz:ギガヘルツMHz同様、周波数の単位であり、1秒間に10億回周波数が振動することを意味する。マイクロ秒100万分の1秒。ダイナミックレンジネットワーク・アナライザに内蔵された受信機の感度を表す性能。ダイナミックレンジが高いほど優れた受信感度を実現できる。通常は、入力端子への最大入力電力から受信機がもつ最低感度までをdBの単位で表す。Frequency無線周波数のこと。一般的に高周波の周波数を差す。THz(テラヘルツ:1秒間に1兆回周波数が変動する)の電波。Circuit)等の設計を効率よく行うために、回路を定型化するための手法。イメージング肉眼では見えない物体を像として可視化する技術。タイムドメイン時間領域測定のこと。ある信号にどれだけの周波数成分が含まれているかを示し、時間領域は、その信号が時間とともにどう変化するかを示す。バイアスティ高周波信号に対して影響を与えることなく電圧を加えるための機器。ステップ減衰器ある減衰量の減衰器(信号を適切なレベルに減衰させる機器)を複数個組み合わせたもの。減衰器の切換により段階的に減衰量を増やしたり減らしたりできる。電波の伝送形態の一つ。通信用途で使用される同軸ケーブルなどで使用される。導波管マイクロ波を伝送するために使用される中空の金属管。伝送できる波長は管の断面の大きさでその上限が決まる。