解析に使用される脱離モデルや活性化エネルギの求め方についての参考資料です。測定した昇温脱離スペクトルから、脱離ガスの定量を行うことができます。測定チャンバーの排気速度が脱離ガスに起因する測定チャンバーの圧力変化に比べて十分に大きいとき、脱離ガスの分圧の変化は単位時間あたりの脱離量(脱離速度)に比例します。質量分析計ではイオン電流と分圧は比例するので、結局イオン電流と脱離速度が比例することとなり、イオン電流を積分した面積強度から全脱離量を計算することができます。既知量のH+を注入したSi試料を用いて面積強度と脱離量の比例係数を求めておけば、様々な試料についてm/z2の面積強度から水素の脱離量を決定することができます。水素以外の分子については、水素と目的分子のイオン化難易度、フラグメンテーションファクター、透過率などのパラメーターから目的分子についての比例係数を計算することができます。この比例係数を使えば水素以外の分子の定量も可能です。