電気メーターの検定及び計測器の校正等を行っている公正中立な機関です。4条で独立採算が明確にされており、昭和40年1月1日に業務を開始して以来、国からの補助金は一切受けておりません。一部を改正する法律」により、日電検は民間法人化しましたが、その際、国と電気協会からの出資金7億3,300万円余を返還しました。子メーターとはどんなメーターですか?貸ビル・アパート等で、一括して電力会社に支払った電気料金を、各室の電気の使用量に応じて配分するために用いる電気計器のことです。メーターは検定を受けなければ使用できませんか?メーターは、検定に合格したもので、かつ、有効期間内のものでなければ取引や証明には使用できません。計量法第16条(使用の制限)において、次のことが禁じられています。検定証印が付されていないものを使用すること。検定証印の有効期間を経過したものを使用すること。変成器とともに使用する電気計器の場合、同じ合番号が付されていない変成器とともに使用すること。有効期間は、どのように決められていますか?政令(計量法施行令第12条、第18条)で、検定に合格した月の翌月から起算して、次のように規定されています。変成器付計器(変成器とともに使用するメーター)の場合(1)定格1次電流が120A以下の変流器とともに使用するもの(定格1次電圧が300Vを超える変成器とともに使用するものを除く。有効期間はどこを見ればわかりますか?検定ラベル又は検定票で表示してあります。検定ラベルで表示する場合(単独計器)検定ラベルとは、計器のガラスカバーに貼付されている直径2cm程の白地のラベルのことです。有効期限は、黒の算用数字で表示しています。※2019年1月から新デザインの検定ラベルとなっています。検定票で表示する場合(変成器付計器)検定票とは、計器の正面に向って右側の封印ネジに取り付けられているファイバ票(茶色のプレート)のことです。有効期限は、算用数字で刻印しています。子メーターを違反して使用した場合、罰則はありますか?計量法第172条で、「6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されています。3条に定められた申請が必要となりますので、最寄りの日電検に御相談ください。日電検の一般校正は、どのようなものですか?計量法に定められている登録事業者として実施する校正とは異なり、日電検が独自に、日電検の責任の下に実施する校正を言います。登録事業者として行うJCSS校正では、JCSSのロゴマークを付した校正証明書を発行しますが、日電検の一般校正では、日電検の標章であるJEMICのロゴマークを付した校正証明書を発行します。この一般校正は、計量法の計量標準供給制度ができる前から実施しているものです。17025(ISO/IEC17025)の要求事項にのっとったマネジメントシステムによる運営を行っています。一般校正で使用する標準器は、JCSS校正の使用標準器と同じものです。日電検の一般校正の校正証明書には,不確かさが記載されていますか?「校正の不確かさ」又は「校正精度」を記載しています。現在,日電検としてはGUMを参考として不確かさの評価を行い、「校正精度」の表記から「校正の不確かさ」の表記への移行を進めているところです。校正精度とは何ですか?「校正精度」は、従来の誤差評価を基本として算出したもので、信頼の水準99%(2.6標準偏差相当)を原則としており、全体としてGUMに基づいて求めた「校正の不確かさ」の評価より幅を持たせたものです。17025(ISO/IEC17025)の要求事項にのっとったマネジメントシステムによる運営を行っていること、「校正の不確かさ」又は「校正精度」を記載していることを根拠として、一般校正についても国家標準にトレーサビリティが取れています。ページトップへTOPページ|会社概要|お問い合わせ|個人情報の取扱いについて|サイトマップ本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。Readerが必要です。Readerはこちらからダウンロードできます。