»ホームライブラリ関連情報よくあるご質問(FAQ)ジルコニア式酸素濃度計のダストが多いアプリケーションへの対策について回収ボイラやセメントキルンなどのように、測定ガス中に多量のダストを含んでいる場合、プローブの目詰まりが短時間で生じます。これを防ぐためには、ダストの除去を空気圧で行うブローバックが有効です。ジルコニア式酸素濃度計のブローバックの動作モードには、次の2通りの方法があります。半自動ブローバック:タッチパネルからの操作、または接点入力信号によってブローバックをスタートさせ、その後、あらかじめ設定してあるブローバック時間および安定時間に基づいて、一連のブローバック動作を行います。自動ブローバック:あらかじめ設定してある周期、ブローバック時間および安定時間に基づいて一連のブローバック動作を自動的に行います。下図に、ブローバックの動作のタイムチャートを示します。ブローバックを接点入力信号によって実行するためには、1秒以上、11秒以下の接点信号を入力します。ブローバックが開始されると、設定されたブローバック時間の間、約10秒毎に接点出力の開閉を繰り返します。ブローバック時間が経過した後は、出力安定時間が経過するまで、アナログ出力は「出力ホールド」で設定した状態に保持されます。出力安定時間とは、ブローバック後に測定ガスがセンサ内に置換され、出力が定常状態に戻るまでの時間をいいます。ZR202G一体型ジルコニア式酸素濃度計ZR202Gは、検出器と変換器が一体化された構造になっています。サンプリング装置は不要で、検出器をそのまま取り付けて、700°Cまでの煙道ガス中の酸素濃度を測定できます。変換器部は、蓋を開けずに現場で操作可能、現場でヒータアセンブリを交換できます。変換器部は蓋を開けずに現場で操作ができます。検出器部は現場でヒータアセンブリを一式交換が可能、サンプリング装置も不要でメンテナンス性に優れています。OX400OX400は、長年の実績に基づいた高精度で信頼性高いジルコニア酸素酸素濃度計です。まで1台で広範囲を高精度に測定します。ガスへの空気洩れ込み等のプロセス管理に最適です。トレンド表示など操作性に優れています。検出器は、高信頼性ジルコニアセンサを採用し、現場でヒータアセンブリを一式交換できます。トレンド表示など操作性に優れ、サンプリング装置が不要、現場でヒータアセンブリを一式交換できるなど、メンテナンス性にも優れています。Corporationトップ。