NST-C1r型番NST-C1rSoldoutこの商品について問い合わせる買い物を続けるはじめてトータルステーションを使用する方でも、ストレス無く操作できるシンプルトータルステーション。大きくて見やすい日本語表示のディスプレイ、大きくて押しやすいキー配列など、随所に工夫を凝らしました。簡単操作でありながら、優れた測距性能、明るく鮮明な望遠レンズなど、信頼のNikon品質はしっかり確保しています。●少ないキーで簡単操作。●本当に必要な機能を凝縮。●信頼のニコンレンズ●便利な簡易マニュアルを標準装備NST-C1rを操作してみました。各機能から復帰するときに使用します。測距時に押すと、測距動作を停止します。観測画面では、測距を行います。項目選択時などは、確定キーとして機能します。複数の表示画面がある場合の画面の切替えこのキーの上の操作パネル表示が反転している場合、表示内容の動作を行います。�メニュー画面の表示このキーの上の操作パネル表示が反転している場合、表示内容の動作を行います。角度の0セットこのキーの上の操作パネル表示が反転している場合、表示内容の動作を行います。画面上のマーク光量(測距時)状態段階的に表示します。表示パネル画面の照明状態を表示します。傾斜補正状態を表示します。バッテリー状態を表示します。電源を入れるを押すと電源が入り、起動画面が表示されます。望遠鏡を上下に振るとの基本観測画面が表示されます。注意!器械が傾いています。三脚が傾いた場合は、下の画面が表示されます。NST-C1rが水平になるように視準を行い、補正範囲内になると警告がきえ、自動的に元の画面に復帰します。90°(直角)の測定を押します。(水平角の0セットが行われます。現在の水平角が0°00’00”となり、基本観測画面に戻ります。水平クランプと水平微動ねじを操作し、水平角が<90°00’00”>になるように合わせます。望遠鏡の十字線中心をプリズム(ターゲット)の中心に合わせます。押すと、測距が開始されます。測距が完了すると、測距結果が表示され自動的に測距を終了します。測距することができます。押すと、高低差、斜距離が表示されます。押すと、左回り水平角、勾配が表示されます。押すと、最初の表示に戻ります。3画面の切替えを行うことができます。水平距離の測定を押します。「2点間測定」を選択します。『連続』または『放射』を選択します。最初の測距で、NST-C1rから起点までの距離が表示されます。2回目からは次の距離が表示されます。既定の距離を予め入力し、測距することにより測定距離と予め入力した値との差が表示されます。観測した点が基準方向から、前後・左右でどのくらい距離があるかを計測します。水平角を固定し、任意の方向で固定を解除します。※3:測距時間は使用環境や気象条件で変動します。