ご注意その測定を業界最高クラス※の精度へ※透過型デジタルセンサとして。2019年10月現在、当社調べ。マーキング適合セルフモニタリング機能を搭載しました。SC-HG1」も合わせてご確認ください。SC-HG1特長センサが自身の「状態」を診断。セルフモニタリング機能を搭載!デジタル変位センサHG-Sシリーズ/HG-Tシリーズと、デジタル変位センサ用通信ユニットSC-HG1を組み合わせて使用することで、セルフモニタリング機能に対応します。10mmの帯状レーザ光により、寸法測定や位置測定が可能です。繰り返し精度※21μmを実現し、業界No.1※1の高精度な測定が可能です。※1:2019年10月現在、当社調べ。※2:設置距離の中央位置で、半分遮光におけるデジタル測定値のバラツキのP-P値です。2タイプのセンサヘッドを用意センサヘッドの受光器に「標準タイプ」と「スリムタイプ」を用意しています。[HG-T1010]センサヘッド標準タイプHG-T1010専用のサイドビュウアタッチメント(別売)を用意しています。光軸を直角に曲げることができますので、自在な取り付けが可能です。投・受光器に装着する場合、2個必要です。※センサヘッドスリムタイプHG-T1110には、取り付けできません。事前に実機にて検出確認後、ご使用ください。■用途例:リチウムイオン電池巻き取り部サイドビュウアタッチメントを使用することで従来センサヘッドより巻き取り部に近づけて取り付けることができますので、巻き取り精度向上に貢献します。光軸調整アシスト機能装備センサヘッド標準タイプHG-T1010は、投光器に対して受光器がどちらの方向にズレているかを、コントローラの表示部と受光器の光軸調整表示灯でわかりやすく表示します。※センサヘッドスリムタイプHG-T1110は、コントローラの表示部のみ表示します。投・受光器ケーブル自動認識センサヘッド接続ケーブルに接続された投・受光器の位置関係をコントローラが起動時に自動判別します。このため、投・受光器の配線時にそれぞれのケーブルを識別する必要がありません。配線作業は、コネクタで接続するだけの簡単配線を実現しました。※センサヘッド接続ケーブルのセンサヘッド側は、二股ケーブルになっていますが、投光器と受光器の区別はありません。アルミダイカストケース採用センサヘッドのケースに軽さと強度を兼ね備えたアルミダイカストを採用。温度による測定精度の変化を最小限に抑えます。樹脂ケースと比べてネジ締めによるケースの歪みが少なく、経年変化が生じにくいため、光軸ズレも防げます。保護構造IP67保護構造IP67(IEC)を実現し、水やホコリの多い現場でも使用できます。※センサヘッドの投・受光面に水やホコリが付いた状態では、正しく測定ができませんのでご注意ください。なっていませんので、水中や降水中での測定はできません。使用環境にご注意ください。ページトップへ戻るデュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。5種類の検出モードオートエッジ検出モードエッジを検出する際、検出方向を登録しなくてもTOPから/BOTTOMから、どちらからでも検出が可能です。検出方向を確認する手間がなくなります。汚れの堆積による検出能力低下をお知らせします。Tool」と「USB対応通信ユニットSC-HG1-USB」を併用することで、確認することができます。詳細については、ソフトウェアページをご参照ください。透明度に応じた判定レベルの調整が可能です。判定フィルタ値を調整し、微小な異物による誤検出を防ぎます。判定フィルタ値は、3~50で任意に変更できます。フィルタ値を大きくすることで異物による値を無視することができます。連結しているコントローラの測定値を基に演算処理を行ない、判定結果を親機のデジタル表示部に表示させたり、親機から出力することができます。演算処理をさせるコントローラのみを連結してご使用ください。中で、一番大きい測定値を演算値とします。※連結されているすべての子機は判定結果を出力しません。中で、一番小さい測定値を演算値とします。※連結されているすべての子機は判定結果を出力しません。測定値の平均値を演算値とします。※連結されているすべての子機は判定結果を出力しません。各子機は親機の測定値との差を演算値とします。各子機が判定結果を出力します。※親機は、演算をしない単体で判定動作します。※親機は、ホールド機能が使用できません。幅2つのセンサヘッドにより、検出対象物を挟んで、その厚みや幅を演算します。※親機に近い1台の子機は判定結果を出力しません。(常時OFF)※2台以上の子機が連結されている場合は、2台目以降の子機は演算をしない通常の判定を行ないます。当社接触式デジタル変位センサHG-Sシリーズとの連結が可能コントローラHG-TC□※1と当社接触式デジタル変位センサHG-SシリーズのコントローラHG-SC□※1を組み合わせて、親機1台に対して子機最大15台まで(デジタル変位センサ用通信ユニット連結時は子機最大14台まで)連結可能です。親機に近い側に同シリーズの子機を、遠い側に異シリーズの子機を連結してご使用ください。※1:必ず、2019年2月以降生産のコントローラをご使用ください。親機に子機を連結する際は、NPN出力タイプ同士またはPNP出力タイプ同士を連結してください。異なった出力タイプの連結はできません。連結後は、必ずコントローラの両端にエンドプレート(別売)を取り付けて固定してください。親機と同シリーズのみ演算、一斉入力、コピー機能が使用できます。外部出力(LOGIC2)、連結台数チェック機能が使用できます。専用のUSB対応パソコン設定ソフトにより、受光波形を確認しながら、HG-Tシリーズの設定を行ないたい場合に便利なUSB対応通信ユニットです。USB対応パソコン設定ソフトは、弊社Webサイトより無償でダウンロードできます。※1:デジタル変位センサ用通信ユニット連結時は、親機1台に対して、子機は最大14台まで連結可能です。※2:ご使用のパソコン環境に依存します。Tool」については、ソフトウェアページをご参照ください。個人情報のお取り扱いについて。