要バイパスダイオードチェッカーは、太陽電池モジュール内バイパスダイオードの健全性を点検できます。シンプルな操作と安全性にこだわった小型で廉価な製品です。朝・夕・夜間にオンサイトでご使用いただけますので、発電量に影響しません。接続箱などPVストリングの出力端子に接続して測定ができる為、屋根上などの高所作業が不要で保守点検効率と安全性を高めることができます。併せ持ち、PVメンテナンスの様々な局面で活躍します。開発中!日中に切替器を接続箱にセットすると、夜間自動的に測定し、翌朝には測定終了しますので人件費を抑え、安全にバイパスダイオードの点検が可能です。こちら全天日射計はこちら直達日射計はこちらデータ収録装置はこちら安全性と利便性へのこだわり日中の計測は太陽電池にダメージを与える可能性があるため、弊社では安全を考え、あえて夜間に限定した設計としておりました。それでは使用時間が限られ、実際の現場作業に適さないとのお声をいただき、改めてシーズ支援プログラム※の追加情報収集の一環として「太陽電池ストリングのバイパス回路検査装置の運用方法実証」を実施し安全面も考慮して短時間計測での「朝夕計測(Isc3.0[A]以下)」を可能にしました。単一の直列接続された0〜1000[V]の太陽電池ストリングからモジュール単体まで※但し結晶系などの直列接続の単一PVストリングに限る※一部、結晶系の奇数列モジュールや並列接続の薄膜モジュールでは、複数のバイパスルートがあり、正常に計測できません。危険性がありますバイパス回路は自動車で言えばエアバッグやシートベルトのような安全機能です。一般的な発電量モニタリングでは健全性を判定できませんが重要な機能です。バイパスダイオードの特性グラフではバイパスダイオードの特性が第2象限に示されています。バイパスダイオードがオープン故障になると、バイパス回路に電流が流れなくなり、グラフの赤色のような曲線となります。本装置ではこの差を検知し、一目で故障の有無を確認できます。機は太陽電池モジュールへの影響を考慮し、負担をかけない夕方や夜間計測に限定した設計としました。太陽電池ストリングへ逆バイアスにてIsc以上の電流を印加すれば、太陽電池が発電している日中でも計測が可能です。通常運用ではメーカーが想定していない電圧を印可することによる太陽電池モジュールへの影響が懸念されます。BPDオープン故障時は、当該クラスタのすべての太陽電池セルへ、最も発電状態のよい太陽電池セルのIsc相当の電流を流すため、部分影等により発電状態にばらつきがある場合は、BPD検査により、太陽電池セルを破壊する等の危険性が考えられます。日中に接続箱にセットすると夜間自動的に測定し、翌朝には測定終了しますので人件費を抑え、安全にバイパスダイオードの点検が可能です。こちらからhttp://www.weather.co.jp/。