冷却能力で、10モデルをラインナップしています(2011年7月現在)。循環ポンプと電源仕様の選択、さらに各種オプションの装備により、多種多様なアプリケーションにフレキシブルに対応できます。CEに対応コントロールパネルリザーバーへの給水が容易に行えるファンネル型吸水口には、バッグ式フィルターを装備しています。LCDディスプレイとプッシュボタンのコントロールパネルで簡単に操作できます。フロントパネルリザーバーの水位の確認が容易なレベルインジケーターを装備しています。冷却用吸気口にはコンデンサーフィルターが取り付けられており、脱着式のフロントグリルで、クリーニングも容易です。ThermoFlexシリーズは、多種多様なアプリケーションにおいて、長期間・連続的に使用できるよう、強靱な冷却システムを搭載しています。配管類には、漏れがなく信頼性の高い配管システムを採用。トラブルを極力防ぐために、スタートアップガイドを付属。コンデンサーおよびバッグフィルターは、容易に脱着可能。注水口は使い易いロート状にデザインされ、タンクの液面が視覚的に確認できるレベルインジケーターを搭載。温度コントローラーは、様々なパラメーターに応じてアラームを設定でき、工程を常時管理することが可能になります。ThermoFlexシリーズは、従来機種に対し冷却能力が10%向上しています。様々なアプリケーションに対応できるよう、オプションを幅広く用意しております。快適な作業環境を確保するため、各部品の低騒音化を実現しました。ThermoFlexシリーズは、複雑な設定をすることなく、様々なオプションを追加することができます。リザーバー内の冷却水を自動的に補給し、適切な水位を維持することができます。チラーがシャットダウンした際、リザーバーから循環液がオーバーフローをするのを防ぐことができます。m以上低い位置に設置することができます。MΩ以下で純水を維持する為に使用致します。純水カートリッジを内蔵することで、本体の設置面積を最小にし、容易に純水カートリッジを交換する事が可能となりました。圧力リリーフバルブを利用して、ポンプの吐出圧力を調節することができます。バルブは簡単に調節できます。3方バルブを使用して、ポンプの流量を調節できます。流量は循環液がチラーに戻ってきた際に測定され、適切な流量が確保されます。ポンプの吐出圧力と流量を調節することができます。圧力リリーフバルブを使用してポンプの流量を測定します。測定値はコントローラー上に表示されます。水冷式熱交換器を搭載。冷凍機の冷却に冷却水を使用することで、周囲への放熱を最小限に抑えることができます。