マイクロピペットです。ナールドリングの他にプッシュボタン部(上部可動/下部「アジャスティングノブ」固定)でも容量設定が行えます。新開発の純正チップ『ダイアモンドチップ』との組み合わせで、世界最高レベルの性能を発揮します。--最適なピペット操作のためのグリップ部は他のモデルと同一で、先端ボディー部を最小限の長さに設計されており、超微量サンプリング時の細かな操作もスムーズに行えます。μL以下の超微量サンプリングの際でも充分なピストンストロークが確保されており、微妙なストップポジションも確実に確認できます。--研究室で常に異なる分析・実験において、微量サンプリングから試薬調製など、異なる容量の取り扱いには容量可変式ピペットは不可欠です。--試薬調製や溶媒調製などの液体操作において、ガラスピペットを使用する場合の薬液吸入の危険やメニスカス式目盛り合わせの手間もなく、正確で安全かつスピーディーな液体操作が行えます。mLの容量範囲においても、精度と再現性の基準は同等です。mL/1回転で素早く容量変更が行えます。正確な結果を得るために、検査は綿密に行われます。測定容量を設定し、ギルソン社純正のダイアモンドチップを装着します。蒸留水をサンプリングして重量を秤ます。使用する容器は重量測定の間、手のぬくもりを防ぐためにピンセットで取り扱い、さらに蒸発を防ぐために蓋をかぶせます。精度とは?精度とは、正確さのことで「真の値に近い結果を得ることができるか」という計測機器の能力のことです。再現性とは?再現性とは、繰り返し精度のことで「近接した結果を得ることができるか」という計測機器の能力のことです。ディジタルマイクロメーターにより、簡単かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部のアジャスティングノブは、安全グローブを装着したままでも容易に操作できます。ピペットマンでは、グリップ上部にナールドリングを装備し、大幅な容量変更を行う場合にも、素早く設定できます。手の平にジャストフィットするグリップ形状、重量バランスのとれたピペットマンのデザインは、開発以来受け継がれています。人間工学に基づいたデザインは、最高の使い易さと優れた性能を発揮します。標準装備のチップイジェクターは使用後のチップに手を触れることなく廃棄でき、汚染などの危険を防止します。除く)基本仕様ギルソン社では、パッケージに同梱の「サンプルチップ」と「予備IDステッカー」の添付を廃止いたしました。17025校正証明書」付ピペットの販売を行うことになりました。ピペット購入申込書」をご利用ください。各モデルの価格情報は、右サイドメニューの「仕様・価格」をご覧ください。アクセサリーマニュアルリキッドハンドリング機器を、末永く快適にご利用いただくための、安心・便利なアクセサリーを取り揃えています。詳細は、『M.L.H.アクセサリー』のページをご覧下さい。