ディスプレーに表示される、測定データは患者説明に抜群の説得力を発揮します。水素、メチルメルカプタン、ジメチルサルファイドらが口臭の主な原因物質であるとの研究結果が出ています。これらの化合物は主に舌の後背部、舌のひだ奥深くに生息する嫌気性バクテリアの活動によって産生されています。人もの口臭症に悩む人がいるそうです。日本国内においても同じような状況があるのではないでしょうか。ス濃度を測定することが可能になりました。この器械に使われているセンサーはDr.マニー・ショーが開発したセンサーの一つで、1/10億単位でガス濃度の測定を可能にしました。同社のセンサーの中には、NASAで使用されているものもあります。センサー技術は20年以上工業用に用いられ実証済み。以前より、ハリメーターは歯科の基礎研究分野で測定装置として使用されてきました。官能検査と併用することでハリメーターは1/10億の単位で口臭の測定を可能にし、口臭の有無の判定に大きな力を発揮いたします。患者説明には測定結果を数値化し、患者に見せることでインフォームドコンセントに役立つようになりました。ハリメーターは治療プログラムの一環として使われるべきで、測定結果を時系列で読み取ることで口臭治療の進行状況が確認でき、有効なツールとなります。ハリメーターは口臭の原因物質のガス濃度を的確に測定しますが、その測定データからのみ口臭の有無を判定できるものではありません。人と人とのコミュニケーションの場において、他覚的に捉えられるものであります。ハリメーターによる測定と、官能検査と、その他バクテリアの培養等の試験結果を考慮し、最終判定はなされるべきであります。臨床家として口臭に悩んでいる患者と接する場合、臨床家の側で十分に確立された口臭治療のプロトコールが必要です。ツールではありますが、単独で絶対的な判定を下すものではないことを認識してください。一般臨床家に広く受け入れられた結果、口臭治療は歯科領域の問題であると認められるようになってきました。アメリカ国内において、ハリメーターはここ2、3年で口臭症の研究、診断にとって重要な役割を果たしてきました。大学がハリメーターを採用し、口臭治療の展望とチャンスを切り開いてきました。電気化学を応用したガス検知器です。採取呼気のガス分子は拡散を制御する媒体を通過した後、電気触媒のセンサー電極に吸着し、電気化学的な反応に応じた電圧をセンサーに発生させます。臭気物質ガスがセンサー内で電気化学反応を起こします。+SO+2H++2e—この反応はガス濃度に正比例した電流を発生させます。この電流はメーターあるいは記録計の情報となる電圧に変換されます。限界拡散電流Ilimは次の簡単な方程式に示されるようにガス濃度に正比例します。拡散媒体中のガス透過性係数と溶解係数の積で表されます。2つの電極のインタースキャンセンサーでは、非分極の基準対極に対するセンサー電極に外部バイアス電圧をかけセンサー電極を一定電位に保ちます。対極が電位を変えることなく電流を流し続けることができることを意味します。本来必要とする第三電極及びフィードバック回路を必要としません。図1はキャリブレーション装置の模式図です。キャリブレーション装置は密閉された所に設置されています。ューブにより各構成部が接続されています。V1のアウト側をプラスチックの“T”もしくは“Y”に接続します。残った一方をV2(100mL調整可能な流量メーター)のアウト側に接続します。V2のイン側を10ppmのH2S(硫化水素)ガスの圧力ボンベに接続します。チューブ“T”と“Y”の先端は一方が開いたマニホールド(多岐管)に接続します。このしくみにより濃度0値のエアーと希釈された基準ガス(キャリブレーションガス)が無尽蔵に供給できるわけです。基準ガス濃度が150から300ppb(1/10億)の範囲になるよう希釈しています。基準ガスの濃度を計算するためには式1の公式を用います。イ上に保持されて表示される。◆ディスプレイが見やすいように本体角度を調整できるスタンドを付属。◆呼気採取チューブを固定するブラケットが付けられる。基本操作手順がグラフィックで表示される。