カラムを用いたサンプルの濃縮、クリーンアップなどの固相抽出処理を完全自動でおこないます。固相抽出処理の各プロセスを自動化することで、ヒューマンエラーを回避でき、高再現性を確保できるなどのメリットを享受することができます。人体暴露これらの問題を低減することができます。腐食性の高い試薬を扱う無機分析の前処理でも耐蝕対策を施した自動分注システムを完備したこのシステムで自動化が可能です。サンプルロード用のポンプを用いることで大容量のサンプル処理にも対応可能です。~キレート樹脂を中心に~」をご覧ください。カラムのトップにポリプロピレン製シールキャップを取り付け、溶媒吐出後にプローブを抜き取ってエアーを吸入します。再度プローブを挿入し、エアーによる加圧によって溶媒を通過させます。カラムにシールドキャップを取り付け、固相抽出の各プロセスにおいて、各溶媒およびサンプルを吐出後、エアーを用いて加圧して完全にパッキング内を送液させます。1サンプルで1回の抽出をおこなう標準モードに加えて、組成の異なる溶媒による抽出を行うマルチコレクションモードを装備しており、多段階抽出やメソッド開発に有効です。カラムを設置するラックには特別なデザインがされています。ラックを移動してコレクションします。各シリンジライン毎に圧力センサーモジュールを装備しており、安定した送液やガス供給がおこなえます。オンライン分析を可能にします。インジェクションポートとバルブとの間のデッドボリューム最小化によりサンプルループへのローディングに先立つフラッシュ容量低減を実現、微量サンプルの無駄を最小限に抑えるインジェクションが可能です。でき、各種溶媒のリキッドハンドリングを可能にします。リンスポンプリンスステーションは、低キャリーオーバーを実現するため工夫された構造をしています。オプションのリンスポンプを併用すればより効率的にリンス工程を進めることができます。