deviceの特定のパーツやコンポーネントの詳細を記載してください。電圧や抵抗、電流などをテストするマルチメーターの使用方法を学べます。この短い1−2文の概要は検索結果に表示されます。3000はじめに修理人は電子部品や電気回路をテストできる[product|IF145-035|マルチメーター]の使用方法を知っておく必要があります。マルチメーターの最も基本的な機能を知るために、ぜひ参照ください。Resistance|stepid=65006]ガイドの編集に取りかかる前に参考資料に目を通してください。通電テストは2つのものが電気で繋がっているかどうかを確認するためのものです。何か動いているならば、電流は双方間で問題なく流れています。手順2まず最初に、確認作業を行うコンポーネントや回路に電気が流れていないことを確認します。電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。バッテリーを全て外します。手順3マルチメーターの電源を入れて、ダイアルを導通モードに設定します。(音波のように見えるアイコンで表示されます)手順4マルチメーターは一本のプロープに最小の電流を送り、もう片方のプロープに導通しているかテストするものです。手順5導流テストを完了させるには、プローブを回路のそれぞれの端か、テストをしたい部品に置きます。手順6マルチメーターが専用の導通テストモードがなければ、引き続き導通テストが行えます。手順7このモードでは、マルチメーターは1つのプローブに少しの電流を送り、もう一方のプローブで何を(何かあれば)受信しているか計測します。手順8通電テストを完了するには、テストする回路またはコンポーネントの両端にテストリードを一つずつ接続します。ポートに挿入して下さい。手順10マルチメーターの電源を入れ、ダイアルをDC(直流)モードに合わせます(Vの下の直線の表示は直流を表します)。手順11赤のプロープを+電極に当て、黒のプロープを-電極に当ててください。手順12これは正しいレンジに合わせてあり。9.42Vと読み取ることができます。抵抗の計測まず、計測したい回路や部品が通電していないことを確認してください。電源を切るか、コンセントからプラグを抜くか、電池を抜いてください。手順14マルチメーターの電源を入れ、ダイアルを抵抗モードに合わせてください。手順15片方のプロープを、測りたい回路か部品の片方の終端に当てます。手順16マルチメーターを計測可能なレンジに合わせました。1.04キロオームという結果が表示されています。クリエイティブコモンズのオープンソース著作権のもと、あなたの投稿は著作権の対象となります。もとでライセンスされています。