年次点検などの絶縁抵抗測定に使用するメガーは、H電機の5レンジデジタルメガーを使用しています。多レンジメガーのリスクは、誤って高い電圧を印加する恐れがあることです。以前には電圧レンジ間違いを回避するためyokogawaの単レンジを使用していましたが、H電機のデジタルメガーを使用してから使いやすさに負けてしまいました。先日の年次点検を応援してくれた仲間から、私の多レンジメガーでは絶縁抵抗測定が不安だと指摘されました。そんなこともあって、ロータリースイッチのストッパーを考えました。低圧回路のメガー測定は電灯、動力回路とも100Vレンジで実施しているので、ロータリースイッチが125Vより物理的に回らないようアクリル板のストッパーを貼り付けました。このメガーは年次点検では、125Vレンジ以外は使用しないのでこの対策で十分です。万が一他のレンジを使用したいときは、両面テープで貼っているだけなので、指で簡単にはがせます。カバーの曲がり部分をメガーの押し釦スイッチの隙間に挿入させ安定感を高めました。事務用の透明の両面テープを張って完成です。1個作るのに5分もかかりません。ロックする位置を変えたければアクリル板の形を変えるだけです。ここまで作るのにいろいろの素材で試行錯誤しましたが、なかなか格好がよい仕上がりとなりました。興味のある方は試作してみてください。3コメント[C957]また訪問させていただきます。グッド!アイデアですね私もH社、Y社のメガを使用しています。どちらもストッパはつけてないです。テストリードはH社はスイッチ付でブレーカーピンも買いました。Y社はブレーカーピン(ねじこみ接続)をつけてどちらでも対応しています。16:43夜更かし大魔王URL編集[C959]今日、年次点検を行ったので、応援していただいた仲間の管理技術者の方々に披露しましたが、なかなか好評でした。