常に頭を悩ませておられることと思います。労力と根気の必要な作業を行っています。マイクロホンの移動装置の開発は、これらの作業をいかに省力化し、測定精度を向上させるかという目的を持って生まれました。(詳細は、本誌No.1の「マイクロホン移動装置開発までの経緯」をご参照ください。した測定現場のニーズに対して、少しずつ御手伝いをさせていただきながら、今日に至ってまいりました。最近では、我々がご提案させていただくもの以外にも「こんなことが出来ないか。いったお客様からの特別なご要望も増えています。特別仕様の「動くもの達(移動装置)」をも登場させてみたいと思います。今後、皆様が行われるシステム構築の参考にしていただけば幸いです。省力化のためのシステムプランニング計測システムを構築する際に考えなければならないことがあります。当然のことですが、トラバース装置だけでは何も出来ません。計測ソフトウェアも必要になるはずです。どの様に測定するのかといった『システム仕様』だと考えられます。使用機器や方法などの具体的なシステム構築が、必要コストを含めて検討できるものと思っています。この方法ですとかなり大きな試料が必要となります。その測定がJIS規格による必要がないならば、小さな試料で測定を行うことができます。構成することができます。ここで使用する回転装置は小型で天井面につけるタイプですので制御にポテンションメータを用いた物を特別に製作しています。回転速度を変えることは出来ませんがトルクは十分ありますので小型の残響室(箱)での使用に向いています。その測定方法として規格化されているものの中に残響室-残響室法があります。音源側残響室と受音側残響室の平均音圧レベル差と受音側残響室の残響時間によって算出された吸音力によって求められます。シンプルな機種のローテーター(MR-1000)でその仕様は十分に満たします。マイクも2本で済みますから校正の手間も僅かです。透過損失の測定(残響室ー無響室法)それでは残響室-無響室法はどうでしょうか。ここでは音響インテンシティー法による遮音測定を用います。この方法だと試料の部位ごとの透過パワーを近接音場でとり込みますので遮音欠損箇所の探査等に応用が可能です。受音側(無響室)は多点の測定ポイントを必要とすることになりますのでMT-3000クラスのマイクロホン移動装置が必要です。3次元の移動が不要であれば、MT-2000の様なポータブルタイプでも可能です。開口部にTLの測定をしない場合は吸音楔がついた吸音壁が電動で蓋をする構造になっています。ペアマイクロホンを3方向に直交させる事が可能となります。一つの測定ポイントでの3次元インテンシティ測定の自動化が可能となります。このMTTGはマイクロホン移動装置MTシリーズに搭載することが出来ますので、より高レベルの計測システムが構成出来ます。当社の音響放射特性計測システム「SRM」ではMTTGのコントロールは標準装備されております。ご用命いただければデモも可能ですのでぜひご連絡下さい。音響パワーレベル次に音響パワーレベル測定について考えてみましょう。面上の音圧を測定し、間接的求められた音の強さにより面全体に積分することで音響パワーを求めることになります。この場合マイクロホンは音源中心を向きながら球面上の移動が要求されることになります。この測定にはMRSー3を利用します。MRS-3は円弧軌道を移動するタイプで、パワーレベルの測定が簡単に行えます。あらゆる閉曲面(直方体も可)の軌跡をたどる事も可能となります。電磁加振もう少しおもしろそうな装置をご紹介しましょう。自動車等のパネルからの放射音対策に使用されている制振材の制振効果を測定する装置がそれです。加振源として使用します。試料の取り付け・交換はカセット式なっており、引き出されたテーブルにマウントされた後、残響箱と無響箱の隔壁に格納されます。のち試料周辺固定のため試料枠は上部ユニット及び下部ユニットにはさみこまれるような形で固定されます。この一連の動きはボタン操作で可能です。電磁加振法での受音点(試料の放射音響パワーを音響インテンシティ法により求めます。