隔膜・電解液を交換することによりくり返し使用できるため経済的です。・アルコールガスなどの可燃性ガスが共存していても、測定できます。・直接水に入れ、溶存酸素が計れます。水滴付着による故障はありません。測定原理センサーの構造を図-1に示します。隔膜式ポーラログラフ式酸素センサーは、貴金属(金など)のカソードと銀-塩化銀型参照電極のアノードで一対の電極を構成し、電解液を満たした容器内に置き、ガス透過性の膜(隔膜)で外部と遮断します。隔膜を透過してきた酸素はカソードで左記の反応により水酸化物イオン(OH-)に還元されます。アノード側では左記の酸化反応が起きます。外部より電圧をかけて酸素を還元させ、そのとき発生した電流を測定することにより酸素濃度を求めます。カソードの汚れの付着があります。一般的なポーラロ式酸素センサーの弱点ポーラロ式酸素センサーの場合、電解液中の電解質が消耗されていきますので、ガルバニ式酸素センサーに比べて電解液の交換の頻度が増えます。その際、隔膜の張り替え作業も必要で、この作業は微妙な張り方の違いでセンサーの性能が左右される難しい作業です。電解液を頻繁に交換しなければいけないポーラロ式酸素センサーにとって、膜の張り替え作業が難しい点は、作業者にとって扱いにくい点でした。弊社では、隔膜張り替え専用治具を使って、誰でも簡単に作業を行えるようにしました。センサーのメンテナンスは、通常古くなった電解液と隔膜だけですので、他社製品よりも交換費用(ランニングコスト)は安くすみます。弊社のポーラロ式酸素センサーは、隔膜張り替え作業が簡単かつ、交換費用(ランニングコスト)が安いという特長があります。