GHz帯車載レーダの場合、近距離の検出や人、物などゆっくり移動する対象物の検出のため位相雑音性能が重要になります。MS2840Aと組み合わせることで優れた位相雑音性能を実現します。dBc/Hz以下の実力を備えています。位相雑音測定を使用することで時間のかかる位相雑音測定を高速に、簡単な操作で実現します。GHz帯の車載レーダなど、ミリ波を使用した広帯域無線通信によるサービスの普及が見込まれています。従来、ミリ波の測定ではハーモニックミキサやダウンコンバータを使用した測定方法がありましたが、広帯域信号の測定においていくつかの課題が見えてきました。高性能導波管ミキサMA2806A/MA2808Aは、これらの課題を解決する新しいソリューションです。*1:ミキサの変換次数が高いためノイズフロアレベルが高くなりダイナミックレンジが狭くなります。*2:スペクトラムアナライザによっては、IF周波数が低くイメージレスポンスが測定範囲内に発生します。*3:ミキサのP1dB性能が–10~–5dBmと低いためダイナミックレンジが狭くなります。*4:使用するスペクトラムアナライザによってキャリブレーションの手法が異なります。*5:IF周波数を任意に設定できるため、測定する範囲のミキサ変換損失のデータを持っておく必要があります。ミキサの変換損失データを提供ミリ波のスペクトラム解析、今の測定設備で対応できますか?今までのミリ波無線機器の送信特性の評価は、スペクトラムアナライザとハーモニックミキサを組み合わせて使用されてきましたが、チャネル帯域幅の広帯域化に伴い次の2つの課題が生じています。WiGig(802.11ad)モジュールのOTA(Over-The-Air:実際に無線を空間に飛ばして被試験機と測定器を接続する)測定の場合、大きな空間伝搬損失により信号レベルが小さくなるため、表示平均雑音レベル性能に優れた測定器を使用した正確な測定が必要となります。Unit)のRFスペクトラム・マスク試験*1の場合、ハーモニックミキサの変換損失は大きいため、測定規格に対して十分な測定マージンが取れませんでした。GHzに広帯域化されると測定マージンが取れなくなるため、測定系の表示平均雑音レベル性能は今まで以上に重要になります。dB以上改善した変換損失を実現しました。dBm/Hz(meas)*2を達成しています。この優れた表示平均雑音レベル性能により、広帯域化するミリ波無線機器にも余裕を持って対応できます。*2:Measured(meas):設計段階で測定した値であり、規格値として保証するものではありません。高性能導波管ミキサの特長へ課題2:測定範囲内におけるイメージレスポンスの表示ミキサを使用した測定では、実際の入力信号とは異なる周波数にほぼ同じレベルの信号が表示される場合があります。IF周波数”の2か所でダウンコンバートされ、実信号とは別の“存在しない信号”が表示されるためです。2”離れた周波数に現れます。イメージレスポンスを除去する方法としてミキサの前段にプリセレクタを内蔵する方法があります。プリセレクタにより測定全帯域においてイメージレスポンスの影響を受けずに測定できますが、プリセレクタの通過損失が大きいため表示平均雑音レベル性能が大幅に悪化します。一般にイメージレスポンスの表示を避けたい測定は、広帯域のスプリアス測定と目的信号の近傍を測定するスペクトラム・マスク測定があります。2”を超えないように設定することでイメージレスポンスを回避できます。Bn*3/2)MHzになります。GHz帯域幅の中に重なって表われるので、正しいスペクトラムを測定できません。*3:Bn:入力信号の帯域幅[MHz]ソリューション2:高いIF周波数により広いスパンでの測定が可能アンリツは表示平均雑音レベル性能を重要と考え、プリセレクタを使用せずにイメージレスポンスを実用上支障の少ない範囲で低減する手法を開発しました。GHzの範囲になります。Bn/2)の範囲になります。GHzまでイメージレスポンスが現れないためイメージレスポンスの影響を受けません。GHzのスパン幅までイメージレスポンスの影響を受けることなく測定できます。●イメージレスポンスの影響を受けない広い測定スパン高性能導波管ミキサの特長へハーモニックミキサに代わるダウンコンバータにも課題がありますハーモニックミキサの課題を解消する測定法としてダウンコンバータを使用する方法があります。ダウンコンバータは、ミキサ、ローカル用信号発生器と逓倍器を組み合わせてお客様自身が測定システムを構築します。一次ミキシングにより変換損失を小さくでき、高いIF周波数にダウンコンバートすることでイメージレスポンスの影響を避けやすくする方法です。ダウンコンバータにも次の3つの課題があります。優れた表示平均雑音レベル性能を得るためには、ミキサの変換損失を小さくするほかにP1dB性能が重要になります。dB低下する際の入力レベルです。正確な測定のためには、入力レベルがP1dBを超えないように外付けアッテネータなどを使用して入力レベルを調整する必要がありますが、アッテネータの値に比例して測定系のフロアノイズは悪化します。よって、P1dB性能に優れたミキサほどフロアノイズの悪化を抑制できます。dBm程度であり、広帯域信号の測定に求められる性能には達していません。dBmを超えるP1dB性能を実現しています。dB小さくできるため、測定系の表示平均雑音レベル性能の悪化を防ぎます。同軸コードでそれぞれ接続し、かつそれぞれの機器を操作して所望の動作をさせる必要があるため、試験を開始するまでに多大な時間を要します。ローカル信号に起因するスプリアスを避けるためには、マルチプライヤの倍率を極力低くする必要があり、高価なマイクロ波信号発生器が不可欠となり、設備費用も高額になります。ソリューション4:高性能導波管ミキサが実現するシンプルな機器構成MA2806A/MA2808Aは、逓倍器を内蔵しているため、MS2830Aと同軸コード1本のみで接続できシンプルな機器構成が実現できます。MS2830Aのローカル信号源を使用するため、高価なマイクロ波信号発生器も不要となります。従来のダウンコンバータの場合、測定システムを構築したお客様自身で変換損失などの補正データを測定前に取得し、測定結果に反映する必要があります。そのため、機器を準備してから試験を開始するまでに多くの作業が必要となります。ソリューション5:ミキサの変換損失データを提供MA2806A/MA2808Aは、全周波数範囲の変換損失データが保存されたUSBメモリを標準添付しています。MS2830AのUSBポートから簡単なボタン操作で読み込むことができ、補正された測定結果をダイレクトに読み取れます。