おけるFCC(流動接触分解装置)のトップガスは、ガソリンやLPGの原料になります。トップガスの成分は原油の違いや装置の運転状態によって異なるため、常時、ガスの密度(分子量)を測定しています。この密度の測定に防爆構造の「GD400形ガス密度計」が採用され、応答が速い・耐食性に優れている、などの特長が活かされています。石油精製の工程では、常圧蒸留装置や減圧蒸留装置によって原油からガソリン・灯油・潤滑油などを得ています。FCC(流動接触分解装置)を使って重質分が活用され、ハイオクタン価ガソリンやLPG等が作られます。FCC精留塔のトップガスは熱交換器を通ってポンプで昇圧され、ガス分はLPG回収装置に、液体はガソリン調合装置に送られます。ガス分の密度(比重)の測定は重要で、製品の品質管理や昇圧ポンプのサージ防止といったFCCの運転管理のためのパラメータとして不可欠です。変換器の操作時にサンプリング系が冷却されて測定ガスが液化しないよう、検出器と変換器はそれぞれ独立したキャビネットに収納します。測定ガスの重質分(C5)を液化させないため、測定ガス導入管とキャビネット内をスチームで温めます。GD300S現場設置形のコンパクトサイズで腐食ガスを除く全てのガスの密度をダイレクトに測定できます。物理量の測定をキー操作で簡単に単位切換が可能です。プラントや鉄鋼プラント等多くのアプリケーションで活用されている防爆/非防爆対応のコンパクトなガス密度計です。Corporationトップ。