最近、FLIR社のイメージ放射温度計TG167を入手しました。現在使用しているのはTG165ですが、いつの間にかTG167という新しい機種に代わっていました。TG165もTG167も形や見た目はまったく同じです。仕様を調べてみると、サーモ画像の画角が大きく違っていました。左右38.6°、上下50°に対し、TG167は、左右19.3°、上下25°と記載されており、角度がちょうど半分になっていました。