ワイヤレス、太陽光発電デルタオーム社製品・校正サービスは日本で唯一株式会社サカキコーポレーションが提供します。両機種とも標準でヒータを内蔵しています。ヒータは積雪や氷結を防ぎ、あらゆる気象条件下での正確な測定を可能にします。HD51.3D4R-ALは急速除霜用の高出力ヒータと、悪雰囲気環境(例えば塩害環境)でも風向風速計の使用を可能にする、防錆コーティングのアルマイト合金製ハウジングを備えています。509.6標準(塩水噴霧防錆テスト)の要求を満足しています。(内蔵センサによる)10分間まで設定可能な時間での風速、風向の平均値が計算されます。・二つのアナログ出力、風速および風向、または風速のデカルト座標要素U-V用、出力は4~20mA(標準)、0~1V、0~5Vまたは0~10Vに工場設定されます(ご発注時の指定が必要です)。当風向風速計はφ40mmの支柱に取付けます。電気的接続は風向風速計の底部に位置するM23コネクタを介して行います。風向風速計への供給電圧(ヒータを除く)はDC12~30V、ヒータへの供給電圧はDC24Vです。可動部がないため、メンテナンス、サービスコストが著しく低減できます。■PCアプリケーションソフトウェアPCソフトウェアHD52.3D-Sで、風向風速計の設定、リアルタイム測定値のグラフまたは表形式での観察、グラフによるプレゼンテーションの管理、モニタ機能で取得されたデータのプリントまたはEXCEL®形式でのエクスポートなどが行えます。0.1~60m/sの範囲内で可能です。CORPORATION。