第1号機を世に送り出して、7年が経過しました。用途や測定対象物の形状等により、多彩なラインナップを開発しています。MT-2000等まで用意しております。これらの多くは、お客様からリクエストやお引き合いをいただき開発したもので、今度とも様々なバリエーションに挑戦していきたいと考えています。MT-2000-DC2がありますが、動作中に殆ど音のしないDCサーボモータを使用しています。その他の特徴としては、下記のものがあげられます。コントローラの前面のパネルキーにより、マニュアル操作が可能オプションで外部装置(ペンダントボックス)を取付けることでリモコン操作及びティーチング機能が付加されます。MT-3000等は「マニュアルで動作させることが出来ない」とユーザーの方から言われていました。MT-2000-DC2と同様にマニュアル操作が可能なリモコン装置を付加することが出来るようになりましたのでここにご紹介させていただきます。ホストコンピュータを介さずにマニュアル操作及びティーチング機能を可能にしました。初期位置の決定等が簡単に出来るようにしています。このリモコン装置は、RS232Cインターフェースを介して制御を行い、次の機能を有しています。モード切り替えホストコンピュータからの制御とリモコン装置からの制御を選択することができます。任意点への移動(各軸方向へキーを押している間移動します。距離指定による移動(数値入力で任意の方向へ移動します。絶対座標への移動(各軸の絶対座標値により移動します。相対座標への移動(各軸の移動距離により移動します。移動速度の設定(各軸の移動速度を設定します。動作中に非常停止させることができます。測定のソフトウェアと連動する事でよりきめ細やかな移動(測定)ができます。測定作業の時間短縮と省力化が図れます。任意の1ポイント測定等にも便利です。現在お使いいただいているマイクロホン移動装置にも、コントローラを改造することで、リモコン装置を付加させることができます。下表に旧コントローラから最新コントローラにリモコン装置を付加したバージョンアップをご紹介いたします。ホールドオフ:モータ停止時の出力電流(トルク保持電流)をオフしモータをフリーにします。これにより停止時の機械暗騒音を全てカット出来ます。ホールドオンは逆に停止時のトルク保持を行います。GO)を省略しコントローラ電源投入後にデータ入力を行うことで本体制御を即実行可能とします。GO:機械原点へ移動し初期化を行います。MTTGの新型ができましたのでここにご紹介させていただきます。新型は、従来のタイプより形状を細長くし、ボディ先端も反射を考慮して円錐形としています。それぞれのインテンシティ・マイクロホンとスペーサとの組み合わせにより選択出来る様になっております。パルスモーター駆動方式により、位置制御が可能ですのでパワーレベル測定にも使用出来ます。等とリンクしてシステムアップするとより威力を発揮することができます。当社までご連絡ください。旧コントローラを改造する必要のある場合は、改造のための時間や経費が異なりますので、詳しくご説明させていただきます。前にも述べましたとおり、MTシリーズは、お客様からのリクエスト、ご要望により発展しています。今後とも、特殊な用途、特殊な形状にも挑戦していくつもりですので、何なりとお申しつけくださるようお願いします。