»ホームライブラリ関連情報よくあるご質問(FAQ)伝送出力(電流出力)を電圧入力の計器に接続できますか?受信側計器の入力端子にシャント抵抗を接続すれば、電圧として入力させることができます。4-20mA出力に250Ωのシャント抵抗を接続すると、1-5Vになります。伝送出力に接続する抵抗は配線も含め、600Ω以下にしてください。表示とナビゲーションキー採用により、監視・操作性を大幅に向上させた調節計です。標準でラダーシーケンス機能を搭載しています。コンパクトな奥行きサイズのため、計装盤の省スペース化に貢献できます。通信などオープンネットワークシステムにも対応します。表示とナビゲーションキー採用により、監視・操作性を大幅に向上させた警報計です。コンパクトな奥行きサイズのため、計装盤の省スペース化に貢献できます。表示とナビゲーションキー採用により、監視・操作性を大幅に向上させた調節計です。標準でラダーシーケンス機能を搭載しています。コンパクトな奥行きサイズのため、計装盤の省スペース化に貢献できます。通信などオープンネットワークシステムにも対応します。表示とナビゲーションキー採用により、監視・操作性を大幅に向上させた調節計です。標準でラダーシーケンス機能を搭載しています。コンパクトな奥行きサイズのため、計装盤の省スペース化に貢献できます。通信などオープンネットワークシステムにも対応します。表示とナビゲーションキー採用により、監視・操作性を大幅に向上させた調節計です。標準でラダーシーケンス機能を搭載しています。コンパクトな奥行きサイズのため、計装盤の省スペース化に貢献できます。通信などオープンネットワークシステムにも対応します。表示とナビゲーションキー採用により、監視・操作性を大幅に向上させた調節計です。標準でラダーシーケンス機能を搭載しています。コンパクトな奥行きサイズのため、計装盤の省スペース化に貢献できます。Corporationトップ。