ID-160THomeサービス・サポートトラブルシューティング一覧DOメーター(ID-160T)トラブルシューティングエラー表示が出る場合(該当する表示をクリック)エラーメッセージが表示された場合、本体の青ボタンを押すことで「手順表示」画面に切り替えることができます。詳細情報については、下記の画像から該当する表示を選択してください。値が点滅表示している測定値が「0.00」を表示する水温表示がおかしい値がいつもより低めに出るDO計の保管場所と測定水に5°C以上の温度差があるプローブを測定水に浸けて温度を安定させてから使用してください。(保管温度35°C、測定水20°Cの場合、温度安定に約15分かかります。校正場所の温度が測定水より高い場合は、温度が安定するまでは低めの値になります。●測定には流速が必要です。30cm往復/秒の流速を与えて測定してください。●浄化槽のばっ気槽などの場合、流速があっても気泡が酸素センサーに付くことがありますので、プローブを上下に振って気泡をつかないようにしてください。隔膜を傷つけないように、ティッシュや水で濡らした綿棒などで軽く拭き取ってください。その後再度スパン校正をしてください。空気飽和率95%以下または115%以上がスパン校正のめやすです(真値とのズレが10%程度許容できる場合)。十分に温度安定を取ってスパン校正を行ってください。酸素センサーが乾燥した状態で空気飽和率が95%以下になっている場合ゼロ校正または初期化を行ってください。その後スパン校正を行ってください。酸素センサーを外すと、プローブとの間に水が入っている場合プローブから酸素センサーを取り外して、水分を除去し、乾燥させてください。膜液交換カートリッジ(型式:TLC61、標準価格2,500円)をご注文いただき、隔膜と電解液を新品に交換してください。※膜液交換カートリッジは、DOメーター(ID-160T)出荷時に1セット付属していますが、酸素センサーには付属していません。▲PAGETOP値がいつもより高めに出るDO計の保管場所と測定水に5°C以上の温度差があるプローブを測定水に浸けて温度を安定させてから使用してください。(保管温度35°C、測定水20°Cの場合、温度安定に約15分かかります。)プローブ先端に気泡が当たっている場合プローブを30cm上下に振って、先端に気泡が付かないようにするか、気泡の当たらないところで測定してください。測定水をバケツ等に汲んで、バケツ内で流速を与えながら測定してください。隔膜を傷つけないように、ティッシュや水で濡らした綿棒などで軽く拭き取ってください。その後再度スパン校正をしてください。空気飽和率95%以下または115%以上がスパン校正のめやすです(真値とのズレが10%程度許容できる場合)。十分に温度安定を取ってスパン校正を行ってください。膜液交換カートリッジ(型式:TLC61、標準価格2,500円)をご注文いただき、隔膜と電解液を新品に交換してください。※膜液交換カートリッジは、DOメーター(ID-160T)出荷時に1セット付属していますが、酸素センサーには付属していません。▲PAGETOP値がふらついて自動安定判断しない保管温度と測定水の温度差がある場合プローブを測定水に浸けて温度を安定させてからご使用ください。(保管温度35°C、測定水20°Cの場合、温度の安定に15分ほどかかります。●測定には流速が必要です。30cm往復/秒の流速を与えて測定してください。●浄化槽のばっ気槽などの場合、流速があっても気泡が酸素センサーに付くことがありますので、プローブを上下に振って気泡をつかないようにしてください。隔膜を傷つけないように、ティッシュや水で濡らした綿棒などで軽く拭き取ってください。膜液交換カートリッジ(型式:TLC61、標準価格2,500円)をご注文いただき、隔膜と電解液を新品に交換してください。※膜液交換カートリッジは、DOメーター(ID-160T)出荷時に1セット付属していますが、酸素センサーには付属していません。酸素センサーを外すと、プローブとの間に水が入っている場合プローブから酸素センサーを取り外して、水分を除去し、乾燥させてください。測定環境の影響が考えられます。すべての測定環境に対応するものではありません。▲PAGETOP数値が点滅表示している測定中、0付近の数値が点滅している場合ゼロ点がずれているため、数値がマイナスになり点滅表示します。初期化またはゼロ校正を行ってください。●ID-160Tの測定範囲をオーバーしていますので、大気中でスパン校正を実施して再度測定してください。●測定範囲は0~20mg/Lの範囲でご使用ください。膜液交換カートリッジ(型式:TLC61、標準価格2,500円)をご注文いただき、隔膜と電解液を新品に交換してください。※膜液交換カートリッジは、DOメーター(ID-160T)出荷時に1セット付属していますが、酸素センサーには付属していません。▲PAGETOP測定値が「0.00」を表示するプローブのラバーキャップがしっかり締まっていないラバーキャップの締め込みがゆるい場合、酸素センサーがしっかりと固定されておらず接触不良の可能性があります。ラバーキャップをしっかりと締め込んでください。酸素センサーを外すと、プローブとの間に水が入っている場合プローブから酸素センサーを取り外して、水分を除去し、乾燥させてください。膜液交換カートリッジ(型式:TLC61、標準価格2,500円)をご注文いただき、隔膜と電解液を新品に交換してください。※膜液交換カートリッジは、DOメーター(ID-160T)出荷時に1セット付属していますが、酸素センサーには付属していません。酸素センサー内部の電解液がなくなっている膜液交換カートリッジ(型式:TLC61、標準価格2,500円)をご注文いただき、隔膜と電解液を新品に交換してください。※膜液交換カートリッジは、DOメーター(ID-160T)出荷時に1セット付属していますが、酸素センサーには付属していません。酸素センサーの寿命と考えられますので、新品の酸素センサー(型式:WA-TL、標準価格16,000円)に交換してください。交換後は、校正をしてから再度ご使用ください。ガルバニ電池式の酸素センサーは、使用しなくても消費するため、予備で保管することはできません。ケーブルに破損がある、ケーブルを触ると値がふらつくケーブルの断線等が考えられます。弊社にてお預かりし修理対応となります。大気と測定水とで温度差が5°C以上ある場合は、5分以上測定水に浸けて安定を待ってください。それでもずれている場合は、その他の要因が考えられますので、弊社にてお預かりし修理対応となります。実際とかけ離れた数値や、「-9.9」「99.9」の場合ケーブルの断線や破損、本体の故障の可能性があります。弊社にてお預かりし修理対応となります。水温センサーの故障の可能性があります。弊社にてお預かりし修理対応となります。乾電池が寿命の可能性がありますので、乾電池を新品に交換してください。乾電池は正しい向きで付けてください。乾電池は、単4型アルカリ乾電池×3本(DC4.5V)またはニッケル水素電池(充電式)×3本(DC3.6V)をご使用ください。本体の故障が考えられるため、弊社にてお預かりし、修理対応となります。