Detector”を発表。Experience”コーナーにおいて展示した。7.0へと進化したこともアナウンスされ,会場内でプレゼンテーションを行った。Editionが発表された。ハードウエアの設計を見直し,ガントリの回転速度が0.275s/rot,78cmのガントリ開口径といった大幅な仕様変更が行われ,臨床現場にさらに有用な情報を提供できるようになった。Detectorは,東芝GOSシンチレータの活性添加剤であるPr(プラセオジム)の最適な化合組成による光出力の最大化と,東芝独自の精巧な極小切断(マイクロブレード)技術による素材損傷の低減で光出力を従来の検出器から40%向上。Prの添加により発光減衰時間が短くなり,高速撮影と高解像度化を可能にする。DASは,回路の設計を見直し従来の約半分の大きさにすることで,同社64列CTと比較して最大28%の電気ノイズ低減を実現できる。3Dも改良が加えられた。Enhanced”がある。4D脳動脈形態計測は,未破裂動脈瘤の術前評価に使用する。瘤の形状を自動計測してパラメータを算出し治療選択を支援するほか,未破裂動脈瘤の破裂リスク予測なども可能。4D気管支トラッキングは,気管支の自動抽出と位置合わせを行い,任意の断面で4Dでの観察ができる。4D骨関節計測は,骨と関節の移動距離,角度変化を計測,解析してその経時変化をグラフで示すといったことも行える。Correctionは,冠動脈や心臓の動きを推定して補正することで,モーションアーチファクトを抑え,時間分解能を向上させる。3Dに新たに粒状性と空間分解能をコントロールするNPSモデルを搭載した。