血圧/脈拍・体温測定していますか?高血圧の治療が必要と言われて!もう、6年間血圧を測っています。病気(隠れ高血圧など)の早期発見、そして早期治療につながります。血管の病気で亡くなられる方が三分の一になったと言う話も聞いたことが有ります。(重症の便秘でも血圧は上がるようです:笑)「ム・でもこんな血圧計は使いたくない!」1台目は5年間使用、現在の物(HEM-1025)は間もなく1年に・1年間も使わないのにボタンの文字が消え始めてきました!私の職業経験値から原因を探ってみました。この会社の商品は今後購入しないことにしました。皆様の参考になれば幸いです。使用者選択ボタン推定4,000回で文字のインクが消え始める。記録呼出ボタン推定8,000回で文字のインクが消え始める。[不具合概要]・「すり減る」、「何かで溶ける」ような状態が、一般的に起こりうる状況かと思います。・推定a.4,000回/b.8,000回で文字のインクがボロボロと崩れ落ちるように取れてきています。※メーカーの言う、5年または30,000回の耐性試験に合格していれば?10,000回以下で消える事は考え難いと思います。良品ともの交換は出来ないので修理に出して下さいとのこと!(原因を調査しようともしないで!この結論です)2.ハンドクリーム、爪を当たらないように等の注意文を添付される。ハンドクリームや手の脂に対応することは当たり前の品質と考えます。(この注意内容は低レベルの言い訳としか受け取れません)※上記拡大写真で見てみるとハンドクリーム等で溶かされたような感じや爪で引っ掻いた様な感じには見えません。▼考えられる対策▼1.同じ手で操作して消えないパソコンのキーボードも有りますので・・・2.使用頻度の高いボタンのトップには印刷をしない。触れにくい場所に入れるか、凹み文字等の彫刻にする。※いずれにしろ方法はまだまだあると思います。基本的に企業の品質意識の低さが最大の不良要因と思われます。平成25年購入の体温計(MC-680)★約2年間使用してスイッチ不良で放置★[不具合概要]約2年くらい(1日10回としても8,000回)でスイッチが入ったり入らなかったりと不安定になった。電池を交換したらスイッチが入らなくなり、カバーのネジを少し緩めたらONするようになった、がしかし、それでもしばらくすると時々ONしない様になってしまう。*電池かバー部を指で軽く押さえて確認するとONしなくなるので、そのまま使用をやめました。(耐久性が5年または3万回どころか2年または1万回もた無い!)※本体に外圧を加えての動作試験をされているとは思いますが?見た感じ:機構設計とスイッチの選択不良による可能性が高い!?◎現在は他メーカーの製品を使用しています=調子良いです。体温計の表示(注記)上記内容は個人的な意見です。基本的にはこんな考え方も出来るという形で受け止めて頂けると有り難いと思います。※文章の一部にメーカー様の回答内容を抜粋して概要説明をさせて頂きました。注)写真の無断転載・複製はご遠慮下さい。