Model9500シリーズは風速と温度を測定する信頼性の高い風速計です。露点や湿球温度変換が可能です。冷暖房空調設備のシステム効率の確認や、ダクト測定等に最適です。長けた風速計モデル9515はデータ精度を犠牲にすることなく風速と温度の測定が可能なエコノミーモデルです。換気フードや塗装室の面速度、或いは換気システムのチェックに適した理想的な装置です。モデル9535と9545は、複数のセンサーを持つプローブにより幾つかの換気に関係したデータを同時に測定・記録します。どちらモデルも風速と温度そして風量計算が可能です。モデル9545は相対湿度を測定し、露点と湿球温度の算出が可能です。気温5°C~65°C時に温度補償されます。m/sの時に有効です。精度は本体温度が25°C時に有効で本体温度の変化に伴い0.03°C/°C精度が落ちます。精度はプローブ温度が25°C時に有効です。プローブ温度の変化に伴い0.2%RH/°C精度が落ちます。1%のヒステリシスを含みます。