含む油分を定性又は定量する分析は、環境分析や品質管理等として実際に行われている。TPH(全石油炭化水素)試験、金属部品の脱脂効果の検査などが油分分析の方法として挙げられる(表1)。用いたガスクロマトグラフ分析などの方法もある。油分が含まれる試料の状態や測定したい油分の種類または定量下限により分析方法を選択する(表2)。今回は赤外分光光度計を用いた吸光度法による油分定量分析を紹介する。すると次の式で表される。εcl即ち、試料中の油分の濃度は、吸光度と比例関係にあり吸光度から求められる。そのため試料が油分以外の有機化合物を含む場合、定量結果への影響を考慮しなければならない。以下、各手順での注意点を紹介する。1抽出溶媒の選択はじめに、有機溶媒を使用して試料から油分を抽出する。基の吸収帯の吸光度を読み取るため、それを妨害する同じ吸収が抽出溶媒にあってはいけない。基があるため、油分の測定を妨害する。基のない四化炭素を用いる。四塩化炭素の代わりにトリクロロトリフルオロエタン等のフロンを使う場合もある。吸光度からの油分量を求める場合、標準油を用いて濃度の吸光度をプロットした検量線が必要である。標準油は測定対象とした油を使う。混合標準物質換算の油分を求める。ソックスレ抽出の3つから選択する。試料の形状に合わせた抽出法を選択するのが望ましい(表3)。濃縮は減圧濃縮、または加熱濃縮を用いる。揮発性油分は溶媒と一緒に揮散するためこの濃縮操作を行えない。6測定した吸光度から油分量の算出5で求めた吸光度より、検量線を用いて油分量を算出する。以上が赤外分光光度計を用いた油分定量分析の手順である。微量の付着油分量を測定し金属部品の脱脂効果を評価する場合、試料の保管方法を誤ると思わぬ有機化合物が表面に付着し結果が異なってくる恐れがある。ポリエチレン製の袋に入れた金属部品から袋の添加剤が微量の付着成分として検出される場合がある。多くの場合、ポリエチレン製の袋は、添加剤に脂肪酸アミドを使用している。ポリエチレン製の袋に金属部品を入れ、その油分を定量分析した後、定性分析を試みた。このように微量の有機化合物の付着を防ぐため、試料は有機化合物を含まないアルミホイルなどで包むのが望ましい。5.おわりに油分の分析方法は、油や試料の状態により異なる。油分量を正確に測定するため、サンプリング及び分析の方法の適切な選択が必要である。当社はお客様のニーズに合った最適な分析方法を提供している。お気軽にお問い合わせ頂きたい。始めてご連絡差し上げます。油脂(ココナッツオイル)の吸引による肺炎を疑う症例(犬)がいます。肺の針吸引標本(76x26mmのスライドガラス2枚分程度)からココナッツオイルの同定はできるものでしょうか。定性にかかる費用はどのくらいでしょうか。02:06返信unichemyこの度はユニラボより分析のお問い合わせをいただきまして誠にありがとうございます。ご相談頂きました肺標本中の成分確認ですが、弊社では対応不可の分析でございます。生体中には油脂分が含まれるおりまして、類似物質であるココナッツオイル等の油脂を分別して判定する方法がございません。ご相談を頂きましたが、お役に立てず申し訳ございません。別の機会がございましたら何時でもお声掛け頂ければ幸甚でございます。message記事の内容や分析に関して疑問や質問があればどんなことでもお気軽にお声掛けください。あなたの口コミをお待ちしております。※は必須項目ですので、必ずご入力ください。メッセージをキャンセルお名前メールアドレス次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。メッセージ個人情報の取り扱いについて下記リンク先のプライバシーポリシーをお読みいただき、ご同意の上お問い合わせをお願いいたします。ユニケミー技報〈メール版〉CONTACT生産・製造のトラブルでお困りの方、分析のご相談はお気軽にお問い合わせください。アクセス情報、業務概要、ユニケミーギャラリーの情報を掲載しています。関するメールマガジン「ユニケミー技報」のPDF版をダウンロードいただけます。