理化CATA(リカカタ)|研究実験用総合カタログ2020号|408-409(410-411)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。pH,ORP,DO,ECメーター408409お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。XシリーズCONDUCTIVITYMETER■CM-42Xはタッチパネル式の大型カラー液晶を搭載。CM-41Xは大型カスタムLCD表示。■CM-42Xは2000データ、CM-41Xは1000データのメモリ機能を搭載。■RS-232C接続対応(CM-41Xは外部プリンタ用)。CT-58101B外寸法約W130×D230×H60mm重量約0.8kg約0.7kg(電池含む)電源AC100~240V(ACアダプタ付属)単3アルカリ乾電池4個※旧Rシリーズ用の電気伝導率セルもお使い頂けます。セル定数温度範囲価格(円)33-06947CT-57101B一般用100μS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)100m−10~100°C52,00033-06957CT-57101C低電気伝導率用5μS/m~1S/m(0.05μS/cm~10mS/cm)10m−10~100°C65,00033-06967CT-57101A高電気伝導率用1mS/m~100S/m(10μS/cm~1S/cm)1000m−10~100°C52,000※旧シリーズのGシリーズ・浸漬形にもご使用頂けます。データをメモリしたキャル・メモなので本体に接続するだけでセル定数を自動読込み。■タッチパネルによる直感的な操作とナビ。(円)33-10386DS-72P電気伝導率260,00033-10396F-74PpH・ORP・イオン・電気伝導率2項目同時測定※405,000電気伝導率(導電率)測定範囲セル定数10m−1:0.0μS/m〜1.999S/mセル定数100m−1:0.000mS/m〜19.99S/mセル定数1000m−1:0.00mS/m〜199.9S/m分解能0.05%F.S.計器再現性±0.5%F.S.±1digit付属電気伝導率セル低電気伝導率セル(3551-10D)本体外寸法・重量W174×D170×H73mm・約700g電源AC100〜240V50/60Hz※低電気伝導率セル以外の電極は別売となります。付属し、広範囲の測定が可能。■GLP機能により前回の校正データをチェックできます。DOMETER■ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。■データ収集ソフトで連続収集が可能(TOX-999i/999iB)。TOX-999i、TOX-999iBのみです。IP67の防水性に準拠。JISK0102(2016)対応。ケーブル長5m(標準)電源単4アルカリ乾電池3個(DC4.5V)※新品購入時にまきとりーる(通常別売品)が付属します。DOMETER■カートリッジ式DOセンサOXNIT®採用で長寿命。■最大30件の測定値を記憶・呼出しができます。W70×D170×H36mm・約290g電源単4アルカリ乾電池3個■交換用センサ商品コード区分型式品名価格(円)33-09157OXP-2VNDOプローブ45,00033-09165OX-V2カートリッジ式DOセンサ15,000OXP-2VN※価格はすべて税抜き価格です。pH,ORP,DO,ECメーター3pH,ORP,DO,ECMeter3pH,ORP,DO,ECメーター409マイバインダーマイバインダーは空です。