製品から発生する音の広がりや分布を可視化することで、音源の位置の特定を容易にするもので、騒音対策による静音化、また、異常音検出による故障解析に応用することが可能です。ギヤの欠損やベアリングの不良、異物の混入といった機械的な異常が起こった場合、通常の音とは異なる音(異常音)が発生します。場合に、人の耳で騒音の発生箇所の特定や異常音の判別を行なうのは容易ではなく、闇雲で非効率な対策になりがちでした。まえ、今回、別館2階に無響室(図1)および三次元音響インテンシティ測定システム(図2)を設置しました。分布を可視化することで、音源の位置の特定を容易にするもので、騒音対策による静音化、また、異常音検出による故障解析に応用することが可能です。外部からの音が入らない静かな部屋です。室内は壁、床、天井の吸音材により反射がなく、音を正確に測定することができます。125Hz三次元音響インテンシティ測定システム4つのマイクロホンを組み合わせたプローブとマイクロホン移動装置を用いて、音の方向や量の分布を可視的に表示することができます。騒音測定の他、ソフトウェアと併用してFFT解析、オクターブ解析が可能です。本装置では、実機を用いて測定を行ないます。騒音、異常音などが発生している場合は、検討・対策を行って設計にフィードバックするという使い方ができます。例として、異常音を発生する除湿機の測定を行いました。測定時は内蔵のコンプレッサが稼動し、下部の蓋が振動しています。音圧のスペクトル表示を図3に、音響インテンシティのスペクトル表示を図4に示します。3および図4を比較すると、最大値を示す位置が音圧マップでは下部の左側であるのに対して、インテンシティマップでは下部の右側であることがわかります。騒音計で測定することで音圧マップを作成することは可能ですが、必ずしも最大を示すポイントに音源があるとは限りません。とで正確な音源の位置を把握することが可能となります。インテンシティマップでは、下部の左側から右側に向けて矢印が伸びています。部の右側では手前から奥に向けて筐体に吸い込まれる方向に伸びており、左側よりも大きなレベルを示しています。右側の振幅の方が左側よりも大きいということを示しています。下部の蓋を振動させています。この際、左側と右側では位相が反転して振動していると考えられます。おわりに本装置は企業の皆様に広くご利用頂けます。企業の方々が容易に測定できるように、測定対象物を無響室に設置する方法、各種機材のセットアップ、ソフトウェアの設定、データの解析方法などの具体例などについて、装置のマニュアルを作成しました(図5)。077-558-1500)ください。一環として行われたものです。