メンテナンスや不具合時の配線チェックに最適です。�@分電盤の扉を開け、受信器の先端部を保護カバーの上から各々のブレーカハンドル部(電源側)に順次当てて下さい。�A判定用LEDが最も多く点滅したブレーカが該当のブレーカです。(ブザーも継続してなります。)<クランプセンサ使用時>判定用LEDがもっとも多く点滅する電線の近く(主として両隣りの電線)で受信器が若干反応する場合はクランプセンサを使用して探査します。�@ブレーカ接続線またはニュートラル線に、クランプセンサをクランプします。・クランプモードのノイズカット機能は非接触探査よりもHIレベルのノイズカットを行います。探査時は少なくとも3秒間はクランプして下さい。・オプションのクランプセンサ(S)は、スライドレバーを引いてクランプします。・複数のブレーカで受信器が反応するような場合や、探査回路以外に信号を流したくない場合には、オプションの信号漏洩防止ユニットを使用する事により確実に探査できます。�@漏電が発生しているブレーカを『切』にします。�A送信器をブレーカの各相に接続し、動作表示LEDが点滅する相を探し接続します。感度切替えスイッチをHにして、送信器のリードの1本に受信器を当てます。判定用LEDが点滅する相が漏電している相です。�B埋設線の漏電点探査の場合は、図のように受信器を壁面(または地表面)で左右に動かしながら、受信器が反応するところを捜し探査を進めます。反応が弱くなったり、なくなった場所が漏電点です。�C機器の漏電点探査の場合は、機器の端子部電線および、アース線で探査します。機器のアース線で受信器が反応する場合は、機器内部で漏電しています。�@分電盤の扉を開け、受信器の先端部を保護カバーの上から各々のブレーカハンドル部(電源側)に順次当てて下さい。�A判定用LEDが最も多く点滅したブレーカを『切』にします。�Bブレーカ2次側の1相を接地端子に接続します。�C送信器に電池クリップ付コードを接続します。�D電池クリップ付コードに9Vアルカリ乾電池2個を取り付けます。�E片方のクリップを探査する端子(またはコンセント端子等)に接続します。�F他方のクリップを接地端子に接続します。�G送信器の動作表示LEDが点滅することを確認します。(点滅しない場合は接続相を確認下さい。)�H受信器で探査します。反応を確かめながら探査を進めて下さい。・100Ω以下の接地端子に接続して下さい。�@送信器を電圧チェックしたい端子に接続して下さい。回路電圧表示LEDが点滅します。�A点滅位置の表示電圧を確認して下さい。ループ回路が形成され、漏電点の接地抵抗に見合った信号電流が流れます。(下図参照)この信号電流を受信器によりキャッチし漏電点を探査します。分岐回路からの信号の流入や他回路への信号漏洩を防止することによってより確実な探査が可能となります。探査回路と他回路の分岐箇所に本ユニットを接続することにより、該当回路以外への信号の漏れを防止または軽減し、該当回路のみに受信器が反応するようになり確実な探査が可能となります。・探査回路によっては、使用効果が少ない場合があります。電源側では探査できません。�@信号漏洩防止ユニットの回路スイッチ1,2をOFFにします。�A接続リードを主幹ブレーカ二次側と分岐回路ブレーカ電源側の間に接続します。※接続詳細は信号漏洩防止ユニットの取扱説明書をご参照ください。�B回路スイッチ1,2をONにします。�C通常どおりブレーカまたは電線を探査します。�D探査が完了したら、回路スイッチ1,2をOFFにし、接続リードを取外します。36,300不用になりました測定器がありましたらお気軽にお問い合わせください。