製作が2018年5月24日付で完了しました。実験からのアップグレードに向けた準備が現在進行中です。実験において大変重要です。測定器の中心部に導入される予定です。よってほぼすべて記述することができます。暗黒物質の起源や物質優勢な宇宙の根拠など、この宇宙には素粒子標準理論だけでは説明しきれない現象があることもわかっています。そのため、多くの研究者は素粒子標準理論を超える「素粒子の新しい理論」があると考えています。中間子やタウレプトンなどが関係する素粒子反応を大量に生成します。測定器で精密に調べることで、素粒子標準理論の予言と現実の素粒子反応のわずかな違いをとらえようとしています。測定器は、生成される粒子の位置、運動量、エネルギー、種類を調べる役割を持った7種類の検出器から構成されます。粒子の位置を35マイクロメートル程度の精度で決定することができます。実験を進める上でとても大切です。板を粒子の位置を検出するセンサーとして使います。」が切ってあり、ストリップの近くを粒子が通過するとそのストリップから電気信号が読みだせるようになっています。おもて面とうら面のストリップは直交しているため、おもて面とうら面の電気信号を同時に読み出すことで、センサーのどの位置を粒子が通過したのかを二次元的に知ることができますセンサーは、ラダーに並べられて電子-陽電子の衝突点を取り囲むように配列され、第1層から第4層それぞれに、14、30、48、80枚のセンサーが使われます。80枚のセンサーを用いる第4層では、1本あたり5枚のセンサーを並べたラダーが16本配列されます。sensor」と呼ばれるものです。電気信号を読み出す集積回路をラダーの両端ではなく、センサーの直上に置くという設計によって、集積回路までの配線を短くでき、ノイズを低く抑えられます。concept」です。センサーのおもて面の各ストリップは、ワイヤーボンドによって集積回路とつながっています。他方、センサーのうら面には読み出し集積回路が搭載されていないので、そのままではうら面の電気信号を読めません。そこで、センサーのうら面に貼り付けたフレックス基板をおもて面に折り返すことで、おもて面に貼り付けてある読み出し集積回路にセンサーのうら面の電気信号を送れるようにしています。第4層ラダーの開発と製作を開始しました。ラダー製作に必要となる機材、例えばラダー内のセンサーの位置を10マイクロメートルの精度で測定できる「画像測定器」、センサーと読み出し集積回路を直径25マイクロメートルのアルミニウム細線でつなぐ「ワイヤーボンダー」、正確な位置に正確な量の接着剤を吐出するための「産業用ロボット」などを導入していきました。2012年頃にラダーを製作する手法の研究に進み、専用治具の開発、接着剤の粘度を適切に保つ工程の導入、失敗率をほぼ0%に抑えたワイヤーボンド手法の開発とプロフェッショナルの養成、完成後ラダーから電気信号を読み出す試験システムの開発等を行いました。2016年1月には、記念すべき「最終モックアップラダー」を製作、ラダー製作のすべての工程が完成していることを確認しました。2016年3月には電気的に完全に動作する初めてのラダーとなる「プロトタイプラダー」を完成させ、2016年5月からラダーの量産に移行しました。次に重要な課題となったのは、一様な品質のラダーを2年近く作り続けることです。そこで、厳密な品質管理の方法を導入しました。全工程の標準化、可能な限りの機械化、標準工程に沿った100ページに及ぶマニュアルの作成、作業者の免許制の導入等により、作業者による品質の不定性を排除しました。