モニタリングに最適です。様々な粒径や吸引量のモデルをご用意しているので、クリーンルーム内の清浄度グレードや各種法規制に合わせ最適な製品をお選びいただけます。係わる時間を大幅に短縮しました。用途に適したパーティクルカウンターの選び方パーティクルカウンターと粉塵計の違いについても併せてご参照下さい。3413/3423/3415/3425粒径は0.3μm~及び0.5μm~の2タイプ(6粒径同時)があり、吸引量に関しては28.3l/分や50l/分がございます。注文時使用指定オプションにより、最大8粒径までの測定や最小~最大粒径間で粒径設定変更を行えます。ex.)0.3/0.35/0.5/0.55μm・モデル3445100l/分の大吸引量モデル。1m3(1000L)の測定を10分で可能な為、グレードAの認証に有効です。粒径0.3μm~(6粒径同時)、オプションは他モデルと同様です。Part11対応(PDFオプション使用時)Ethernet,Serial,USBにより測定した微粒子データのダウンロードが簡単にできます。プリンタ内蔵、メモリは5000回までの測定値を記憶可能。ペーパレスPDFオプションを利用することにより、測定データを処理する時間や手作業によるエラーを防止できます。特別なソフトウェアを必要としないため、SOPの変更は最小限に抑えることができます。Part11に準拠しているので、測定データの安全性を保障します!3.長期間安心してお使いいただけます3年保証の長寿命レーザー光源、バッテリ連続稼働時間6時間、延長保証パックで長くご利用いただけます。軽量で連続測定を可能にするホットスワップ可能なバッテリ駆動の為、測定場所を選びません。見やすくタッチしやすいカラータッチスクリーンにより、人為的ミスを減らします。4.マニホールド式(チューブ切り替え方式)による32点までの清浄度測定が可能クリーンルーム各所の清浄度を継続的に計測する、コストパフォーマンスに優れたマニホールド式に対応。各計測ポイントへチューブを伸ばし、測定空気を大型ブロアで吸引し連続測定を行います。吸引された各計測ポイントからの空気を一箇所ずつポート選択ロータで順次切り替え、パーティクルカウンターにて計測します。1台のパーティクルカウンターで最大32点まで計測できるので、導入費やランニングコストを抑える事ができます。システム構成図に関しましては、使用例タブよりご参照下さい。※グレードA及びBゾーンの環境モニタリングには、マニホールドは応答性に欠ける為適さない可能性がございます。チューブ長による粒子の損失を考慮する必要があります。