「よべーる100」の電池は市販されているものですか?市販されています。大手の量販店または車用品店などで販売されているようです。電池の詳細は「よべーる100ペンダント送信機用乾電池」をご参照ください。「よべーる100」の電池を交換したのにアラームが鳴らない。初期設定をしてください。初期設定の仕方については「取扱説明書」のP8をご参照ください。「よべーる100」の防水袋が開けない。線が入っている箇所をつまんで開いてください。「よべーる100」の受信機から何も押してないのにアラームが鳴る。受信機の電池を交換してください。ACアダプターで使用してください。「よべーる6000」のアラーム音が鳴らない、または通話が出来ない。【ロックスイッチ】がかかっていませんか?【ロックスイッチ】を上方向に切り替えてください。「よべーる6000」がフル充電にならない。「よべーる6000」は使いながら(電源オンのまま)充電された場合はフル充電のサイン(緑に点灯)が出ることはあまりありません。赤く点滅している状態が通常の状態だとお考えください。「よべーる6100」または「わかーる送信機」の子機の電源が入らない。アダプターを【外部入力】に差し込んでいませんか?ACアダプターと書かれた差込口にアダプターを差し込んでください。「よべーる6100/6000」または「離床/徘徊わかーる」が突然通信しなくなった。コードを再設定してください。コード設定の仕方については各取扱説明書(「よべーる6100」P10)(「よべーる6000」P9)をご参照ください。受信機/送信機のスイッチを入れてもランプが点灯しなかったり、携帯しての使用ができない。ACアダプターが正しく接続されているか確認してください。電池の容量が少ない場合は、ACアダプターにて充電してください。受信機/送信機の音声が聞き取りにくい。(音声が途切れる、ノイズが大きいなど)。受信機の電池容量が少なくなっているか、受信可能範囲外になっています。ACアダプターにて充電するか、受信可能範囲でご使用ください。(70〜80m)受信機/送信機の音声がまったく聞こえない。受信機とチャンネルが合っていない可能性があります。取扱説明書の6〜7ページを参照して受信機と送信機のチャンネルを合わせてください。フロアセンサーを検出しない。フロアセンサーパッドのコードがしっかりロックされるまで差し込んであるか確認してください。ナースコールのアラームを止めて電源を入れると、またナースコールがなる。電源OFFから時間を3秒以上取って再度電源を入れてください。ページのトップへ戻る利用者さんがベッドから離れているのにアラームが鳴らないとき受信機・中継機の電源は入っているか確認してください。センサーパッドのコードが切れたり、外れていないか確認してください。利用者さんがフロアマットを踏んでもアラームが鳴らないときフロアマットのコードが切れたり、外れていないか確認してください。利用者さんがベッドにいるのにアラームが鳴ってしまうときセンサーパッドのコードが切れたり、外れていないか確認してください。センサーパッドが利用者さんの適した位置にセットされているか確認してください。利用者さんがベッドから離れているのにアラームが鳴らないときポータブル受信機・中継機の電源は入っているか確認してください。センサーパッドのコードが切れたり、外れていないか確認してください。利用者さんがフロアマットを踏んでもアラームが鳴らないときフロアマットのコードが切れたり、外れていないか確認してください。センサーが作動したのに受信機のセンサー作動表示がされない。送信機の電源ケーブルは、コンセントに入っていますか。センサー接続口への挿入は確実に行われていますか。センサーを作動させた時、送信機のセンサー作動表示は赤色点灯しますか。点灯しないのであれば、送信機の不良の可能性があります。お近くの営業所にご連絡ください。センサーを作動させた時、送信機の状態表示の警報表示は一瞬点灯しますか。各種センサーの不良が考えられます。お近くの営業所にご連絡ください。センサーが作動して無い時に、受信機に表示がされる。部屋番号設定が重複して設定されていませんか。(取扱説明書の6ページを参照してください。)ページのトップへ戻る患者さんがベッドから離れているのに(マットに乗っているのに)アラームが鳴らない。マイメロディーSの電源が入っていることを確認してください。アダプターを使用していない場合は、乾電池がきちんと入っていることを確認してください。乾電池が消耗していないかどうか、また、電極が間違って入っていないかなどを確認してください。アラーム音量が正しく調節されているか確認してください。センサーパッドが患者さんの適した位置にセットされているか確認してください。センサーパッドの表面が上になっていることを確認してください。すべてのコードやプラグが適切に接続されているか確認してください。マイメロディーSやセンサーパッド、コードが摩耗、破損していないか確認してください。摩耗や破損が見られる場合は、販売店に連絡し、新しい部品と交換してください。センサーパッドが折れたり、水に濡れたりしていないか確認してください。この場合は、直ちに使用を中止し、販売店に連絡して新しいものと交換してください。患者さんの体重が軽すぎるため、センサーがうまく働かないときは、センサーパッドの位置をずらしてください。ベッドにいるのに(マットに乗っていないのに)アラームが鳴ってしまう。アラームまでの時間切換スイッチを調節してください。センサーパッドが患者さんの適した位置にセットされているか確認してください。センサーパッドのコードが切れていないか確認してください。破損が見られる場合は、販売店に連絡し、新しい部品と交換してください。センサーパッドの使用期限が切れていないか確認してください。ベッドで(マットで)アラームが鳴っているが、ナースコールにつながらない。すべてのナースコールの接続がきちんとつながれているか確認してください。コードやACアダプターが摩耗、破損していないか確認してください。摩耗や破損が見られる場合は、販売店に連絡し、新しい部品と交換してください。ページのトップへ戻るペンダントの通話ボタンを押しても電話がかけられない。ペンダントの電池の容量が無い。新しい電池と交換してください。(取扱説明書の8ページを参照してください。ベーススタンドのACアダプターが接続されていない。ACアダプターを正しく接続してください。(取扱説明書の7ページを参照してください。)ペンダントとベーススタンドのコード合わせが出来ていない。ペンダントとベーススタンドのコード合わせをしてください。(取扱説明書の8ページを参照してください。)ベーススタンドと電話線がつながっていない。ベーススタンドに電話線を接続してください。(取扱説明書の7ページを参照してください。)ペンダントのテストボタンを押してもメッセージがでない。ペンダントの電池の容量が無い新しい電池と交換してください。利用者の方が車椅子から立ち上がってもチャイム音やアラーム音が鳴らない。チェアモニター本体の電源スイッチがONになっているかどうか確認してください。(取扱説明書の4ページを参照してください。)電池がなくなりかけていないかどうか確認してください。電池切れ表示ランプが赤く点滅します。電池を交換してください。(取扱説明書の6ページを参照してください。)利用者の方の体重がかかる位置にチェアモニター本体の重量センサー板がきちんと設置されているか、または、ベルトがゆるんでいないかを確認してください。(取扱説明書の5ページを参照してください。)チェアモニター本体の重量センサー板が上になっていることを確認してください。リセットスイッチのプラグがチェアモニター本体のリセットスイッチコード差込み口に適切に接続されているか確認してください。リセットスイッチがON(I)になっているかどうか確認してください。(取扱説明書の6ページを参照してください。