シリーズエスペック恒温恒湿器プラチナスJシリーズの低湿度(低温[PDL-J])恒温恒湿器。それぞれ2種類の大きさが選択可能です。応じて、冷凍機容量の大小の使い分け、メインとサブの2種類の冷凍回路を搭載する「マルチコンプレッサー」。拡大することで、大幅な消費電力の低減を実現します。高速処理能力を備えたN計装がきめ細やかな制御(PID制御)を行い、省エネルギーで、高性能な温湿度環境を創り出します。より、低湿度域を拡大(+60°C/5%rh)。低温度域の湿度域(+10°C/15%rh)も制御を可能にしています。低温低湿度範囲を拡大(+5°C/5%rh)できるオプションもご用意しています。観測窓にLED灯装備LED灯により、槽内を見渡しやすい観測窓を標準装備しています。選べる扉(オプション)槽内全域を確認できる全面ガラスのワイドビュー扉、窓なし扉もご用意しています。試験中、試料の確認が可能なガラス内扉や、操作孔を取り付けることができます。加湿運転を開始することで結露の発生を抑え、結露による影響を防ぎます。給水タンクに加え、長期の試験に備え、オプションでタンクの追加や給水側と直結する連続給水仕様をご用意しています。メンテナンスを容易にウイックの交換作業がよりスムーズに行えるように配慮。凝縮器フィルターを本体左側から簡単に着脱できるため、掃除が容易です。扉に鍵を設けており、試験中の扉開きを防止します。扉ハンドル部は、握りやすい大きさと形状。2段階ロックを採用し、確実に密閉します。オプションで電源キーを用意。鍵による電源のON/OFF動作となり、装置の管理が行えます。評価システムとの連装エスペックのイオンマイグレーション(エレクトロケミカルマイグレーション)評価システムAMI(別売)とプラチナスJシリーズとを連動することで、より正確なエレクトロケミカルマイグレーション評価が行えます。61000-6-4)に対応しています。タッチパネル入力で操作性・視認性を向上した操作パネル7インチワイドカラーLCD。画面下部にタブを表示し、他の画面を呼び出しやすくしています。サイドメニューのアイコンにタッチすると、移動先の名称が表示される「スライドラベル」により、各画面間の移動の利便性も向上しました。記録したデータは、計装画面やWebアプリケーションのグラフで確認したり、USBメモリーやPC(Webアプリケーションを使用)で取り出すことができます。設定条件でトレンドグラフの表示や、データを内部メモリーに記録します。USBメモリーに記録したり、バックアップや、測定周期などの変更も可能です。40の試験パターンを登録可能プログラム運転で40パターン、定値運転で3パターンの試験を登録できます。外部機器をプログラムのステップ毎に制御するタイムシグナルを設定することもできます。試験終了やメンテナンス時期、万が一の装置の警報発生を、E-mailでお知らせします。装置に独自のWebアプリケーションを搭載しており、装置のLANポートに接続することで、PCのWebブラウザー画面から装置モニター、プログラム設定、運転開始/終了などが行えます。特別なソフトウェアをインストールする必要はなく、PCのWebブラウザーがあれば装置との接続が可能です。ソフトウェア「パターンマネージャーLite」PC用アプリケーションソフトウェア「パターンマネージャーLite」で、プログラムパターンの編集と、温湿度ログデータのグラフ表示が行えます。豊富なオプションをラインナップ恒温恒湿器のスタンダード性能を備えている環境試験器から、試験に求める機能を高めるために様々なオプションをご用意しています。ケーブルは付属していません。最低到達温度は、外囲温度が0〜+30°Cの範囲の場合。槽内温度+20°Cの場合。)内は突起部分を含む寸法。恒温恒湿器と除湿機の総重量。■このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。プラチナスJシリーズ(エスペック/ESPEC)製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は最寄の営業所までお願い致します。