理化CATA(リカカタ)|研究実験用総合カタログ2018号|426-427(428-429)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。426427お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。長■Milli-Q®水製造装置とQ-POD(ディスペンサー)から構成。採水操作は採水口であるQ-PODで行い、3台まで接続可能。表示、採水場所でモニタリングできます。■5タイプあり、用途に合せて最適なMilli-Q®水を選ぶことができます。(イオン交換、純水は不可)・0.1〜0.3MPa電気伝導率80〜1000μS/cm総硬度500ppm以下溶存炭酸ガス30ppm以下FI(5)値12以下残留塩素3ppm以下本体サイズW330×D484×H500mmPODサイズ・重量φ230×H579mm・4.7kg電源AC100~230V50/60Hz1.6Aシステム内容Integral本体、Milli-SATサポートプラス、E-POD、Q-PODフットスイッチ、タンク、ASM(タンク用殺菌ユニット)漏水検知器センサ、初期1年分消耗品■1台でMilli-Q®水もElix®水もPODからラクラク採水。■PODの増設によりMilli-Q®水の採水場所も増やせます。■コンパクトな一体型で実験室のスペースを有効活用できます。■Milli-SATサポートプラス標準で最良の状態を維持。機器分析タイプ15150100(82)φ380×H137521(28)4,035,000※バイオタイプ・プロテオームタイプ・LCタイプ・環境分析タイプ・微量元素分析タイプもございます。用途に合わせて最適なMilli-Q®水を選べます。※2.本体重量は乾燥時(運転時)です。※別途据付費等が必要です。1台で純水(RO水)を精製。■TOCインジケーターにより有機物濃度を確認できます。■タンクに殺菌灯(ASM)装備。RO水を貯水できます。■Milli-SATサポートプラス標準で最良の状態を維持。メスねじ本体サイズ(mm)W330×D484×H500本体重量(kg)※120(27)21(28)タンク容量(L)※230(25)60(51)電源AC100~230V50/60Hz1.5A※1.本体重量は乾燥時(運転時)です。利用した有機物分解により高性能な超純水を製造(特許取得済)。採水だけでなく洗浄も可能です。■20Lの内蔵タンク、60~150Lの外付タンク品もございます。超純水を貯めて使用できます。■水道水直結の一体型で省スペース。※TOC計内蔵のタイプもございますのでお問合せ下さい。(円)35-13116KVF00015μmフィルター0.5~1年2,55035-13126KVF0002活性炭フィルター0.5~1年7,50035-13136KVF0003RO膜1~2年50,55035-13146KVF0004イオン交換樹脂※3個使用0.5~1年13,90035-13156KVF0005UF膜(0.05μm)1~2年81,00035-13166KVF0006殺菌灯(UV)1~2年27,000採水口本体+外付タンク(150L)本体※価格はすべて税抜き価格です。5PureWaterApparatus3純水製造装置427マイバインダーマイバインダーは空です。