EYELA総合カタログ|385-386(386-387)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。385-386(386-387)概要10.合成装置385386お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。(チラー)385http://www.eyela.co.jpIndependent,four-setprocessreactorformeasuringthermalvalues.熱量測定が行なえる独立4連式、プロセス最適化実験に有機化学とプロセス化学の双方の要求に応える、リアクターごとに独立した4連式の自動合成システムです。制御ソフトウェアは、プロセス最適化とスクリーニングの双方の段階において、プロセスの条件検討実験が行なえます。)を高精度でコントロールし、ヒートフロー測定実験が可能です。■反応熱はヒートフローとカスケード制御により、高精度・高感度で測定します。マスバランスをとることにより低温から高温まで、実際の反応熱が測定できます。■独自構造のアルミブロックは、オイルジャケットと同等以上の伝熱性能があり、均一で迅速な加熱を行ないます。■4つの反応容器を独立して温調(P.I.D制御)し、4系統の冷却流路をもっているので、加熱・冷却時間の調節が行なえます。異常な昇温に対処する低温タンクも装備しています。並列制御◦pH(酸・塩基)の制御◦反応熱の除熱◦トレンドグラフ、カロリー再計算、レポート作成フローシートDDS-1410システム●表示の価格には消費税は含まれておりません。50/60Hz価格3¥5,600,000※パソコンは付属しています。※温度・pHセンサは別売りです。(P.387参照)※性能は室温20°C、定格電源電圧、50Hz、冷却水循環装置CA-1116A型(55%ナイブライン®、循環温度−20°C)使用時での値です。※温調を行なうには冷却水循環装置との接続が必要です。※標準条件:室温27(±1.5)°C、水200mL(50°C)に無水酢酸4mL反応時です。※熱量測定誤差は、室温・熱負荷の条件などの使用条件によって異なります。Trはリアクター内容物温度、Tjはアルミブロック温度です。いずれも、ガラスリアクターに250mLの水を入れた状態の値です。※温度単位のKはケルビン(絶対温度)です。関連情報はこちらをご参照ください。(チラー)386製品のご使用の前には「取扱説明書」を必ずお読みください。向上POINT液温を最短時間で設定温度まで到達させることが可能です。15分で20°Cまで冷却されました。データ■リアクター制御(水250mL、20°C→50°C)シリンジポンプユニットを使用して1∼4経路で同時に違う設定をして体積滴下制御を行ないました。1∼4ポットに独立して高精度で注入でき作業効率が向上しました。重量滴下制御も選択可能です。最大冷却速度(水250mL、95°C→5°C)無水酢酸の水和反応を30°Cで実験後にデータのエクスポートを行ない、カロリーの再計算を行ないました。マスの挙動と共にヒートフロー、反応熱量Qを少ない誤差で求めることができます。ヒートフロー式、キャリブレーション機能付カロリーメトリーキャリブレーション内容結果値重量[g]200.0温度制御種類/温度[°C]リアクター制御/20.0UA計測値[W/K]1.475比熱c計測値[J/g.K]1.995最大除熱量[W/g]0.74選べるシステム構成実験に必要なユニットを組合せるシステム製品です。リアクターのサイズからポンプの種類、撹拌方法の種類、制御方式など実験内容にあった選定が行なえます。パネルユニットの採用により、システムアップや変更が容易に行なえます。ユニットが多くても省スペースに設置可能です。ヒートフローによる反応熱量の計測(キャリブレーション)高精度のカスケード制御により温度安定までのレスポンスが早く、高精度で温度を制御します。発熱反応時の冷却スピードが速く、内外温度差の動きは発熱の動きと同じ挙動を示します。断熱温度制御リアクタースケールが上がった時に起こる液温上昇を、ラボ実験で再現します。スケールアップの安全性評価が可能です。時間アルミブロック型の温度制御独自の分割式ブロックは従来方式のアルミブロックと比べて伝熱量が2倍(オイルジャケットと同等の性能)です。実機反応容器と整合性のとれたリアクターを使用しプロセス最適化実験が可能です。2750Jマイバインダーマイバインダーは空です。