LANGUAGEパーティクルカウンターと粉塵計の違いについてメーカー詳細パーティクルカウンターと粉塵計の差がよくわかる!本ページでは、粒子の測定に関わるよくあるご質問につきましてわかりやすく解説しています。その他ご質問等ございましたら、「CONTACT」よりお問合せ下さい。カタログダウンロードQ&AQ&A1.定義Q1:粒子に関する呼び方と意味を教えてくださいA1:「粒子」は、その大きさ(粒径)や状態によって呼び名が分かれます。8122:2000)ほかには以下のように定義されています。:気体中に分散している固体又は液体の微細粒子。固形物がその化学的組成が変わらないままで形・大きさが変わって粒状になり分散した粒子。(パーティクルカウンタ)があります。つの用途を教えてください。それ以上の粉じん濃度がある現場、例えば工場内、トンネル内などで使われます。粉塵計・ダストモニタが対象とする環境よりきれいな場所で使われます。アイソレータこのようにパーティクルカウンタは「あらかじめ清浄になるように設計された、きれいな空間の管理」のために主に使われます。ところが粒子の濃度が高くなると、複数の粒子が重なり合ったままレーザー光線が当たるようになります。すると個々の粒子が分別できなくなり、粒子数と大きさが正しく計測できなくなります。粉塵計・ダストモニタは検出部に入ってくる粉じんをやはりレーザー光線で検出しますが、粒子を1つ1つ数えるのではなく、まとまった状態を濃度として計測します。いう高い濃度まで測定することができます。粉塵計・ダストモニタは、パーティクルカウンタが対象としている「管理された清浄な空間」と比べてはるかに粒子の多い空間で使うことを想定して設計されています。「計測・表示する濃度の単位」が異なります。パーティクルカウンタは粒子の個数と大きさを同時に測定し「△△個/m3」と個数濃度で測定・表示します。個」などと表示されます。次に、測定対象の気体を吸引する速度が異なります。パーティクルカウンタは、最初から粒子が少ない気体を測定するため、なるべくたくさんの気体を吸引すれば測定の信頼性が高くなります。/分のものまであります。(パーティクルカウンタの吸引速度は測定する空間の大きさによって選びます。大気中の粒子測定ですので、粉塵計・ダストモニタが適します。AM520」が適しています。オイルによる粉塵計・ダストモニタ内部への汚染リスクと、オイルの種類で質量が異なるなど、測定上の考慮点がありますのでご相談を承ります。8532」が適しています。Q10:パーティクルカウンタの機種の選定方法を教えてください。「用途に適したパーティクルカウンターの選び方」をご覧ください。詳しくは弊社営業にお気軽にご相談ください。