一種である「ファンクションジェネレーター」について、使用する上でぜひ身に付けておきたい基礎的な知識を解説していこう。試験をする際には、さまざまな波形の信号が必要になる。ファンクションジェネレーターは直流や超低周波の波形から数十メガヘルツくらいまでの波形を発生できる製品が市場で多く使われている。ファンクションジェネレーターの歴史は長く、最初はアナログ回路技術を駆使してさまざまな波形を作っていたが、最近の製品はほとんどD-A変換器を使って複雑な波形を発生できるようになっている。さまざまな種類があり、分類するとおおよそ図1のようになる。今回は、ファンクションジェネレーターに関する基礎的な知識を解説する。執筆にはファンクションジェネレーターを創業当初から長年開発してきたエヌエフ回路設計ブロックの協力を得た。オーディオ・ビジュアル測定器に分類されている。変調をしない正弦波やパルス波形を一定の周波数で連続して発生する信号源である。一般に安価なため、生産ラインや学校教育で使われる。した範囲の周波数や振幅を連続して変化させることができる信号源である。部品や製品の周波数特性を測定する場合に使われる。い周波数成分を持つノイズ波形を発生する信号源である。周波数特性が平たんなホワイトノイズを発生するものは多いが、音響計測用にはパワーが周波数に反比例するピンクノイズを発生できるものがある。通信機や放送機器を評価するために使われる変調が可能な搬送波を出力できる信号発生器である。AMやFMなどアナログ変調とI/Q信号を用いたデジタル変調が行える製品がある。パルス信号発生器パルス波形を発生できる信号源である。パルス波形の各種パラメーター(振幅、周波数、立ち上がり/立ち下がり時間など)を可変できるだけではなく、あらかじめ設定したシリアルおよび、パラレルのパターンを出力できる製品もある。通信機器や半導体の試験などに使われる。正弦波やパルス波以外に三角波、ランプ波、ノイズ波、任意波形を発生できる波形発生器である。ファンクションジェネレーターは外部の信号によって波形の発生制御ができる特長を持っているため、評価システムに組み込まれてセンサー信号模擬などに使われることがある。ファンクションジェネレーターでも簡易的な任意波形を発生できるが、任意波形発生器は一般に大容量の波形メモリ、サンプル周波数を任意に設定できるクロック信号源、D-A変換器で構成されている。クロック信号源の任意の周波数を設定できるため、波形メモリに記録された波形データを途切れることなくすべて出力できる長所がある。超低歪な低周波を発生することが可能である。映像信号発生器はさまざまな映像規格に適合した基準となる静止画や動画を発生できる能力を持つ。LLC.ITmediaはアイティメディア株式会社の登録商標です。