このページのトップに戻るQ-2.発生する水素の純度はA.純度は5〜6N。CnHmや重金属を一切含まず、主な不純物は水分、酸素、窒素です。標準機種は5N、オプションの脱酸カラム付の場合、6Nとなります。このページのトップに戻るQ-3.圧力はA.発生圧力は高圧ガス保安法の規制を受けない圧力とし、供給圧力が0.4MPaを低圧型、0.85MPaを高圧型としています。自己昇圧タイプであり、コンプレッサーなどの機械的昇圧機構は不要です。このページのトップに戻るQ-4.消費純水量はA.純水の消費量は発生水素1m3(Normal)あたり0.8�gと少量です。供給する純水水質は一次純水レベルの0.2MΩcm以上(5μS/�p以下)です。純水がない場合はオプションの純水装置をつければ、水道水の供給で可能です。コンパクトタイプの水素サーバー及びH2BOXは、純水装置を内蔵しています。このページのトップに戻るQ-5.電気消費量はA.水素1m3(Normal)あたり補機を含めおよそ5.5〜6.5kWhです。ユーティリティーは50/60Hz,200/220V又は400/440Vです。このページのトップに戻るQ-6.他にユーティリティーとして必要なものはA.冷却水(32°C以下)、計装用エアー、メンテナンス用の窒素ガスが必要です。このページのトップに戻るQ-7.ラインナップはA.10m3(Normal)/h以下の水素サーバー(パッケージ型)と、20m3(Normal)/h以上のスキッドマウントタイプがあります。利用して純水をそのまま電気分解する方式です。添加物は一切不要です。このページのトップに戻るQ-9.他にどんな方式の水素発生装置があるのかA.メタノールの改質、天然ガスの改質、アンモニアの分解等があります。このページのトップに戻るQ-10.上記の方式と比較してHHOGのメリットはA.HHOGでは原料に水と電気しか使わないため操作・維持が簡単です。純度の高い水素が発生します。室温での反応ですので、すぐに起動、停止でき、水素発生量の変動にも瞬時で追随します。他方式では原料や装置の取り扱いに法規制があり、かつ原料の貯蔵および廃液排ガス処理施設が必要となります。煩わしい作業、運搬車を受け入れる敷地、設備が不要となります。高圧ガスを貯蔵する必要がなくなり、高圧ガス保安法に規制されません。アンモニアやメタノールなど毒性・可燃性物質を扱う必要もありません。このページのトップに戻る操作方法Q-12.立ち上げに時間がかかるのではA.ボタン1つで瞬時に起動・停止が出来ます。水素発生量の変動にも瞬時で追随します。このページのトップに戻るQ-13.水素使用量の変動時はどうするのかA.必要量に応じて発生能力の0〜100%で水素の発生量を瞬時に自動でコントロールします。このページのトップに戻るQ-14.安全対策はA.装置内の保有水素は僅かです。電気分解なので電源を遮断すれば水素は一切発生しないため本質的に安全な装置です。万一の場合に備えてインターロック機構を装備し、異常状態を検知すれば直ちに電源はシャットオフされます(電源OFF安全モードの採用)。このページのトップに戻る設置場所Q-15.装置に必要なスペースはA.装置寸法に加えて、メンテナンススペースとして周囲約1mを確保ください。このページのトップに戻るQ-16.装置重量はA.運転時でスキッド1m2当り約500〜1000Kgです。当たる屋外は避けて下さい。屋外仕様の場合、別途ご相談下さい。このページのトップに戻るメンテナンスQ-18.定期点検はA.年に一度の定期点検を実施下さい。このページのトップに戻るQ-19.消耗品についてA.純水の循環ラインで使用するイオン交換樹脂およびファイナルフィルターについて半年〜一年に一度の交換が必要です。交換頻度は水質や運転条件により変動します。このページのトップに戻るその他Q-20.輸出A.トルコ、ベトナム、上海、インドネシア、U.A.E.向けに実績があります。各国の規格・基準により国内と仕様の異なるケースがあるので別途相談ください。詳細はご相談ください。