切替ボックスフィールドロガーフィールドロガーII電源/フィルタ・ボックスフィールドロガーFLF100A多点自動計測用のスキャナ内蔵型のシステムで、弊社製検出器のすべてと市販のひずみゲージ形検出器を混在して最大50点まで接続できます。時計機能を備えていますので、地下発電所や都市再開発に伴う山留めなどの計測のように計測ブロックが何箇所にも分散する大規模な場合でも、各ブロック毎に本器を分散設置し、通信回線でホストコンピュータに接続することにより、システム構築が容易にできます。本器自体に測定インターバル設定ができますので、定時に自動測定しデータをメモリーしておき、ホストコンピュータからの指令で、各ロガーから直ちに一斉にデータを転送しますので、多点であっても極めて短時間で計測できます。ポータブルコンピュータで、分散地点でデータを収集することもできます。A:最も安価で確な方法。電力線の近傍など、電磁、静電ノイズの多い所や雷の多い山岳部での使用は、システムを破壊することもあります。C:伝送路の配線が困難なところでの使用に最適。D:ELFと計測室が遠く、かつ計測ブロックが遠く分散している場合。約16kg■RSユニットはオプション■熱電対(C-C)接続用スキャナユニット(10チャンネル単位)もあります。