RS232と多彩な通信ポート見積もり・お問い合わせ低温域の冷却能力が高いモデルですユニスタット・シリーズの特徴-120°Cから425°Cまでの広い温度範囲を高速かつ精密に制御できるシールド式循環恒温水槽です。急速かつ精密な加熱冷却プロセスを行う用途目的に最適です。ラボ向けの小型・デスクトップモデル、床面積を最小に抑えたコンパクトなパイロットプラント用モデル、堅牢で過酷な使用に耐える生産機モデルの3タイプがあり、低温から高温まで、ご希望の温度域をお選び頂けます。冷却能力は、480W(15°C時)から130kW(15°C時)まで、各種取り揃えております。ヒーター容量は1.5kWから96kWまでございますので、最適な1台をお選びください。冷凍機コンデンサーの冷却方式として、空冷式と水冷式の2タイプをご用意致しております。スタンドアローンで使用でき簡便な空冷式と、静かで室内の埃を巻き起こさないクリーンルーム向けの水冷式のどちらかからお選びください。過昇温防止機構や、ポンプ過負荷検知機構など安全装置は完備しており、エラーログを外部シーケンサーに出力することも可能です。外部シーケンサーからの動作制御も可能です。従来型のバス型恒温槽と異なり、装置にバスはありません。装置内部はヒーターセクションや冷凍セクションで構成される配管構造になっており、熱媒体で充填されます。装置内部の各所には、温度センサーや圧力センサーが張り巡らされ、僅かな変化も瞬時に捉えて制御にフィードバックさせることが可能です。循環熱媒体を最少限に抑えることができるため、従来のバス型恒温槽では考えられなかった速度で、精度良く温調することが可能です。熱媒体中に結露した水分が混入しませんので、熱媒体の寿命が延びて、ランニングコストの低減につながります。高温運転時には、暑い蒸気が出ることもありませんので、取扱上も安全です。昇温時には、配管内に密閉された熱媒体が膨張しますが、膨張した熱媒体は空冷されて安全な温度になった状態で、膨張タンクに回収されます。冷却時には逆の現象で、熱媒体が収縮しますので、足りない分は、膨張タンク内の熱媒体が循環ラインに戻され、熱媒体による配管内の密閉状態は維持されます。外部開放循環時には、装置の膨張タンクは使用されません。外部の循環先が、熱媒体の温度による体積変化の吸収バッファーとなります。65~300°C※最低温度は冷却水水温に依存します。65~300°C※最低温度は冷却水水温に依存します。(15)~300°C※最低温度は冷却水水温に依存します。(15)~300°C※最低温度は冷却水水温に依存します。(15)~300°C※最低温度は冷却水水温に依存します。(15)~300°C※最低温度は冷却水水温に依存します。80~425°C※最低温度は冷却水水温に依存します。(15)~400°C※最低温度は冷却水水温に依存します。