Control私たちは、ウェブサイトの訪問者に最適な環境を提供するためにCookieを使用しています。ブラウザの設定を変更せずに続行する場合、BioTekのウェブサイトですべてのCookieを受け取ります。Cookieの使用方法やブロック方法についての詳細については、Cookieポリシーをご覧ください。research.アプリケーション資料BioTekのアプリケーション資料には、BioTek製装置を使用したタイムリーなアプリケーションの簡潔な説明が記載されています。インキュベーションと結露防止機能BioTekの多くのプレートリーダーには温度制御機能が搭載されており、カイネティックアッセイのような温度依存性の高いアッセイに対応できます。他社のマイクロプレートリーダーには、加熱ブロックとファンを用いて温風を装置内に循環させるという方法を取っているものもあります。この方法は装置内を温めるのには効果がありますが、一方で、過度の温度変化によりマイクロプレート内の液の蒸発やエッジエフェクトを引き起こします。BioTekは1996年に自然な温度上昇による庫内の温度コントロールができるユニークで革新的なデザインのインキュベーターを開発しました。BioTekの測定チャンバーは、陽極酸化アルミニウムでできており、熱伝導に優れています。測定チャンバー内で、マイクロプレートは測定チャンバーの上側と下側の近くに配置されます。上側に2ヶ所、下側に2ヶ所の計4ヶ所に温度センサーを搭載し、プレート内で均一な温度制御が可能です。各発熱体はPID(比例・積分・微分)コントローラーによって独立して温度制御され、4ヶ所全てのゾーンで正確に温度制御します。インキュベーターデザインこの構造は、特に温度依存性の高いアッセイ(エンドトキシン、長時間のカイネティックアッセイ等)において、一貫性があり効果的であると証明されています。1996年以降のBioTekのほとんど全てのマイクロプレートリーダーにこのデザインが採用されています。プレートの上側の温度をわずかに高く設定することで、結露を防止します。プレートに蓋をしたままの長時間のカイネティック測定等に対応できます。ControlTM)はBioTekのシングルモード、またはマルチモードプレートリーダーでご使用いただけます。Inc.は、米国、バーモント州ウィヌースキーに本社を置き、革新的なライフサイエンス機器を設計、製造、および流通する世界的リーダーです。高い分析および定量化が可能です。Possible」アプローチを採用しています。