EYELA総合カタログ|153-154(154-155)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。(チラー)153154お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。(チラー)クールエース153http://www.eyela.co.jp●表示の価格には消費税は含まれておりません。クールエースLowTemp.CirculationBathCA-H・WH型■高出力の冷凍機を搭載していますので、冷却能力が大きく、小型装置から大型装置まで水道水の代わりに、効率よく使用できます。CA-WHタイプは水冷式冷凍機を採用していますので、発熱を嫌う場所、クリーンルームなどの発塵を嫌う場所での使用に適しています。■水槽と配管はステンレス(SUS304)を採用、防錆対策を考慮した設計です。エバポレーターなどの冷却に適しています。■温度調節はデジタル設定・表示です。■循環ポンプの吐出口には、吐出流量調整バルブとバイパスバルブが付いていますから、吐出流量の調節が容易です。■ヒータ機能の付加、高圧ポンプ取付け、接液部SUS仕様などが可能です。50Hz、無負荷時での値です。※冷却能力は表示能力の±10%です。)内の寸法は突起物を含みます。※純水は使用できません。電源プラグは付属していません。別途お見積りいたします。能力曲線データ■冷却能力(50/60Hz)■外部循環能力(上水20°C時、50/60Hz)CA-352H・502H・352WH・502WH型CA-1002WH型CA-3002WH・4002WH型25/35L/minat0.2MPa(2kgf/cm2ゲージ)40/55L/minat0.2MPa(2kgf/cm2ゲージ)90/100L/minat0.2MPa(2kgf/cm2ゲージ)型式W(kcal/h)at液温W(kcal/h)at液温空冷式CA-352H4880/5350(4200/4600)20°C3490/3840(3000/3300)10°CCA-502H6400/7090(5500/6100)20°C4650/5120(4000/4400)10°C水冷式CA-352WH6040/6500(5200/5600)20°C3480/4180(3000/3600)10°CCA-502WH8950/9880(7700/8500)20°C6270/6860(5400/5900)10°CCA-1002WH12700/13900(11000/12000)20°C9880/10700(8500/9200)10°CCA-3002WH22000/23200(19000/20000)20°C15100/16600(13000/14300)10°CCA-4002WH27900/30200(24000/26000)20°C19700/21500(17000/18500)10°C※冷却能力は使用周囲環境温度32°C時での値です。154製品のご使用の前には「取扱説明書」を必ずお読みください。●表示の価格には消費税は含まれておりません。製品に関するお問合せはアイラ・カスタマーセンター関連情報はこちらをご参照ください。足りない室内やクリーンルーム内への循環に適しています。■水槽と配管はステンレス(SUS304)を採用、防錆対策を考慮した設計です。■最大約20,000Wの冷却能力。発熱部冷却に威力を発揮します。■循環ポンプにはリリーフ弁を搭載してますので、圧損失の高い配管へ循環しても、ポンプへのダメージはなく、温度調節も維持できます。■熱交換器は熱交換率を高めるため、プレート式を採用しました。■オプションの遠隔操作盤を使用すれば、室内で操作が行なえます。■装置の異常時にはコントロールパネルやオプションの遠隔操作盤にも異常を知らせます。■ヒータ機能の付加、高圧ポンプの取付け、接液部のSUS仕様なども可能です。(特注仕様)■装置設置には、耐荷重、水平面などの必要条件があり、事前打合せが必要になります。■電源ケーブル・プラグは付属していません。50Hz、無負荷時での値です。※冷却能力は表示能力の±10%です。電源コード・プラグは付属していません。運賃、検収費(製品の組立て、立会い検収)が必要です。別途お見積りいたします。※純水は循環できません。+25°C+8°Cマイバインダーマイバインダーは空です。