WF1973/WF1974グラフィカルなユーザ・インタフェースで、思いのままに波形を操り信号を創り出す。これからのエンジニア必携、汎用シグナルソース。パラメタをプログラムして順次出力するシーケンス機能。繰り返しやジャンプなどもプログラムできますので、機械振動や電圧変動などの刻々と変化する信号や、長大で複雑な出力パターンも簡単に作成。パラメタ可変波形との組み合わせや、スイープ、急変も可能です。シーケンス機能はファンクションジェネレータの応用範囲を格段に広げます。出力波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ノイズ、DC、任意波形さらに・・・お客様の使用実績と多くのご要望から、波形ライブラリ「パラメタ可変波形」を内蔵。任意波形1波形につき最大512Kワードの任意波形を出力。4Mワードの大容量メモリを搭載しているので、最大128波形まで保存できます。14ビットの高分解能、120MS/sの高速サンプリングにより、高精度な波形を実現。波形作成は、本体(制御点を直線補間)または付属の任意波形作成ソフトウエアで簡単に行えます。ソフトウエアを利用すれば、関数式や外部データ取り込みによる波形生成と演算処理等が可能。登録されているパラメタ可変波形も任意波形として手軽に利用できます。デューティの各スイープを、片道/往復、リニア/ログ*、連続/単発/ゲーテッド単発と組み合わせて行うことができます。マーカ出力やXドライブ出力も装備。内部変調も外部変調も可能。ディジタル通信系のベースバンド機能テストなど幅広い用途に対応します。*ログは周波数スイープのみ。バースト/トリガ/ゲートバースト発振モードは、任意の波数で発振/停止が行えます。トリガ不要なオートバースト、トリガに同期して行うトリガバースト、ゲート信号に同期して行うゲート発振、トリガごとにゲートがオン/オフするトリガドゲート発振が可能。発振の開始/停止位相の設定や、発振停止時のレベル設定も自在に行うことができます。発振・停止波数は0.5波~999,999.5波まで可能です。パルスジェネレータとしてWF1973/WF1974の優れた高速性と操作性は、パルスジェネレータとしてディジタル回路における信号源としても優れた能力を発揮。パルス波は、デューティ/時間、立ち上がり時間、立ち下がり時間がそれぞれ独立して設定できます。各種ディジタル機器/デバイス、データ伝送機器等の動作試験に最適です。2チャネルモード(WF1974のみ)WF1974は、WF1973(1チャネル)の機能・性能をそのまま2チャネルにしたファンクションジェネレータです。出力は、チャネル毎に筐体からフローティングされています。差動出力など、エヌエフの2チャネル器ならではの機能を搭載しました。■このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しましては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。WF1973/WF1974製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は最寄の営業所までお願い致します。